基準巻尺の目盛線は、その中心線によって長さを表すように付されており、かつ、各目盛線の中心線が平行でなければならない。
２
基準巻尺の目盛線は、その太さが〇・〇五ミリメートルから〇・三ミリメートルまでの範囲内で、かつ、最も細い目盛線の太さが最も太い目盛線の太さの〇・七倍以上でなければならない。
３
基準巻尺は、その両端を目盛線としたものであってはならない。
４
基準巻尺の目盛線は、目盛面の縁に達していなければならない。
５
基準巻尺の目盛線は、目盛面の縁に垂直に付されていなければならない。
ただし、角度〇・五度以内の誤差があることを妨げない。
６
基準巻尺の目盛線は、二重線、枝線、折線又目切れとなっていてはならない。
（標準温度）
第三十一条
基準巻尺の表す長さは、温度二十度の場合を標準として定められたものでなければならない。
（標準張力）
第三十二条
基準巻尺の目盛線は、二十ニュートンの張力を標準として付されたものでなければならない。
ただし、二十ニュートン以外の張力を標準として定められたものであって、十九・六ニュートンから百ニュートンまでの範囲内の標準とする張力を表記したものにあっては、この限りでない。
（材質）
第三十三条
基準巻尺に使用されている材料は、鉄合金でなければならない。
２
基準巻尺に使用されている材料は、その線膨張係数が〇・〇〇〇〇二以下で、かつ、ビッカース硬さが二百以上でなければならない。
（真直度）
第三十四条
基準巻尺の目盛面の縁の真直度は、平面上に置いて標準とされる張力をかけたときに、全長が五メートル以下のものにあっては任意の一メートルにつき〇・一五ミリメートルを、全長が五メートルを超えるものにあっては任意の五メートルにつき〇・六ミリメートルを超えてはならない。
第二款　タクシーメーター装置検査用基準器
（表記）
第三十五条
タクシーメーター装置検査用基準器（以下単に「装置検査用基準器」という。）には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
一
主ローラー（車両の車輪が走行する距離を検出するローラーをいう。以下この章において同じ。）の円周の長さ
二
許容回転速度
三
定格電圧
（表示機構）
第三十六条
装置検査用基準器の表示機構は、主ローラーの回転の数又はその回転に応ずる距離を表示するものでなければならない。
２
装置検査用基準器の表示機構は、零復帰装置を有し、当該装置を操作したときに零に復帰するものでなければならない。
（ローラー等）
第三十七条
装置検査用基準器のローラー等（主ローラー及び補助ローラー（車輪を主ローラーに載せたときに車輪の安定を保つためのローラーをいう。）をいう。以下この章において同じ。）は、円滑に回転するものでなければならない。
２
装置検査用基準器のローラー等は、一様な円筒形でなければならない。
３
装置検査用基準器のローラー等は、その長さが〇・四メートル以上でなければならない。
４
装置検査用基準器の主ローラーは、その円周の長さが〇・五メートル以上でなければならない。
（制動装置）
第三十八条
装置検査用基準器は、ローラー等の制動装置を有するものでなければならない。
第二節　基準器公差
（長さ基準器の基準器公差）
第三十九条
長さ基準器の基準器公差は、次の各号に定めるところによる。
一
基準巻尺の基準器公差は、表す長さに応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
表す長さ
基準器公差
一メートル以下
〇・一二ミリメートル
五メートル以下
〇・一二ミリメートルに、一メートルまでを増すごとに〇・〇二ミリメートルを加えた値
五メートルを超えるとき
〇・二ミリメートルに、五メートルまでを増すごとに〇・二ミリメートルを加えた値
二
装置検査用基準器の基準器公差は、表記された主ローラーの円周の長さの千分の二とする。
第三節　検査方法
第一款　基準巻尺
（検査の条件）
第四十条
基準巻尺の検査は、常温常湿の環境下において行う。
（目盛線の検査）
第四十一条
基準巻尺が第三十条第一項及び第二項の規定に適合するかどうかの検査は、測微顕微鏡を使用して行う。
２
基準巻尺が第三十条第五項の規定に適合するかどうかの検査は、角度ゲージを使用して行う。
（材質の検査）
第四十二条
基準巻尺が第三十三条第二項の規定に適合するかどうかの検査は、線膨張係数測定装置及び金属材料用硬さ試験機を使用して行う。
２
前項の検査は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
（真直度の検査）
第四十三条
基準巻尺が第三十四条の規定に適合するかどうかの検査は、基準巻尺を定盤上に定置し、測微顕微鏡を使用して行う。
（器差の検査）
第四十四条
基準巻尺の器差の検査は、その全長及び任意の二以上の長さについて特定標準器等と比較して行う。
