## Pravilnik o uvjetima za potvrđene mjeriteljske laboratorije za ovjeravanje brojila električne energije i načinu njihovog rada

### NN 11/2003 (22.1.2003.), Pravilnik o uvjetima za potvrđene mjeriteljske laboratorije za ovjeravanje brojila električne energije i načinu njihovog rada

# DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

150

Na teme­­lju
članka 14. Zakona o mjerite­­ljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 11/94),
ravnate­­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­­ljstvo donosi

## PRAVILNIK

### O UVJETIMA ZA POTVRĐENE MJERITELJSKE LABORATORIJE ZA OVJERAVANJE BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE I NAČINU NJIHOVOG RADA

I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti kojima moraju
udovo­­ljavati potvrđeni mjerite­­ljski laboratoriji (u da­­lj­­njemu tekstu:
laboratoriji) za ovjerava­­nje brojila električne energije (u da­­lj­­njemu
tekstu: brojila).

Članak 2.

Laboratorij može biti pravna osoba, fizička osoba ili
dio prav­ne osobe.

Laboratorij
servisira i priprema brojila za ovjerava­­nje, a Državni zavod za normizaciju i
mjerite­­ljstvo (u da­­lj­­njemu tekstu: Zavod) ovjerava brojila.

Članak
3.

Priprema
brojila za ovjerava­­nje u smislu ovog pravilnika podrazumijeva: postav­­lja­­nje
brojila na uređaj za ispitiva­­nje brojila, pripremu uređaja za ispitiva­­nje
brojila, ispitiva­­nje brojila, tj. provjeru mjerite­­ljskih značajki brojila
te pisa­­nje izvješća o ispiti­va­­nju brojila.

II.
UVJETI KOJIMA MORA UDOVOLJITI LABORATORIJ

Članak
4.

Laboratorij
mora udovo­­ljiti uvjetima koji se odnose na:

1.
radnike

2.
prostoriju za ispitiva­­nje brojila

3.
opremu za ispitiva­­nje brojila

4.
propisanu dokumentaciju.

Članak
5.

Laboratorij
mora imati vodite­­lja laboratorija i najma­­nje još jednog radnika koji obav­­lja
poslove servisira­­nja i priprema­­nja brojila za ovjerava­­nje.

Članak 6.

Vodite­­lj
laboratorija iz članka 5. ovog pravilnika mora imati VSS tehničkoga ili
prirodoslovno-matematičkoga smjera i najma­­nje 1 godinu radnog iskustva na
poslovima ispitiva­­nja, proizvod­­nje ili servisira­­nja brojila; ili VŠS
tehničkoga smjera i najma­­nje 2 godine radnoga iskustva na poslovima ispitiva­­nja,
proizvod­­nje ili servisira­­nja brojila; ili SSS tehničke struke i najma­­nje
4 godine radnog iskustva na poslovima ispitiva­­nja, proizvod­­nje ili servi­sira­­nja
brojila; ili VKV tehničke struke i najma­­nje 4 godine radnog iskustva na
poslovima ispitiva­­nja, proizvod­­nje ili servisira­­nja brojila.

Drugi
radnik iz članka 5. ovoga pravilnika mora imati najma­­nje KV tehničke struke i
najma­­nje 2 godine radnog iskustva na poslovima ispitiva­­nja, proizvod­­nje
ili servisira­­nja brojila.

Radnici
iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju poznavati propise kojima su utvrđeni
postupci i metode ispitiva­­nja brojila.

Članak
7.

Laboratorij
mora imati prostoriju za ispitiva­­nje brojila koja mora biti odvojena od
prostorija za pripremu.

Prostorija
za ispitiva­­nje brojila mora biti:

1. čista,
suha, izgrađena po važećim tehničkim normama, s propisno izvedenim
instalacijama, i dovo­­ljno prostrana za neometano ovjerava­­nje brojila te
smještaj stola i stolice za službenika Zavoda

2. zaštićena
od izravnog utjecaja sunčevih zraka

3. mora
udovo­­ljavati propisanim uvjetima zaštite na radu

4. zaštićena
od utjecaja vibracija.

U
radnoj prostoriji mora biti smještena samo oprema koja se upotreb­­ljava pri
ispitiva­­nju.

Pod u
radnoj prostoriji mora biti vodoravan, tako da se omogući okomit položaj
indukcijskih brojila koja su za vrijeme pre­gleda postav­­ljena na pokretne
stalke.

Članak 8.

Temperatura okolnog zraka u prostoriji za ispitiva­­nje
brojila mora biti u granicama 23 °C ± 2 °C za vrijeme ispitiva­­nja brojila
razreda točnosti 0,2 S, 0,5 S, 1, 2 i 3 i najma­­nje jedan sat prije početka
ispitiva­­nja, a u granicama 23 °C ± 1 °C za vrijeme ispitiva­­nja brojila
razreda točnosti 0,5 i najma­­nje dva sata prije početka ispitiva­­nja.

Termometar kojim se mjeri temperatura iz stavka 1.
ovog članka mora imati podjelu ­­ljestvice od najma­­nje 0,5 °C.

