## Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba i servisa, o postupku ispitivanja i ovjeravanja i o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za brojila električne energije

### NN 149/2004 (26.10.2004.), Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba i servisa, o postupku ispitivanja i ovjeravanja i o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za brojila električne energije

# DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2599

Na temelju članka 8. stavak 5., članka 16.
stavak 3., članka 21. stavak 5., članka 41. stavak 4. i članka 46. stavak 2.
Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 163/03. i 194/03.), ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

## PRAVILNIK

### O UVJETIMA OVLAŠĆIVANJA PRAVNIH OSOBA I SERVISA, O POSTUPKU ISPITIVANJA I OVJERAVANJA I O TEHNIČKIM I MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju tehnički i
mjeriteljski zahtje­vi za ovlašćivanje servisa za pripremu za ovjeravanje
brojila električne energije (u daljnjem tekstu: brojila) i propisuju se uvjeti
koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za ovjeravanje ovih mjerila.

Ovim se pravilnikom propisuju tehnički i
mjeriteljski zahtjevi za brojila, postupak ispitivanja, ovjeravanja i
označivanja brojila, te sadržaj ispitnog izvješća i druge dokumentacije.

Članak 2.

Ovlaštena pravna osoba (u daljnjem tekstu:
pravna osoba) u smislu ovoga pravilnika može ovjeravati brojila, ispitivati
usklađenost brojila s propisima i voditi evidenciju ovjerenih brojila.

Članak 3.

Ovlašteni servis (u daljnjem tekstu: servis)
pregledava, servisira i ispituje brojila radi pripreme za ovjeravanje, a Državni
zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) ovjerava
brojila.

Članak 4.

Priprema brojila za ovjeravanje, u smislu ovoga
pravilnika, podrazumijeva pregled i po potrebi popravak brojila, pripremu
brojila, postavljanje brojila na uređaj za ispitivanje, pripremu uređaja za
ispitivanje brojila, ispitivanje brojila, tj. provjeru mjeriteljskih značajka
brojila te pisanje izvješća o ispitivanju brojila.

II. TEHNIČKI I MJERITELJSKI ZAHTJEVI KOJE MORA
ISPUNITI PRAVNA OSOBA ILI SERVIS

Članak 5.

Pravna osoba ili servis mora ispunjavati
zahtjeve propisane zakonom i zahtjeve koji se odnose na:

1. opremu za ispitivanje brojila

2. prostorije za ispitivanje brojila

3. radnike

4. propisanu dokumentaciju.

Članak 6.

Potrebna oprema za ispitivanje brojila je:

1. uređaj za ispitivanje brojila (s etalonskim
vatmetrima i/ili etalonskim brojilima)

2. mjerilo vremena

3. kontrolni instrumenti (ampermetri, voltmetri,
frekvencmetri i sl.)

4. stalci za postavljanje brojila

5. uređaj za ispitivanje izolacijskih svojstava

6. izvor napajanja.

Uređaji za ispitivanje brojila, mjerila vremena
i kontrolni instrumenti moraju biti ovjereni ili umjereni.

Članak 7.

Pravna osoba odnosno servis treba biti opremljen
s elektroničkim računalom (PC) s mogućnošću spajanja na Internet i povezivanja
na bazu podataka Zavoda.

Članak 8.

Pravna osoba odnosno servis mora imati
prostoriju za ispitivanje brojila koja mora biti odvojena od prostorija za
pripremu.

Prostorija za ispitivanje mora:

1. biti čista, suha i dovoljno prostrana za neometano
ispitivanje brojila

2. biti dovoljno prostrana za smještaj potrebne
opreme

3. biti zaštićena od izravna sunčeva utjecaja

4. imati police, kolica odnosno panele za
smještaj brojila koja se ispituju

5. imati dnevnu i odgovarajuću opću i posebnu
električnu rasvjetu

6. imati mogućnost održavanja uvjeta temperature
okolice u granicama 23 °C ± 1°C (za ispitivanja brojila razreda točnosti 0,5)
odnosno 23 °C ± 2°C (za ispitivanja brojila razreda točnosti 0,2 S, 0,5 S, 1, 2
i 3) te relativne vlažnosti zraka u granicama 60% ± 15%

7. imati antistatički i vodoravan pod

8. imati tako izvedena ulazna vrata da je
omogućena kontrola ulaska u tu prostoriju.

