表示値が質量を表す目盛標識により表示窓に表示される基準はかりは、任意の示度において、質量の値が表記されている目盛標識が二以上同時に表示窓に示されるものでなければならない。
（釣合い）
第五十五条
基準はかりは、釣合いが安定（指示機構が静止点を中心として同じ振幅だけ振動する状態をいう。以下この章において同じ。）でなければならない。
２
基準はかりには、釣合いを視定する装置がなければならない。
（刃及び刃受け等の硬度）
第五十六条
基準はかりの刃及び刃受けは、ロックウエルＣ硬さが五十七以上のものでなければならない。
２
刃ぶた、まちその他基準はかりの刃又は刃受けの滑りを防止するために使用されているものの硬さは、刃の硬さとほぼ同一でなければならない。
（刃及び刃受け）
第五十七条
基準はかりの刃受け面は、滑らかでなければならない。
２
基準はかりの刃及び刃受けには、傷、焼きひび又は腐食があってはならない。
３
基準はかりの刃と刃受けとは、その接触すべき面の三分の二以上が互いに接触していなければならない。
（目盛さお）
第五十八条
基準はかりの目盛さおは、その基準はかりが釣り合ったときに、水平になるものでなければならない。
２
基準はかりの目盛さおは、水平の位置から上下に等しい距離を移動することができるものでなければならない。
３
にらみ窓等のある基準はかりの目盛さおがにらみ窓等の間で上下に移動することができる距離の和は、一センチメートル以上でなければならない。
（送りおもり）
第五十九条
基準はかりの送りおもりは、計量値を明確に読み取ることができるものでなければならない。
（風袋さお等）
第六十条
基準はかりの風袋さお及び風袋送りおもりは、容易に基準はかりから分離しないものでなければならない。
（零点調整機構）
第六十一条
基準はかり（目量等（目量又は感量（感量が表記されているものに限る。）をいう。以下この章において同じ。）が一グラム未満のもの（以下この章において「基準天びん等」という。）を除く。以下次項及び第三項において同じ。）の零点調整機構は、適切に零点を調整できるものでなければならない。
２
基準はかりの零点調整機構は、正負いずれの側にもそれぞれ目量の二十倍を超えて零点を調整できるものであってはならない。
３
基準はかりの零点調整機構であって、零点を正又は負の側において目量の五倍を超えて調整できるものは、零点調整機構をその五倍を超える側について調整できる最大限の状態にした後に零点を調整したときに、その基準はかりの使用範囲内の任意の質量の負荷における器差が目量の二分の一を超えてはならない。
４
基準はかりの零点調整機構は、容易に遊動するものであってはならない。
（重心玉）
第六十二条
基準はかり（基準天びん等を除く。）の重心玉（感量を調整するため、こうかんの重心を上下に動かす装置をいう。）は、容易に移動することができないように緊着されていなければならない。
（減衰機構）
第六十三条
基準はかりの減衰機構は、気温の変化その他による減衰作用の変動を調整できるものでなければならない。
（感じ）
第六十四条
基準はかりは、質量を負荷していない状態にあっては、その基準はかりの最小基準器公差等（その基準はかりの基準器公差のうち最も小さいもの（基準手動天びんにあっては、感量。）をいう。以下この章において同じ。）に相当する質量を、任意の質量の荷重を加えた状態にあっては、その基準はかりの基準器公差等（その荷重に応ずる基準器公差（基準手動天びんにあっては、感量。）をいう。以下この章において同じ。）に相当する質量を、それぞれ感ずるものでなければならない。
この場合において、はかりが「質量を感ずる」とは、次の各号に掲げる変位以上の変位を生ずることをいう。
一
度表により釣合いを視定するものにあっては、度表の目幅の二分の一の変位
二
にらみにより釣合いを視定するものにあっては、にらみの位置において三ミリメートルの変位
三
にらみのないにらみ窓又は限界停止機構内の釣合い視定用装置（以下この章において「にらみ窓等」という。）により釣合いを視定するものにあっては、にらみ窓等の中心から上端又は下端までの変位
四
アナログ指示機構により釣合いを視定するものにあっては、任意の質量に応ずる基準器公差等に相当する変位の十分の八の変位
（偏置誤差）
第六十五条
基準はかりは、規定された質量を載せ台の中心から離れた位置に負荷したときに、その誤差が基準器公差（基準天びんにあっては、感量の二分の一）以下となるものでなければならない。
（耐久性）
第六十六条
基準はかり（基準手動天びん及び基準天びん等を除く。）の構造及び材料は、通常の使用状態において、十分な耐久性を有するものでなければならない。
第二款　基準天びん等
