## Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za laboratorijska mjerila - graduirane odmjerne cilindre

### NN 51/2002 (8.5.2002.), Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za laboratorijska mjerila - graduirane odmjerne cilindre

# DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

990

Na teme­lju članka 22. Zakona o mjerite­ljskoj djelatnosti (»Narodne
novine«, broj 11/94), ravnate­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo
donosi

## PRAVILNIK

### O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA LABORATORIJSKA MJERILA – GRADUIRANE ODMJERNE CILINDRE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjerite­ljski zahtjevi kojima moraju udovo­ljavati
laboratorijska mjerila – graduirani odmjerni cilindri (u nastavku teksta
»cilindri«).

Članak 2.

Pod cilindrima prema ovom se
Pravilniku razumijevaju:

1) cilindri s k­ljunom za
izlijeva­nje tekućine

2) cilinidri sa suženim
grlom, koji mogu biti s brušenim (nezamje­njivim) čepom i sa standardnim (zamje­njivim)
čepom.

Članak 3.

Ukupni nazivni obujam
cilindra mora odgovarati nekoj od ovih veličina 5 cm3 (ml), 10 cm3
(ml), 25 cm3 (ml), 50 cm3 (ml), 100 cm3 (ml),
250 cm3 (ml), 500 cm3 (ml), 1000 cm3 (ml) ili
2000 cm3 (ml).

Cilindri moraju biti ispitani na u­ljev s vodom na 20°C.

Nazivni obujam cilindra jest obujam vode što  je sadrži cilindar na referentnoj temperaturi 20°C kad je napu­njen
do najviše crte svoje ­ljestvice.

Članak 4.

if !supportEmptyParas endif

Pogreške nazivnih obujama ne smiju premašiti vrijednosti navedene u ovoj
tablici:

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

|  |  |
| --- | --- |
| Nazivni obujam (cm3) | Granice dopuštene pogreške (cm3) |
| 5 | ±0,1 |
| 10 | ±0,2 |
| 25 | ±0,5 |
| 50 | ±1,0 |
| 100 | ±1,0 |
| 250 | ±2,0 |
| 500 | ±5,0 |
| 1000 | ±10,0 |
| 2000 | ±20,0 |

Najveća dopuštena pogreška obujma koji odgovara bilo kojoj crti ljestvice jednaka je najvećoj dopuštenoj pogrešci nazivnog obujma cilindra.

Razlika između pogrešaka u obujmima koji odgovaraju bilo kojim dvjema crtama na ­ljestvici ne smije premašiti najveću dopuštenu pogrešku nazivnog obujma.

Članak 5.

Cilindri moraju biti od prozirna stakla odgovarajućih kemijskih i tehničkhi svojstava (hidrolitske skupine 1,2 ili 3) bez vid­ljivih pogrešaka i unutar­njih napreza­nja.

Članak 6.

Cilindri moraju biti masivne konstrukcije da bi izdržali normalnu upotrebu.

Cilindri se izrađuju u obliku uspravne va­ljkaste posude s posto­ljem.

Poprečni presjek cilindra mora biti okrugao.

Članak 7.

Cilindri čitavom du­ljinom moraju biti
jednakoga unutar­nje­g promjera i deb­ljine stijenki.

Članak 8.

Gor­nji rub cilindra mora biti fino ispoliran
ili obrađen plamenom i okomit na os cilindra.

Na gor­njem rubu cilindra mora biti formiran
iz­ljev (k­ljun za izlijeva­nje tekućine), koji olakšava praž­nje­nje cilindra
u uskom ulazu, bez prska­nja i podlijeva­nja tekućine.

K­ljun mora biti na lijevoj strani kad je ­ljestvica
u položaju očitava­nja.

Cilindri sa suženim grlom imaju u gor­njem
kraju ležaj za čep. Grlo cilindra mora biti brušeno na odgovarajuću mjeru čepa.

Članak 9.

Posto­lje cilindra mora biti šesterokutna ili okrugla
oblika i osiguravati stabilan okomit položaj cilindra kad se nalazi na
vodoravnoj osnovi.

Cilindar mora ostati stabilan kad se postavi prazan odnosno bez čepa
(ako je cilindar sa suženim grlom) i kad je pod nagibom do 15°C prema
vodoravnoj ravnini.

Članak 10.

Posto­lje cilindra može biti
izrađeno od prikladna umjetnog materijala – plastike.

Članak 11.

Cilindri moraju imati ­ljestvicu, čiji podje­ljci ovise o nazivnom
obujmu i imaju vrijednosti navedene u ovoj tablici:

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazivni  Obujam  u cm3 | Najmanja  Podjela  u cm3 | Obujam  koji odgo-  vara naj-  nižoj crti  ljestvice u  u cm3 | Najniža  duga  crta  ljestvice  obilježena  brojem  if !supportEmptyParas endif | Debljina  crte  ljestvice  u mm |
| 50 | 0,1 | 0,5 | 1 | 0,3 |
| 10 | 0,2 | 1 | 2 | 0,3 |
| 25 | 0,5 | 3 | 5 | 0,4 |
| 50 | 1 | 5 | 10 | 0,4 |
| 100 | 1 | 10 | 10 | 0,4 |
| 250 | 2 | 20 | 20 ili 30 | 0,4 |
| 500 | 5 | 50 | 50 | 0,5 |
| 1000 | 10 | 100 | 100 | 0,5 |
| 2000 | 20 | 200 | 200 | 0,5 |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

Članak 12.

Crte ­ljestvice moraju biti obi­lježene u ravninama što su okomite na os graduiranog dijela cilindra.

Sve crte ­ljestvice moraju biti jednake deb­ljine.

Vrijednosti deb­ljine crte ­ljestvice, ovisno o nazivnom obujmu, navedene su u tablici iz člana 11. ovog Pravilnika.

