電子式の基準電力量計は、十度の温度変化による器差の差が、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、同表の中欄に掲げる力率ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる限度を超えるものであってはならない。
種類
力率
限度（パーセント）
一級基準電力量計
一
〇・一
二級基準電力量計
一
〇・二
三級基準電力量計
一
〇・四
（周波数特性）
第三百五十一条
基準電力量計は、定格周波数の五パーセントの周波数の変化による器差の差が、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、同表の中欄に掲げる力率ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる限度を超えるものであってはならない。
種類
力率
限度（パーセント）
一級基準電力量計
〇・五（遅れ電流）及び一
〇・一
二級基準電力量計
〇・五（遅れ電流）及び一
〇・六
三級基準電力量計
〇・五（遅れ電流）
一・五
一
一・〇
第二節　基準器公差
（電気基準器の基準器公差）
第三百五十二条
電気基準器の基準器公差は、次の各号に定めるところによる。
一
基準電流計等の基準器公差は、計量範囲の上限の千分の二とする。
二
基準電圧発生器の基準器公差は、表記された出力電圧の十万分の四とする。
三
基準抵抗器の基準器公差は、公称値の一万分の五とする。
四
一級基準電力量計の基準器公差は、千分の二とする。
五
二級基準電力量計の基準器公差は、千分の五とする。
六
三級基準電力量計の基準器公差は、千分の十とする。
第三節　検査方法
第一款　基準電流計等
（零位調整器の検査）
第三百五十三条
基準電流計等の零位調整器が第三百三十一条の規定に適合するかどうかの検査は、電流等（基準電流計にあっては電流、基準電圧計にあっては電圧をいう。以下この款において同じ。）を加えない場合において、表示を計量範囲の二パーセント以上十パーセント以下の範囲内で変更することによって零にできるかどうかにより行う。
ただし、自動的に零位の調整ができるものにあっては、この限りでない。
（安定性の検査）
第三百五十四条
基準電流計等が第三百三十二条の規定に適合するかどうかの検査は、計量範囲の上限に相当する電流等を加えた場合において、器差を二回測定し、その差を算出して行う。
この場合において、その算出した差は、〇・〇五パーセントを超えるものであってはならない。
（絶縁抵抗の検査）
第三百五十五条
基準電流計等が第三百三十三条の規定に適合するかどうかの検査は、五百ボルトの直流電圧を加え、絶縁抵抗が五メガオーム以上あるかどうかにより行う。
（自己加熱特性の検査）
第三百五十六条
基準電流計等が第三百三十四条の規定に適合するかどうかの検査は、計量範囲の上限に相当する電流等を加えた場合において、その直後と十五分後の器差を測定し、その差を算出して行う。
（温度特性の検査）
第三百五十七条
基準電流計等が第三百三十五条の規定に適合するかどうかの検査は、計量範囲の上限に相当する電流等を加えた場合において、温度十度、二十度及び三十度の器差を測定し、温度十度と二十度及び二十度と三十度のそれぞれの器差の差を算出して行う。
（検査の省略）
第三百五十八条
第三百五十四条及び前二条の検査は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
（器差の検査）
第三百五十九条
基準電流計等の器差の検査は、計量範囲の上限の二十パーセント、四十パーセント、六十パーセント、八十パーセント及び百パーセントに相当する電流等を加えた場合において、基準電圧発生器及び基準抵抗器が表す電流等との差を測定して行う。
第二款　基準電圧発生器
（安定性の検査）
第三百六十条
基準電圧発生器が第三百三十七条の規定に適合するかどうかの検査は、特定標準器等により、出力電圧を二回計量し、その差を算出して行う。
この場合において、その算出した差は、表記された出力電圧の〇・〇〇四パーセントを超えるものであってはならない。
（温度特性の検査）
第三百六十一条
基準電圧発生器が第三百三十八条の規定に適合するかどうかの検査は、温度を二十五度、二十度及び二十五度と変化させた場合の前後の二十五度における出力電圧並びに温度を二十五度、三十度及び二十五度と変化させた場合の前後の二十五度における出力電圧を計量し、それぞれの前後の二十五度における出力電圧の差の表記された出力電圧に対する百分率を算出して行う。
（検査の省略）
第三百六十二条
前二条の検査は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第三款　基準抵抗器
（安定性の検査）
第三百六十三条
基準抵抗器が第三百四十一条の規定に適合するかどうかの検査は、特定標準器等により、その電気抵抗を二回計量し、その差を算出して行う。
この場合において、その算出した差は、公称値の〇・〇〇四パーセントを超えるものであってはならない。
（自己加熱特性の検査）
第三百六十四条
基準抵抗器が第三百四十二条の規定に適合するかどうかの検査は、一ワットの電力を十五分間加えた場合において、その前後における電気抵抗を計量し、その差を算出して行う。