（基準天びん等）
第六十七条
基準天びん等の休み装置は、てこの両ひじに対して均等かつ同時に作用するものでなければならない。
２
懸垂装置のある基準天びん等の懸垂装置は、作動しているとき又は休み状態から作動状態に移るときに、著しく動揺するものであってはならない。
３
基準天びん等の分銅の加除装置は、確実に作用するものでなければならない。
（風よけ）
第六十八条
感量がひょう量の二万分の一以下又は一ミリグラム以下の基準手動天びん及びひょう量における基準器公差がひょう量の二万分の一以下又は一ミリグラム以下の基準直示天びんには、風よけが取り付けられていなければならない。
ただし、感量がひょう量の十五万分の一以上又はひょう量における基準器公差がひょう量の十五万分の一以上のもののうち、そのひょう量が二十キログラム以上のものにあっては、この限りでない。
（水平器及び水平調整用ねじ）
第六十九条
基準天びんには、角度二十分の傾きを感ずる水平器及び水平調整用のねじが付されていなければならない。
ただし、ひょう量が二十キログラム以上のものにあっては、水平調整用ねじが付されていることを要しない。
（静止点の変化）
第七十条
基準天びんは、質量を負荷していない状態及び任意の質量を負荷した状態において、休み装置により休み状態と作動状態とを交互に繰り返したときに、作動状態の静止点の位置の変化の最大が、感量がひょう量の五十万分の一以下又は〇・一ミリグラム以下の基準手動天びん（以下この章において「基準極微手動天びん」という。）及びひょう量における基準器公差がひょう量の五十万分の一以下又は〇・一ミリグラム以下の基準直示天びん（以下この章において「基準極微直示天びん」という。）にあっては、その質量において目量等に相当する質量を加えたときに生ずる変位の大きさの五分の一、基準極微手動天びん及び基準極微直示天びん以外の基準天びんにあっては、その質量において感量に相当する質量を加えたときに生ずる変位の大きさの十分の一を超えてはならない。
２
基準天びんは、使用する前及び使用した後において、質量を負荷していない状態における静止点の位置の変化が質量を負荷していない状態において感量に相当する質量を加えたときに生ずる変位の大きさの三分の一を超えてはならない。
（指示機構）
第七十一条
基準手動天びんの度表の指針の先端部分と目盛板との間隔は、一ミリメートルを超えてはならない。
２
基準手動天びんは、その度表の指針が目盛板の上を目盛板と常に同一の間隔を保って移動するものでなければならない。
（ライダーさお）
第七十二条
基準手動天びんのライダーさおは、その目盛線又は切込みのうち中央部及び左右両端にあるものの位置がそれぞれ支点の刃及び両端の刃の位置と一致し、かつ、すべての目盛線又は切込みが等間隔に付されているものでなければならない。
（ライダー掛け）
第七十三条
基準手動天びんのライダー掛けは、円滑に作動するものであり、かつ、ライダーさおに平行に移動させることができるものでなければならない。
（感じの開き）
第七十四条
基準手動天びんは、質量を負荷していない状態において感量に相当する質量を加えたときに生ずる変位の大きさと、ひょう量に相当する質量を負荷した状態において感量に相当する質量を加えたときの変位の大きさとの差が、これらの変位の大きさのうち小さいものの二分の一以下でなければならない。
（基準極微手動天びんのライダーさおの誤差）
第七十五条
基準極微手動天びんのライダーさおの目盛線の誤差は、感量の二分の一以下でなければならない。
第三款　基準台手動はかり
（性能）
第七十六条
基準台手動はかりは、ひょう量が二十トン以下であり、かつ、感量又は目量がひょう量の二万分の一以上でなければならない。
（水平器）
第七十七条
基準台手動はかりには、外部から容易に視定できる位置に水平器が取り付けられていなければならない。
２
前項の水平器は、その基準はかりを縦又は横方向に傾けたときに、器差が基準器公差を超えないうちに水平でなくなったことを示すものでなければならない。
（同一質量による繰返し）
第七十八条
基準台手動はかりは、任意の同一の質量を繰り返し五回計量したときに、各回の器差の差の最大のものが、その荷重に応ずる基準器公差の二分の一以下でなければならない。
（さおしぼり）
第七十九条
基準台手動はかりは、目盛さおに目盛さおと平行方向及び直角方向に水平の力を加えたときの器差が、その質量に応ずる基準器公差の二倍以下でなければならない。
（休み装置）
第八十条
休み装置のある基準台手動はかりは、刃と刃受けの位置の関係に変化を与えるように休み装置を働かせたときの器差が、その質量に応ずる基準器公差の二倍以下でなければならない。
（零点の変化）
第八十一条