Razmak između crta ­ljestvice mora biti jednak cijelom du­ljinom.

Članak 13.

Crte ­ljestvice poči­nju od najma­nje­g obujma (obujam koji odgovara najnižoj crti ­ljestvice), koji ne smije premašiti vrijednosti navedene u tablici iz člana 11. ovog Pravilnika.

Članak 14.

if !supportLineBreakNewLine
endif

Unutar­nja visina od najveće crte ­ljestvice, ukupna visina cilindra (h1) i razmak od najviše crte ­ljestvice (nazivnog obujma) do gor­nje­g ruba cilindra odnosno do grla cilindra (h2) imaju vrijednosti navedene u ovoj tablici:

if !supportLineBreakNewLine
endif

|  |  |
| --- | --- |
| Nazivni obujam  u cm3 | Unutar­nja visina  od najviše crte  ljestvica, u mm  min. |

 h1u mm  max.  1 | h2 u mm  min. || 5 | 65 | 115 | 20 |
| 10 | 65 | 140 | 20 |
| 50 | 110 | 200 | 30 |
| 100 | 145 | 260 | 35 |
| 250 | 200 | 335 | 40 |
| 500 | 250 | 390 | 45 |
| 1000 | 310 | 470 | 50 |
| 2000 | 380 | 570 | 50 |

if !supportEmptyParas endif

Članak 15.

Crte ­ljestvice obi­lježavaju se brojevima odozdo nagore, tako da nazivni obujam bude na najvišoj crti ­ljestvice.

Najniža crta ­ljestvice obi­lježena brojem, ovisno o nazivnom obujmu cilindra, utvrđena je u tablici iz člana 11. ovog Pravilnika.

Članak 16.

Na cilindrima od 10 cm3 (ml), 250 cm3 (ml) i 2000 cm3 (ml) svaka druga duga crta mora biti obi­lježena brojem.

Na cilindrima od 250 cm3 (ml) duge crte moraju biti obi­lježene od 20 cm3 (ml) do 240 cm3 (ml) s dodatnom crtom i brojem 250 cm3 (ml) i od 30 cm3 (ml) do 250 cm3 (ml).

Na svim ostalim cilindrima svaka druga crta mora biti obi­lježena brojem.

Brojevi se moraju nalaziti neposredno iznad dugih crta na koje se odnose i malo udesno od susjednih kratkih crta.

Članak 17.

Crte različitih du­ljina na cilindrima se, ovisno o podjeli ­ljestvice, raspoređuju ovako:

1) na cilindrima nazivnih obujama 5 cm3 (ml), 50 cm3 (ml), 100 cm3 (ml) i 1000 cm3 (ml).

a) svaka deseta crta mora biti duga

b) na polovici između dviju uzastopnih dugih crta mora biti jedna sred­nja
crta

c) između duge i sred­nje crte raspoređuju se, na jednakim razmacima,
četiri kratke crte

2) na cilindrima nazivnih obujama 10 cm3 (ml),
250 cm3 i 2000 cm3 (ml)

a) svaka peta crta mora biti duga

b) između dviju uzastopnih dugih crta raspoređuju se, na jednakim
razmacima četiri kratke crte

3) na cilindrima nazivnih obujama 25 cm3 (ml)
i 500 cm3 (ml):

a) svaka deseta crta mora biti duga

b) između dviju uzastopnih dugih crta raspoređuju se na jednakim
razmacima četiri sred­nje crte

c) između dviju uzastopnih sred­njih crta i između sred­nje i duge crte
mora biti jednaka kratka crta.

Članak 18.

Du­ljina obi­lježenih crta ­ljestvice mora
biti različita i navedena je u ovoj tablici:

|  |  |
| --- | --- |
| Crte ­ljestvice | Du­ljina crta ­ljestvice |
| duge crte | najma­nje 1/4 opse­ga cilindra |
| sred­nja crta | 1/6 opse­ga cilindra |
| kratka crta | 1/8 opse­ga cilindra |

Članak 19.

Natpisi i oznake na štrca­ljki moraju biti ispisane
na hrvat­skom jeziku, latiničnim pismom.

Članak 20.

Natpisi i oznake moraju biti jasni, dobro vid­ljivi
u radnim uvjetima i ispisani tako da se ne
mogu izbrisati ni skinuti.

Članak 21.

Na cilindru moraju biti ispisani ovi natpisi i
oznake:

1) tvrtka odnosno ime i zaštitni znak
proizvođača

2) nazivni obujam (znakom
»cm3« ili »ml«)

3) oznaka da je cilindar
ispitan na u­ljev (znakom »In«)

4) referentna temperatura
(oznakom »20°C«)

5) službena oznaka tipa
cilindra, ako je tip ispitan.

Sve oznake iz stava 1.
ovog člana moraju biti ispisane na gor­njem dijelu cilindra iznad najviše crte ­ljestvice.

Članak 22.

Stupa­njem na snagu ovoga
pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o metrološkim uvjetima za
graduirane mjerne cilindre (»Službeni list SFRJ«, br. 27/85 i »Narodne novine«,
br. 53/91).

Članak 23.

Ovaj pravilnik stupa na
snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa:
011-02/02-04/29
Urbroj: 558-03/5-02-1
Zagreb, 10. trav­nja 2002.

Ravnate­lj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjerite­ljstvo
**dr. sc.** **Jakša Topić, dipl. ing.,** v. r.

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

Pravilnik, NN 51/2002-990
Opći uvjeti korištenjaZaštita privatnosti[Pristup podatcima](/data_access_hr.aspx)[ELI](/about_eli_hr.aspx)

©2026. g. Narodne novine d.d.

, izrada [Novena d.o.o.](http://novena.hr/)