## Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za radne etalone - uređaje kojima se ispituju brojila električne energije

### NN 85/2002 (18.7.2002.), Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za radne etalone - uređaje kojima se ispituju brojila električne energije

# DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

1397

Na teme­­lju članka 22. Zakona o mjerite­­ljskoj
djelatnosti (»Narodne novine« broj 11/94), ravnate­­lj Državnog zavoda za
normizaciju i mjerite­­ljstvo donosi

## PRAVILNIK

### O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA RADNE ETALONE – UREĐAJE KOJIMA SE ISPITUJU BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjerite­­ljski
zahtjevi koje moraju zadovo­­ljavati radni etaloni – uređaji kojima se ispituju
brojila električne energije (u da­­lj­­njem tekstu: uređaji).

Članak 2.

Pod uređajem, prema ovom pravilniku,
razumijeva se uređaj za opterećiva­­nje brojila električne energije stalnom
snagom, s odvojenim strujnim i naponskim krugovima.

Članak 3.

Izrazi u ovom pravilniku znače:

1. metoda mjere­­nja snage i vremena je
posredna mjerna metoda pomoću koje se dobiva električna energija mjere­­njem
snage i vremena;

2. metoda mjere­­nja rada – usporedbe s
etalonskim brojilom je izravna usporedbena mjerna metoda kod koje se mjereni
električni rad uspoređuje s poznatom vrijednosti iste veličine koju reproducira
utjelov­­ljena mjera koja se izravno upotreb­­ljava pri mjere­­nju.

II.
MJERITELJSKI ZAHTJEVI

Članak 4.

Granice dopuštenih pogrešaka uređaja koji
se upotreb­­ljavaju pri ispitiva­­nju brojila metodom mjere­­nja snage i
vremena i metodom mjere­­nja rada – usporedbe s etalonskim brojilom, pri
faktoru snage 1; 0,5 ind. i 0,8 kap., ne smiju iznositi više od ovih
vrijednosti:

1. ±0,4% – za uređaje koji se upotreb­­ljavaju
pri ispitiva­­nju brojila aktivne energije razreda točnosti 2 i reaktivne
energije razreda točnosti 3

2. ±0,2% – za uređaje koji se upotreb­­ljavaju
pri ispitiva­­nju brojila aktivne energije razreda točnosti 1

3. ±0,1% – za uređaje koji se upotreb­­ljavaju
pri ispitivanju brojila aktivne energije razreda točnosti 0,5 i 0,5S.

Članak 5.

Granice dopuštenih pogrešaka uređaja koji
se upotreb­­ljavaju pri ispitiva­­nju brojila aktivne energije razreda točnosti
0,2S moraju biti najma­­nje četiri puta ma­­nje od graničnih pogrešaka brojila
kod svih točaka optereće­­nja pri kojima se brojilo ispituje.

Članak 6.

Referentni
uvjeti za uređaje uz koje se utvrđuju najveće dopuštene pogreške iz članaka 4.
i 5. ovog pravilnika dani su u tablici 1.

*Tablica 1*

**Utjecajna veličina       Referentna vrijednost  Dopušteno odstupa­­nje od referentne
vrijednosti pri ispitiva­­nju brojila**

**aktivne
energije razreda točnosti  reaktivne
energije**

**razreda
točnosti**

                                                                             0,2S       0,5S         0,5          1           2                   3

  Temperatura                    Referentna                   ±2°C      ±2°C       ±2°C     ±2°C     ±2°C             ±2°C

  okoline                            temperatura
ili 23°C

ako
nije naznačena

  Relativna
vlažnost zraka   od 40% do 70%

  Napon
napaja­­nja              Referentna
vrijednost   ±0,05%  ±0,05%   ±0,05%   ±0,1%  ±0,01%          ±0,1%

  Frekvencija
  napona napajanja             50 Hz                          ±0,2%    ±0,2%     ±0,2%    ±0,3%   ±0,5%           ±0,5%

  Oblik
valova                    Sinusni napon                                                   Faktor izobliče­­nja

                                                                             ±2%      ±2%       ±2%      ±2%      ±3%              ±3%

if !supportEmptyParas endif

Članak 7.

Uređaji se moraju napajati iz
stabilizatora napona koji mora osigurati referentne uvjete u pogledu napona,
frekvencije i oblika naponskih valova.

III. KONSTRUKCIJSKA SVOJSTVA

Članak 8.

Uređaji moraju biti tako konstruirani da
omogućuju ispitiva­­nje brojila svih vrsta i razreda točnosti.

Uređaji mogu biti trofazni i jednofazni.

Članak 9.