Članak 9.

Relativna vlažnost zraka u radnoj prostoriji mora
biti u granicama od 40% do 70%, a mjeri se higrometrima s podjelom ­­ljestvice
od najma­­nje 5%.

Članak 10.

Termometri i higrometri moraju biti postav­­ljeni na
zid radne prostorije tako da od zida budu uda­­ljeni 15 cm do 20 cm, na visini
150 cm do 170 cm iznad poda.

Članak 11.

U prostoriji za ispitiva­­nje brojila smiju se obav­­ljati
samo poslovi ispitiva­­nja i ovjerava­­nja mjerila.

Članak 12.

Laboratorij mora imati ovu opremu za ispitiva­­nje
brojila:

1. kontrolne uređaje i mjerila za ispitiva­­nje
brojila

2. kontrolne instrumente

3. stalke za postav­­lja­­nje brojila

4. uređaj za ispitiva­­nje izolacije

5. izvore za napaja­­nje.

Članak 13.

Kontrolni uređaji i mjerila za ispitiva­­nje brojila
moraju omogućiti ispitiva­­nje brojila primjenom mjerne metode:

1. mjere­­njem snage i vremena i/ili

2. usporedbom s kontrolnim (etalonskim) brojilom.

Članak 14.

Kontrolni uređaji i mjerila za ispitiva­­nje brojila
iz članka 12. točka 1. ovoga pravilnika moraju biti ovjereni, a kontrolni
instrumenti iz točke 2. istoga članka moraju biti umjereni.

Članak 15.

Stalci za postav­­lja­­nje brojila moraju omogućiti
postav­­lja­­nje brojila u okomit položaj.

Članak 16.

Pri najnižem naponskom mjernom području uređaja za
ispi­tiva­­nje brojila i pri najvećem broju brojila koja se mogu postaviti na
stalak, pad napona u naponskim krugovima stalka na koji se postav­­ljaju
brojila ne smije premašiti vrijednosti:

1. 0,1% nazivne vrijednosti napona brojila – kad su
na stalku postav­­ljena brojila radne električne energije razreda točnosti 2 i
brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3

2. 0,015 V nazivne vrijednosti napona brojila – kad
su na stalku postav­­ljena brojila radne električne energije razreda toč­nosti
0,2S; 0,5S; 05 i 1.

Članak 17.

Magnetska indukcija stranog podrijetla na bilo kojem
mjernom mjestu na stalku za postav­­lja­­nje brojila ne smije imati vrijednost
veću od 0,05 mT.

Članak 18.

Mjerila vremena koja se upotreb­­ljavaju pri pre­gledu
brojila mogu biti mehanički ili elektronički sekundomjeri.

Granice dopuštenih pogrešaka mehaničkih sekundomjera
ne smiju premašiti vrijednost najma­­nje­g podje­­ljka uvećanu za 1/2000 dio
ispitnoga međuvremena.

Za mjere­­nje vremena i broje­­nje okretaja rotora i
izlaznih im­pulsa pri pre­gledu brojila radne električne energije razreda toč­nosti
0,2S; 0,5S; 05 i 1 mogu se upotreb­­ljavati samo elektro­nički sekundomjeri čije
su granice dopuštene relativne pogreške ma­­nje od ±10–4, a mjerno područje brojača
mora pokrivati najma­­nje od 1 do 100 impulsa.

Elektroničkim sekundomjerima mora uprav­­ljati
poseban fotoelektrični sustav koji se mora napajati iz izvora stabiliziranog
napona čija je stabilnost najma­­nje 0,5%.

Članak 19.

Naprave za pokaziva­­nje pogrešaka brojila mogu biti
povezane s posebnim kontrolnim brojilom ili s elektroničkim sekundomjerom.

Naprave za pokaziva­­nje pogrešaka brojila, pri pre­gledu
brojila svih vrsta i razreda točnosti, ne smiju imati pogrešku veću od ±0,01%.

Članak 20.

Laboratoriji u kojima se ovjerava­­nje brojila obav­­lja
primjenom mjerne metode mjere­­nja snage i vremena moraju za povremenu kontrolu
ampermetara, voltmetara i frekvencmetara ugrađenih u kontrolne uređaje imati
kontrolni instrument za provjeru ­­njihove točnosti.

Članak 21.

Uređaji za ispitiva­­nje izolacije brojila moraju
imati moguć­nost re­gulacije napona te odgovarajuću zaštitu i signalizaciju.

Članak 22.

Uređaj za ispitiva­­nje izolacije brojila mora imati
snagu najma­­nje 500 VA, a naponsko područje 2000 V pri sinusnom obliku napona.
Postav­­lja­­nje napona mora biti neprekidno od 0 V do 2000 V, pri čemu se
napon mjeri voltmetrom razreda točnosti najma­­nje 1,5.

Članak 23.

Kao izvori napaja­­nja uređaja za ispitiva­­nje
brojila mogu se upotreb­­ljavati:

1. grupa motor-generator s elektroničkom
stabilizacijom ili

2. distribucijska električna mreža s elektroničkom
stabilizacijom napona.