U prostoriji za ispitivanje i u njezinoj okolici
ne smije biti izvora potresa i vibracija koji bi mogli utjecati na točnost
mjerenja.

Članak 9.

Termometri i higrometri moraju biti postavljeni
na zid prostorije za ispitivanje brojila tako da od zida budu udaljeni 15 cm do
20 cm, na visini 150 cm do 170 cm iznad poda.

Najmanja podjela termometra mora biti 0,5 °C, a
higrometra 5%.

Termometri i higrometri koji se rabe za mjerenje
uvjeta okoliša u prostoriji za ispitivanje brojila moraju biti ovjereni ili
umjereni.

Članak 10.

Pravna osoba mora imati najmanje dva ovlaštena
mjeritelja koji obavljaju poslove ispitivanja i ovjeravanja brojila.

Najmanje jedan od radnika iz stavka 1. ovoga
članka mora imati VSS tehničkog smjera i najmanje 1 godinu radnog iskustva na
poslovima ispitivanja, proizvodnje ili servisiranja brojila, a preostali
radnici moraju imati najmanje SSS tehničkog smjera i 2 godine radnog iskustva
na poslovima ispitivanja, proizvodnje ili servisiranja brojila, ili najmanje KV
tehničke struke i najmanje 4 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja,
proizvodnje ili servisiranja brojila.

Radnici iz stavka 1. ovoga članka moraju
poznavati propise kojima su opisani postupci i metode ispitivanja brojila, te
imati uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Ako radnik iz stavka 1. ovoga članka nema
položen stručni ispit iz stavka 3. ovoga članka, ispit mora položiti u roku
godine dana od dana donošenja rješenja.

Članak 11.

Servis mora imati najmanje dva radnika koji
obavljaju poslove pripreme brojila za ovjeravanje.

Radnici iz stavka 1. ovoga članka moraju imati
najmanje SSS tehničkog smjera i 3 godine radnog iskustva na poslovima
ispitivanja, proizvodnje ili servisiranja brojila, ili najmanje KV tehničke
struke i najmanje 4 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja,
proizvodnje ili servisiranja brojila te moraju poznavati propise o postupcima i
metodama ispitivanja brojila.

Članak 12.

Pravna osoba ili servis mora imati ovu
dokumentaciju:

1. preslik registracijskog akta (za pravnu
osobu)

2. preslik rješenja o obrtu i preslik obrtnice
(za fizičke osobe)

3. preslik radnih knjižica zaposlenih osoba (za
pravne osobe i servis)

4. propise iz područja ispitivanja i ovjeravanja
brojila

5. naputak proizvođača o upotrebi opreme za
ispitivanje

6. naputak o održavanju i praćenju ispravnosti
opreme za ispitivanje

7. obrasce zahtjeva za ovjeravanje brojila,
izvješća o ispitivanju brojila i dr.

8. preslike rješenja o odobrenju tipa za brojila
koja se u servisu ovjeravaju

9. popis opreme za ispitivanje s tehničkim
podacima i podacima o ovjeravanju i/ili umjeravanja i ovjernicama i/ili
potvrdama o umjeravanju.

Članak 13.

