下げ振り式水平器であって、にらみ穴がないものについては、下げ振りの先端が一ミリメートルだけ移動するような位置
（同一質量による繰返しの検査）
第百五条
基準台手動はかりが第七十八条の規定に適合するかどうかの検査は、ひょう量に相当する質量を負荷して行う。
（さおしぼりの検査）
第百六条
基準台手動はかりが第七十九条の規定に適合するかどうかの検査は、ひょう量の約四分の一に相当する質量を加え、目盛さおを静かに各方向に動かして行う。
（休み装置による誤差の検査）
第百七条
休み装置のある基準台手動はかりが第八十条の規定に適合するかどうかの検査は、ひょう量の約四分の一に相当する質量を負荷して行う。
（零点の変化の検査）
第百八条
基準台手動はかりが第八十一条の規定に適合するかどうかの検査は、器差の検査を行う前の質量を負荷していない状態における表示値と、器差の検査を行った後の質量を負荷していない状態における表示値との差について行う。
（台しぼりの検査）
第百九条
基準台手動はかりが第八十二条の規定に適合するかどうかの検査は、ひょう量の約四分の一に相当する質量を載せ台の中央に加え、載せ台にひょう量の約十分の一に相当する力を前後左右に水平に加えて行う。
第四款　基準分銅
（基準分銅の器差の検査）
第百十条
基準分銅の器差の検査は、器差が検査をする基準分銅の基準器公差の三分の一を超えない基準分銅を使用して二重ひょう量法又は置換ひょう量法により行う。
２
前項の検査において、特定標準器等又は基準器と検査を行う基準分銅との空気中の浮力の差が基準器公差の十分の一を超えるときは、浮力の補正をしなければならない。
この場合において、基準分銅の密度は、八千キログラム毎立方メートル（その材料がアルミニウム又はアルミ合金であるものにあっては、二千七百キログラム毎立方メートル）とし、特定標準器等又は基準器の密度は、その材料が白金であるものにあっては二万千五百キログラム毎立方メートル、ニッケル、洋銀又は真ちゅうであるものにあっては八千四百キログラム毎立方メートル、ステンレス鋼であるものにあっては八千キログラム毎立方メートル、鋳鉄であるものにあっては七千キログラム毎立方メートル、アルミニウム又はアルミ合金であるものにあっては二千七百キログラム毎立方メートルとし、空気の密度は、一・二キログラム毎立方メートルとする。
３
第一項の検査において、五十キログラム以上の二級基準分銅及び三級基準分銅については、基準分銅に代えて実用基準分銅を使用して行うことができる。
第四章　温度基準器
第一節　構造に係る技術上の基準
第一款　基準ガラス製温度計
（表記）
第百十一条
基準ガラス製温度計の主な目盛線には、その表す温度の値が表記されていなければならない。
（目盛標識）
第百十二条
基準ガラス製温度計の目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。
２
基準ガラス製温度計の目盛線は、その中心線によって温度を表すように付されていなければならない。
３
基準ガラス製温度計の目盛線は、その太さが目幅の五分の一以下でなければならない。
４
基準ガラス製温度計の目盛線は、基準ガラス製温度計を鉛直の状態にし、かつ、感温液の液面の位置までその目盛線が表す温度に保ったときに、その位置によって付されていなければならない。
５
基準ガラス製温度計は、零下五十六度から三百六十五度までのうち、一定の範囲の温度を表す目盛線が付されたものであって、かつ、零度の温度を表す目盛線が付されたものでなければならない。
６
基準ガラス製温度計は、零度の温度を表す目盛線の上下に、その目盛線に連続して、当該基準ガラス製温度計の最小の目量の目盛線が三本以上ずつ付されたものでなければならない。
７
基準ガラス製温度計の目幅は、棒状の基準ガラス製温度計にあっては〇・五ミリメートル以上、二重管の基準ガラス製温度計にあっては〇・四ミリメートル以上でなければならない。
第百十二条の二
基準ガラス製温度計のうち、感温液が水銀又は水銀アマルガム（以下この章において「水銀等」という。）であるもの（以下この章において「基準水銀温度計」という。）の目盛線は、液面の最上部による示度により付されていなければならない。
２
基準水銀温度計は、最小の目量が〇・〇五度、〇・一度、〇・二度、〇・五度又は一度のものでなければならない。
第百十二条の三
基準ガラス製温度計であって、感温液が水銀等以外の液体であるもの（以下この章において「基準液体温度計」という。）の目盛線は、液面の最下部による示度により付されていなければならない。
２
基準液体温度計は、目量が〇・五度又は一度のものでなければならない。
（材質）
第百十三条
基準ガラス製温度計に使用されているガラスは、アルカリが遊離し難く、かつ、経年変化をし難いものでなければならない。
第百十四条
基準水銀温度計に封入されている水銀等は、不純物を含有していないものでなければならない。