Članak 24.

Pri promjeni mrežnog napona ± 10% i frekvencije za ±
1% od nazivnih vrijednosti, izvori za napaja­­nje uređaja za ispitiva­­nje
brojila moraju osigurati referencijske uvjete rada uređaja za ispitiva­­nje
brojila u pogledu napona, frekvencije, oblika valova napona i struje, i ne
smije utjecati na ukupnu pogrešku uređaja za ispitiva­­nje brojila. Vrijeme re­gulacije
napona ne smije biti duže od 0,5 s.

Članak 25.

Snaga izvora napaja­­nja po jednom uređaju za
ispitiva­­nje brojila mora iznositi najma­­nje 0,75 kVA pri faktoru snage od
0,3 do 0,7.

Članak 26.

Pri promjeni optereće­­nja izvora napaja­­nja od
praznog hoda do 75% nazivnog optereće­­nja, promjena stabiliziranog napona ne
smije iznositi više od ± 0,1% odnosno ± 0,05% od nazivnog opse­ga, pri čemu
vrijeme re­gulacije napona ne smije biti duže od 1 s.

Članak 27.

Uređaj za ispitiva­­nje brojila radne električne
energije razreda točnosti 2 po metodi mjere­­nja snage i vremena mora se
napajati iz posebnog izvora napaja­­nja.

Ako se više uređaja za ispitiva­­nje brojila radne
električne energije razreda točnosti 2 i brojila jalove električne energije
razreda točnosti 3 po metodi mjere­­nja snage i vremena napaja iz istog izvora
napaja­­nja sa stabiliziranim naponom, stabilizator napona mora biti izveden
tako da svaki linijski napon pri nesi­metričnom strujnom optereće­­nju od 20%
ostane stabilan u granicama ± 0,1%.

Članak 28.

Laboratorij mora imati ovu dokumentaciju:

1. propise iz područja ovjerava­­nja brojila

2. naputak proizvođača o uporabi opreme za ispitiva­­nje

3. postupke održava­­nja i praće­­nja ispravnosti
opreme za ispitiva­­nje

4. postupke zaprima­­nja zahtjeva za ovjerava­­nje
brojila, izvješća o ispitiva­­nju brojila i dr.

5. tipna odobre­­nja za brojila koji se ovjeravaju u
laboratoriju

6. popis opreme za ispitiva­­nje s tehničkim podacima
i datumima ovjerava­­nja.

Članak 29.

Laboratorij mora biti oprem­­ljen elektroničkim računalom
za vođe­­nje evidencije ovjerava­­nja i pisa­­nje izvješća o ispitiva­­nju
mjerila, s mogućnošću spaja­­nja na internet i poveziva­­nja na bazu podataka
Zavoda.

Članak 30.

Izvješće o ispitiva­­nju brojila mora biti propisanog
sadržaja.

Laboratorij mora čuvati izvješća o ispitiva­­nju na
elektro­ničkome mediju ili u tiskanome obliku najma­­nje godinu dana od isteka
roka va­­ljanosti ovjere.

III.
OBVEZE LABORATORIJA

Članak 31.

Laboratorij tijekom svog rada mora:

1. zadovo­­ljavati uvjete propisane ovim pravilnikom

2. pripremati za ovjerava­­nje brojila koja imaju va­­ljano
tipno odobre­­nje, sukladno odobrenom postupku ispitiva­­nja brojila

3. obavijestiti Zavod o svakoj promjeni koja bi mogla
utjecati na osposob­­ljenost laboratorija da zadovo­­lji uvjete propisane ovim
pravilnikom

4.
omogućivati radnicima laboratorija sudjelova­­nje u svim oblicima stručnog
usavršava­­nja koje organizira Zavod;

5.
omogućivati radnicima laboratorija sudjelova­­nje u radu tijela Zavoda

6.
sudjelovati u međulaboratorijskim usporedbama na zah­tjev Zavoda

7.
pridržavati se visine i načina plaća­­nja troškova ovjerava­­nja brojila koje
je propisao ravnate­­lj Zavoda.

IV.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak
32.

Laboratoriju
koji zadovo­­lji uvjete propisane ovim pravilnikom izdaje se rješe­­nje koje
vrijedi 3 (tri) godine.

Članak
33.

Danom
stupa­­nja na snagu ovoga pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o uvjetima
kojima moraju udovo­­ljiti potvrđeni mjerite­­ljski laboratorij za ovjerava­­nje
brojila električne energije i načinu ­­njihova rada (»Narodne novine« br.
35/01).

Članak
34.

U
laboratorijima ovlaštenima prije stupa­­nja na snagu ovoga pravilnika, mogu se
ovjeravati brojila električne energije do 31. prosinca 2003. godine.

Članak
35.

Ovaj
pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa:
011-02/03-07/2
Urbroj: 558-03/6-03-1
Zagreb, 13. siječ­­nja 2003.

Ravnate­­lj
Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­­ljstvo
**dr****.
sc****. Jakša Topić, dipl. ing.,** v. r.

Pravilnik, NN 11/2003-150