Pravna osoba ili servis tijekom svog rada može:

1. ovjeravati brojila koja imaju valjano
rješenje o odobrenju tipa brojila, u skladu s odobrenim postupkom ispitivanja
brojila (za pravne osobe)

2. pripremati za ovjeravanje brojila koja imaju
valjano rješenje o odobrenju tipa brojila, u skladu s odobrenim postupkom
ispitivanja brojila (za servise)

3. obavijestiti Zavod o svakoj promjeni koja bi
mogla utjecati na osposobljenost u ispunjavanju uvjeta propisanih ovim pravil­nikom
te upotrebljavati samo opremu za ispitivanje brojila s valjanom ovjernicom ili
potvrdom o umjeravanju

4. najmanje dva puta godišnje obavještavati
Zavod o obav­ljenim ispitivanjima odnosno ovjeravanjima brojila

5. najmanje jednom godišnje obavještavati Zavod
o obav­ljenim ovjeravanjima odnosno umjeravanjima svojih etalona

6. najmanje jednom godišnje sudjelovati u
usporedbenim ispitivanjima na zahtjev Zavoda.

Članak 14.

Tehnički i mjeriteljski zahtjevi, postupci
ispitivanja i ovjeravanja brojila, te način označivanja brojila pripremljenih
za ovjeravanje, sadržaj ispitnog izvješća i druge potrebne dokumentacije nalaze
se u prilogu 1. ovog pravilnika i njegov su sastavni dio.

Metode ispitivanja pogreške mjerenja brojila
nalaze se u prilogu broj 2., zahtjevi koje mora zadovoljavati oprema za
ispitivanje brojila nalaze se u prilogu broj 3., prikaz zahtjeva za ovjeravanje
je u prilogu broj 4. i prikaz izvješća o ispitivanju je u prilogu broj 5. ovoga
pravilnika.

Pravna osoba ili servis mora čuvati izvješća o
ispitivanju na elektroničkom mediju ili u tiskanom obliku najmanje godinu nakon
isteka valjanosti ovjere.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Pravnoj osobi koja
ispunjava uvjete propisane ovim pravilnikom izdaje se rješenje o ovlaštenju
koje važi 3 (tri) godine od dana njegove pravomoćnosti.

Članak 16.

Servisu koji ispunjava
uvjete propisane ovim pravilnikom izdaje se rješenje koje važi 3 (tri) godine
od dana njegove pravomoćnosti.

Članak
17.

Danom stupanja na snagu
ovoga pravilnika prestaju važiti:

1. Pravilnik o uvjetima
za potvrđene mjeriteljske laboratorije za ovjeravanje brojila električne
energije i načinu njihovog rada (»Narodne novine« br. 11/03)

2. Pravilnik o
mjeriteljskim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije
razreda točnosti 1 i 2 (»Narodne novine« br. 42/95)

3. Pravilnik o
mjeriteljskim zahtjevima za statička brojila aktivne električne energije
razreda točnosti 0,2 S i 0,5 S (»Narod­ne novine« br. 55/02)

4. Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za
indukcijska brojila za električnu energiju (»Narodne novine« br. 55/02)

5. Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za radne
etalone – uređaje kojima se ispituju brojila električne energije (»Narodne
novine« br. 85/02)

6. Naputak za ispitivanje statističkom metodom
neservisiranih brojila (»Narodne novine« br. 44/00).

Članak 18.

Pravne ili fizičke osobe koje su do dana
stupanja na snagu ovoga pravilnika obavljale poslove potvrđenog mjeriteljskog
laboratorija, dužne su ispuniti uvjete propisane ovim pravilnikom u roku od
godine dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 19.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od
dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-07/08
Urbroj: 558-03/2-04-1
Zagreb, 20. rujna 2004.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
**dr****.
sc****. Marijan Andrašec, dipl. ing.,** v. r.

if !supportEmptyParas endif

### PRILOG BR. 1

I. TEHNIČKI I MJERITELJSKI ZAHTJEVI TE POSTUPCI
ISPITIVANJA I OVJERAVANJA BROJILA

1. Definicije

1.1.    Izrazi i nazivi navedeni u ovom pravilniku i u njegovim prilozima
imaju sljedeće značenje:

 1)     *brojilo električne energije* – integracijski uređaj koji
mjeri električnu energiju u vatsatima ili u decimalnim višekratnicima te
jedinice