Uređaji se sastoje od:

1. re­gulatora faznog kuta

2. dijelova za ugađa­­nje struje i napona

3. strujnih i naponskih etalonskih mjernih
transformatora, odnosno odgovarajućih predotpornika

4. etalonskih vatmetara, etalonskih
brojila, odnosno transfernih instrumenata

5. ampermetra

6. voltmetara

7. frekvencmetra (koji može biti ugrađen i
u izvor napaja­­nja)

8. preklopnika i prik­­ljučaka za mije­­nja­­nje
metoda mjere­­nja strujnih i naponskih mjernih područja

9.
prik­­ljučaka za prik­­ljučiva­­nje brojila električne energije koja se
ispituju

10.
dijelova za ugađa­­nje i pokaziva­­nje simetričnosti napona.

Članak
10.

Uređaji
moraju biti konstruirani tako da se odgovarajućim prespaja­­njem mogu usporedno
kontrolirati ugrađeni mjerni instrumenti u pojedinim fazama, međusobno ili s
etalonom koji nije ugrađen u uređaj.

Članak
11.

Preklopnici
i prik­­ljučci moraju biti dimenzionirani i izrađeni tako da ne utječu na
točnost mjere­­nja.

Članak
12.

Re­gulator
faznog kuta mora biti izrađen tako da može kontinuirano pomicati simetrični
naponski trokut sa simetričnim naponskim zvjezdištem prema ispitnim strujama,
za 90° u induktivnome i 90° u kapacitivnom smislu, ili izveden tako da se
ispitne struje pomiču prema ispitnim naponima.

Re­gulator
faznog kuta mora imati indikator na kojemu se može približno odrediti
vrijednost faznog kuta.

Trofazni
uređaji za ispitiva­­nje brojila trebaju najma­­nje u dvije faze imati
kompenzacijske uređaje za odstra­­njiva­­nje nesimetrije faznih razlika između
pojedinih faza.

Članak
13.

Dijelovi
za ugađa­­nje struje i napona moraju omogućiti ugađa­­nje struje i napona za
sva strujna i naponska mjerna područja na uređaju, unutar granica za pojedine
vrste i razrede točnosti brojila.

Članak
14.

Dijelovi
za ugađa­­nje struje i napona moraju pri ugađa­­nju snage imati takve skokove
da se pokaziva­­nje vatmetra može lako mije­­njati u skokovima koji nisu veći
od 1/20 podje­­ljka ­­ljestvice vatmetra.

Dijelovi
iz stavka 1. ovog članka moraju biti dimenzionirani i izrađeni tako da se u
pogonski temperaturno stabiliziranom sta­­nju uređaja za ispitiva­­nje brojila
ugođeno pokaziva­­nje vatmetra ne mije­­nja za više od 1/20 podje­­ljka ­­ljestvice
za dvije minute.

Članak
15.

Ako
su u uređaj ugrađeni strujni etalonski mjerni transformatori, primatne nazivne
struje strujnih etalonskih mjernih transformatora moraju odgovarati mjernim
područjima strujnih krugova u pojedinim fazama uređaja, i to: 0,1; 0,15; 0,2;
0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,75; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7,5; 20; 20; 30;
40; 50; 60 i 100 A.

Uređaji
koji se upotreb­­ljavaju za ispitiva­­nje transformatorskih brojila koja imaju
prošireno strujno mjerno područje moraju imati strujno mjerno područje ma­­nje
od 0,1 A.

Članak
16.

Ako
su u uređaj ugrađeni naponski etalonski mjerni transformatori, mjerna područja
naponskih krugova u pojedinim fazama uređaja moraju biti takva da, u skladu s
vrstom i naponski mjernim područjem, bude moguće ispitivati brojila ovih
referentnih napona:

3 x (100/√3)/100 V; 3 x (110/√3)/110
V; 3 x (220/√3)/220 V;

3
x 220/380 V; 3 x (500/√3)/500 V; 3 x 100 V; 3 x 110 V;

3
x 220 V; 3 x 380 V; 3 x 500 V; 100/√3 V; 110/√3 V;

100
V; 110 V; 220/√3 V; 220 V.

Članak
17.

U
naponskom krugu uređaja mora postojati mogućnost promjene napona za ±20%
referentne vrijednosti napona.

Članak
18.

Strujni
i naponski etalonski mjerni transformatori koji se ugra­đuju u uređaj moraju
biti razreda točnosti 0,1.

Etalonski
mjerni transformatori iz stavka 1. ovog članka moraju zadovo­­ljavati zahtjeve
propisane Pravilnikom o mjerite­­lj­skim zahtjevima za mjerne transformatore
brojila električne energije (»Narodne novine«, br. 17/02).

Članak
19.