（温度係数の検査）
第三百六十五条
基準抵抗器が第三百四十三条の規定に適合するかどうかの検査は、温度二十度、二十五度及び三十度における電気抵抗を計量し、温度二十五度における一次温度係数を算出して行う。
（検査の省略）
第三百六十六条
前三条の検査は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第四款　基準電力量計
（安定性の検査）
第三百六十七条
電子式のものを除く基準電力量計が第三百四十五条の規定に適合するかどうかの検査は、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、定格周波数、定格電圧、力率〇・五（遅れ電流）及び同表の中欄に掲げる負荷電流の電力を加えた場合において、器差を二十回繰り返し測定し、その測定値のうち最大のものと最小のものとの差を算出して行う。
この場合において、その算出した差は、同表の下欄に掲げる限度を超えるものであってはならない。
種類
定格電流に対する負荷電流の百分率（パーセント）
限度（パーセント）
一級基準電力量計
百
〇・〇五
二級基準電力量計
百
〇・一
三級基準電力量計
二十
〇・五
２
電子式の基準電力量計が第三百四十五条の規定に適合するかどうかの検査は、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、定格周波数、定格電圧、力率一および同表の中欄に掲げる負荷電流の電力を加えた場合において、器差を二十回繰り返し測定し、その測定値のうち最大のものと最小のものとの差を算出して行う。
この場合において、その算出した差は、同表の下欄に掲げる限度を超えるものであってはならない。
種類
定格電流に対する負荷電流の百分率（パーセント）
限度（パーセント）
一級基準電力量計
百
〇・〇五
二級基準電力量計
百
〇・一
三級基準電力量計
二十
〇・五
（絶縁抵抗の検査）
第三百六十八条
基準電力量計が第三百四十六条の規定に適合するかどうかの検査は、五百ボルトの直流電圧を加え、絶縁抵抗が五メガオーム以上あるかどうかにより行う。
（電流特性の検査）
第三百六十九条
電子式のものを除く基準電力量計が第三百四十七条の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数、定格電圧並びに力率〇・五（遅れ電流）及び一並びに定格電流の二十パーセント（三級基準電力量計の場合に限る。）、五十パーセント、百パーセント及び百二十パーセントの負荷電流の電力を加えた場合において、器差を測定し、それぞれの力率において、その測定値のうち最大のものと最小のものとの差を算出して行う。
２
電子式の基準電力量計が第三百四十七条の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数、定格電圧、力率一並びに定格電流の二十パーセント（三級基準電力量計の場合に限る。）、五十パーセント、百パーセント及び百二十パーセントの負荷電流の電力を加えた場合において、器差を測定し、その測定値のうち最大のものと最小のものとの差を算出して行う。
（電圧特性の検査）
第三百七十条
電子式のものを除く基準電力量計が第三百四十八条の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数並びに定格電圧の九十パーセント、百パーセント及び百十パーセントの電圧並びに力率〇・五（遅れ電流）及び一並びに定格電流の電力を加えた場合において、器差を測定し、それぞれの力率において、定格電圧の九十パーセントと百パーセントの電圧を加えた場合及び定格電圧の百パーセントと百十パーセントの電圧を加えた場合のそれぞれの器差の差を算出して行う。
２
電子式の基準電力量計が第三百四十八条の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数並びに定格電圧の九十パーセント、百パーセント及び百十パーセントの電圧、力率一並びに定格電流の電力を加えた場合において、器差を測定し、定格電圧の九十パーセントと百パーセントの電圧を加えた場合及び定格電圧の百パーセントと百十パーセントの電圧を加えた場合のそれぞれの器差の差を算出して行う。
（自己加熱特性の検査）
第三百七十一条
電子式のものを除く基準電力量計が第三百四十九条の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数、定格電圧、定格電流並びに力率〇・五（遅れ電流）及び一の電力を加えた場合において、電力を加えた直後、三十分後及び百二十分後の器差を測定し、電力を加えた直後と三十分後及び三十分後と百二十分後のそれぞれの器差の差を算出して行う。
２
電子式の基準電力量計が第三百四十九条の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数、定格電圧、定格電流及び力率一の電力を加えた場合において、電力を加えた直後、三十分後及び百二十分後の器差を測定し、電力を加えた直後と三十分後及び三十分後と百二十分後のそれぞれの器差の差を算出して行う。
（温度特性の検査）
第三百七十二条