２
前項の場合において、検査を行う基準巻尺の線膨張係数と特定標準器等の線膨張係数とが異なるときは、器差に次の式により算出された補正値を加えて行う。
補正値＝Ｌ（２０－ｔ）（α－β）
Ｌは、検査を行う基準巻尺の表す長さ
ｔは、検査を行ったときの温度
αは、特定標準器等の線膨張係数
βは、検査を行う基準巻尺の線膨張係数
第二款　タクシーメーター装置検査用基準器
（表示機構の検査）
第四十五条
装置検査用基準器が第三十六条第二項の規定に適合するかどうかの検査は、零復帰装置を二回以上操作して行う。
（ローラー等の検査）
第四十六条
装置検査用基準器が第三十七条第三項及び第四項の規定に適合するかどうかの検査は、基準巻尺を使用して行う。
（器差の検査）
第四十七条
装置検査用基準器の器差の検査は、基準巻尺を使用して行う。
２
装置検査用基準器の器差の検査は、主ローラーの中央部及び任意の二箇所について、次の式により器差を算出して行う。
器差＝Ｌ－｛Ｌ
０
－（３．１４１６ｔ＋（ｗ
２
／２Ｌ
０
））｝
Ｌは、装置検査用基準器に表記された主ローラーの円周の長さ
Ｌ
０
は、主ローラーの円周の長さを測定したときの基準巻尺の読み
ｔは、基準巻尺の厚み
ｗは、基準巻尺の幅
第三章　質量基準器
第一節　構造に係る技術上の基準
第一款　通則
（表記）
第四十八条
基準はかりには、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
一
ひょう量
二
感量又は目量
２
アナログ指示機構を有する基準はかりの主な目盛線には、その表す質量の値が表記されていなければならない。
（感量）
第四十九条
質量を表す目盛標識がない基準はかり及び目量がひょう量の二千五百分の一を超える基準はかり（副尺（質量を表す目盛標識の端数を読み取るための補助的な機構又は装置をいう。以下この章において同じ。）のあるものを除く。）は、感量がひょう量の二千五百分の一以下のものでなければならない。
２
副尺のある基準はかりは、感量が次の各号に掲げる事項に適合するものでなければならない。
一
ひょう量の二千五百分の一以下であること。
二
主目盛の目量以下であること。
三
副尺の目量の二倍以上十倍以下であること。
（目盛標識）
第五十条
基準はかりの質量を表す目盛線は、その太さが目幅の三分の一以下であり、かつ、〇・二ミリメートルを超えるものでなければならない。
２
基準はかりの度表（質量を表さない目盛線が付されている目盛板をいう。以下この章において同じ。）の目盛線は、その太さが目幅の六分の一以下であり、かつ、〇・一ミリメートルを超えるものでなければならない。
３
前二項の規定は、目盛線をレンズにより拡大して読むアナログ指示機構の基準はかりについては、適用しない。
４
基準はかりの目盛線のうち、最も太いものは、その太さが最も細いものの太さの三倍を超えてはならない。
５
基準はかりの度表の目盛線は、その太さが均一でなければならない。
６
基準はかりの目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。
７
基準はかりの目幅は、一ミリメートル以上でなければならない。
ただし、目盛線をレンズにより拡大して読むアナログ指示機構の基準はかりにあっては、この限りでない。
８
基準はかりの度表及び副尺の目幅は、均一でなければならない。
ただし、目幅の十分の一以内の誤差があることを妨げない。
（副尺のある基準はかり）
第五十一条
副尺のある基準はかりは、主目盛の任意の目盛線と副尺の零を表す目盛線とを一致させたときに、副尺の他の端の目盛線がそれに対応すべき主目盛の目盛線と一致するものでなければならない。
ただし、副尺の目幅の十分の一以下の誤差があることを妨げない。
２
副尺のある基準はかりは、副尺の目量がひょう量の五千分の一以下のものでなければならない。
（指示機構）
第五十二条
基準はかりの度表の指針の先端部分は、その太さが度表の目盛間隔の五分の一を超えてはならない。
２
基準はかりの指示機構の指針の先端部分は、すべての目盛線に重なるか又は達するものでなければならない。
ただし、指針の先端部分が目盛面と同一の平面上にある基準はかり（目盛線又は指針を光学的に投影するものを除く。次項において同じ。）にあっては、この限りでない。
３
指針の先端部分が目盛板と同一の平面上にある基準はかりは、指針の先端部分と目盛線との距離が一ミリメートル（基準手動天びん及び基準直示天びん（以下この章において「基準天びん」という。）にあっては、〇・五ミリメートル）を超えてはならない。
（度表の指針の作動範囲）
第五十三条
基準はかりの度表の指針の先端部分は、度表の目盛標識がある範囲以上の範囲を動くことができるものでなければならない。
（表示値が表示窓に表示される基準はかり）
第五十四条