Etalonski
(elektronički i elektrodinamički) vatmetri, ako su ugrađeni u uređaj za ispitiva­­nje
brojila, moraju biti:

1.
najma­­nje razreda točnosti 0,2 i nazivne struje 5 A ili 1 A – ako su ugrađeni
u uređaj koji se upotreb­­ljava za ispitiva­­nje brojila razreda točnosti 2 i 3

2. najma­­nje razreda točnosti 0,1 – ako su
ugrađeni u uređaj koji se upotreb­­ljava za ispitiva­­nje brojila razreda
točnosti 1; 0,5; 0,5S i 0,2S.

Članak
20.

Predotpornici
za etalonske vatmetre moraju biti razreda točnosti najma­­nje 0,05 i izrađeni
tako da su im nazivna naponska mjerna područja umnožak koji je cijeli broj u
odnosu na ­­ljestvicu vatmetra.

Ukupna pogreška etalonskih vatmetara zajedno s
predotpornicima ne smije biti veća od pogreške pokaziva­­nja instrumenta
razreda točnosti 0,2.

Članak
21.

U
uređaj se mogu ugrađivati etalonska brojila koja mogu biti indukcijska ili
statička.

Točnost
etalonskih brojila koja se ugrađuju u uređaj treba biti takva da dopuštena
pogreška uređaja bude u granicama koje su propisane u člancima 4. i 5. ovog
pravilnika.

Članak
22.

Ako
se u uređaj ugrađuju transferni instrumenti, oni moraju biti razreda točnosti
najma­­nje 0,05.

Članak
23.

Etalonski
vatmetri ili transferni instrumenti moraju biti smješteni u posebnom dijelu
uređaja, tako da zagrijava­­nje uređaja ne utječe na ­­njihovu točnost.

Članak
24.

Za
mjere­­nje struje i napona u svakome strujnome i naponskome krugu uređaja, koji
se upotreb­­ljava za ispitiva­­nje brojila električne energije razreda točnosti
2 i 3, moraju biti ugrađeni ampermetri i voltmetri razreda točnosti najma­­nje
1.

U
uređajima koji se upotreb­­ljavaju za ispitiva­­nje brojila razreda točnosti 1;
0,5; 0,5S i 0,2S ugrađeni ampermetri i voltmetri moraju biti razreda točnosti
najma­­nje 0,5. Pritom treba postojati mogućnost da se ugrađenim volmetrom
razreda točnosti najma­­nje 0,2 kontrolira napon u svim fazama i pri svim spre­gama.

Ljestvica
ugrađenih ampermetra treba biti produ­­ljena za 20% svih podje­­ljaka nazivnoga
mjernog područja.

Članak
25.

Za
mjere­­nje frekvencije u uređaj treba biti ugrađen frekvenc­metar razreda
točnosti najma­­nje 0,5.

Uređaji
moraju biti izrađeni tako da odstupa­­nje valnih oblika struje i napona od
sinusnog oblika pri praznom hodu i punom optereće­­nju u krugovima za prik­­ljuče­­nje
brojila ne bude veće od 3% odstupa­­nja ulaznog napona.

Članak
26.

Dijelovi
za ugađa­­nje i pokaziva­­nje simetričnosti napona uređaja koji se upotreb­­ljavaju
pri ispitiva­­nju brojila reaktivne energije razreda točnosti 3 moraju biti
izrađeni tako da, pri pokaziva­­nju simetričnosti naponskog trokuta,
nesimetričnost ne iznosi više od 0,2%.

IV. NATPISI I OZNAKE

Članak 27.

Natpisi i oznake moraju biti ispisani na
hrvatskome jeziku.

Natpisi
i oznake moraju biti jasno vid­­ljivi, čit­­ljivi i, kod normalnih uvjeta
uporabe, neizbrisivi.

Članak
28.

Na
vid­­ljivome mjestu na uređaju moraju biti ispisani ovi natpisi i oznake:

1.
tvrtka, odnosno naziv ili znak proizvođača

2.
serijski broj i godina proizvod­­nje

3.
tvornička oznaka tipa uređaja.

Članak
29.

Opis uređaja, natpisi i oznake za identifikaciju
te obvezna tehnička dokumentacija za uređaj sadržani su u popratnom dokumentu.

V. ZAVRŠNE
ODREDBE

Članak 30.

Danom
stupa­­nja na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o metrološkim
uvjetima za radne etalone – uređaje kojima se ispituju brojila električne
energije (»Sl. list SFRJ« br. 54/89 i NN br. 53/91).

Članak
31.

Ovaj
pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-04/42
Urbroj: 558-03/2-02-1
Zagreb, 8. srp­­nja 2002.

Ravnate­­lj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjerite­­ljstvo
**dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing.,** v. r.

Pravilnik, NN 85/2002-1397