（機構及び作用）
第百十五条
基準ガラス製温度計のガラスの部分は、継ぎ目の不完全、気泡、傷及びひずみ等があるため、通常の使用状態において、破損するおそれがあるものであってはならない。
２
基準ガラス製温度計のガラスの部分の長さは、七十センチメートル以下でなければならない。
３
基準ガラス製温度計の形状は、直線状でなければならない。
４
基準ガラス製温度計は、浸線（計るべき温度を保たなければならない部分を表示する線その他のものをいう。）が付されたものであってはならない。
５
基準ガラス製温度計の感温液は、一本の毛細管に入っていなければならない。
６
基準ガラス製温度計は、毛細管の内壁が著しく汚れ、毛細管の補球部に示度に影響を及ぼす程度の量の感温液が付着し、又は毛細管内に水分、空気及びちり等を含んでいること等のため、温度を計るときに、感温液の液切れ又は誤差を生ずるものであってはならない。
７
基準ガラス製温度計は、温度を計るときに、感温液の移動が円滑であるものでなければならない。
８
基準ガラス製温度計は、ガラス管が異常反射するもの、二重管のものにあっては、その毛細管若しくは目盛板が著しく動くもの、又はその外管に水及びちり等が入っていること等のため、示度の読み取り難いもの若しくは示度を読み取る際に誤認のおそれがあるものであってはならない。
第百十五条の二
基準液体温度計に封入されている液体が染料により着色されているときは、その染料は、容易にたい色し、又は沈でんしないものでなければならない。
第百十五条の三
基準液体温度計は、計ることができる最高の温度が五十度以下のものでなければならない。
第百十五条の四
目量が〇・二度以下の基準ガラス製温度計は、常温に三日以上放置した後に零度の温度を計ったときの示度と、百度の温度（計ることができる最高の温度が百度未満のときは、計ることができる最高の温度の絶対値が計ることができる最低の温度の絶対値より大きいか又は等しい場合にあっては、計ることができる最高の温度、それ以外の場合にあっては、計ることができる最低の温度）に三十分間保った直後に零度の温度を計ったときの示度との差が〇・〇八度を超えるものであってはならない。
第百十五条の五
基準ガラス製温度計は、三十分間以上計ることができる最高又は最低の温度に近い温度に保った後八時間以内に零度の目盛線における器差の検査を行ったときの器差と、再び三十分間以上計ることができる最高又は最低の温度に保った後八時間以内に零度の目盛線における器差の検査を行ったときの器差との差が、基準器公差の二分の一以下のものでなければならない。
第百十五条の六
基準ガラス製温度計は、計ることができる最低の温度に保ったときに、感温液の移動が円滑でないため、示度の読み取り難いもの又は容易に誤差が生ずるものであってはならない。
第百十五条の七
基準ガラス製温度計は、計ることができる最高の温度に保ったときに、感温液の沸騰、酸化、蒸発、凝結若しくは気泡の発生又は球部の変形等が生ずるため、示度の読み取り難いもの又は容易に液切れ若しくは誤差が生ずるおそれがあるものであってはならない。
第百十五条の八
二重管の基準ガラス製温度計は、外管の頭部が溶接されたものでなければならない。
（留点）
第百十六条
基準ガラス製温度計は、留点があるものであってはならない。
第二款　体温計用基準電気式温度計
（表記）
第百十七条
体温計用基準電気式温度計の表記事項は、日本産業規格Ｔ一一四〇（二〇二四）附属書による。
（機構及び作用）
第百十八条
体温計用基準電気式温度計の機構及び作用は、日本産業規格Ｔ一一四〇（二〇二四）附属書による。
第百十九条から第百三十条まで
削除
第二節　基準器公差
（基準ガラス製温度計の基準器公差）
第百三十一条
基準ガラス製温度計の基準器公差は、目量及び目盛線の表す温度に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
目量
目盛線の表す温度
基準器公差
〇・一度以下
零下二十度以下
〇・二度
百度以下
〇・一度
三百度以下
〇・二度
三百度を超えるとき
〇・三度
〇・二度
零度未満
〇・二度
百度以下
〇・一度
二百度以下
〇・二度
三百度以下
〇・三度
三百度を超えるとき
〇・四度
〇・五度
百度以下
〇・三度
百度を超えるとき
〇・五度
一度
二百度以下
〇・五度
二百度を超えるとき
一度
第百三十二条
基準ガラス製温度計が基準器検査に合格し、かつ、基準器検査成績書の記載により、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは、基準器公差は、目量及び目盛線の表す温度に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
目量
目盛線の表す温度
基準器公差
〇・一度以下
零下二十度以下