 2)     *indukcijsko brojilo* – brojilo kod kojeg magnetni tokovi
proizvedeni od struja u namotima nepokretnih elektromagneta, a i sustava za
kočenje, djeluju na inducirane struje u pokretnom dijelu – rotoru, što izaziva
njegovo kretanje, koje je proporcionalno opterećenju

 3)     *statičko brojilo* – brojilo u kojem struja i napon djeluju
na poluvodičke (elektroničke) elemente radi stvaranja učestalosti izlaznog
impulsa razmjerne vatsatima

 4)     *brojilo djelatne energije* – brojilo koje mjeri radnu
električnu energiju u jedinicama za radnu energiju

 5)     *brojilo jalove energije* – brojilo koje mjeri jalovu
električnu energiju u jedinicama za jalovu energiju.

 6)     *transformatorsko brojilo* – brojilo koje je namije­njeno
za priključak na mjerni transformator odnosno na mjerne transformatore.

 7)     *višetarifno brojilo* – brojilo koje u određenim vre­men­skim
razmacima bilježi električnu energiju razli­čitih tarifa

 8)     *brojilo s pokazivačem najviše vrijednosti snage*–
brojilo s dodatnom napravom koja mjeri najveću vri­jed­nost srednje snage u
razdoblju između dvaju uzastopnih očitavanja

 9)     *brojilo
s davačem impulsa* – brojilo s dodatnom napravom koja daje impulse za
odgovarajuću vrijednost mjerene energije, koji služi za daljinsko mjerenje

10)    *tip brojila* – oznaka kojom se označava ista vrsta brojila
što ih je proizveo isti proizvođač, a koja imaju:

          – iste mjeriteljske značajke

          – istu konstrukciju elemenata koji određuju mjeriteljske
značajke

          – isti odnos maksimalne struje prema osnovnoj struji

11)    *dijelovi konstrukcije brojila* – dijelovi brojila od kojih
su najvažniji:

             a)  mjerni sustav –
sklop čije međusobno djelovanje izaziva kod indukcijskih brojila kretanje
pokretnog dijela – rotora, a kod statičkih brojila generira impulse
proporcionalne mjerenoj energiji

                  – broj mjernih sustava (m) – kod jednofaznih
brojila je 1, a trofaznih 2 ili 3

             b)  brojčanik –
uređaj koji služi za registriranje elek­trič­ne energije

             c)  pokaznik –
sklop najčešće u izvedbi s tekućim kristalima (LCD) za pokazivanje mjerenih
vrijednosti i značajka brojila

             d)  kućište brojila
– čine osnovna ploča i poklopac brojila, osnovna ploča je stražnji dio kućišta
brojila koji, u pravilu, služi za njegovo pričvršćivanje, a na nju su pričvršćeni
mjerni sustav, priključnica i poklopac brojila

             e)  poklopac
brojila – prednji dio kućišta brojila koji može biti izrađen od prozirnog
materijala, a ako nije izrađen od prozirnog materijala, može imati jedan
prozorčić ili više prozorčića, tako da je omo­gućeno promatranje brojača i
pokretnog dijela

             f)   priključnica –
služi za vezu vanjskih vodiča s elek­tričnim krugovima brojila, izrađuje se od
izolacijskog materijala

             g)  poklopac
priključnice – dio brojila koji pokriva priključnicu i krajeve vodiča, ili
druge priključne elemente koji stvaraju vezu brojila s vanjskim vodičima

            h)   strujni krug –
u kojem se uspostavlja struja mjerene veličine odnosno struja koja je njoj
razmjerna

            i)    naponski krug
koji je priključen na napon električ­nog kruga mjerene veličine, odnosno na
napon koji je njemu razmjeran.

1.2.      *Mjerne veličine* imaju ova značenja:

                a) jednofazna djelatna energija – vremenski integral
umnoška efektivne vrijednosti napona, struje i faktora snage. Faktor snage kod
sinusnog napona i sinusne struje jest cos φ, gdje je α fazna razlika između
napona i struje

                b) višefazna djelatna energija – algebarski zbroj dje­lat­nih
ener­gija pojedinih faza

                c) jednofazna jalova energija – energija koju mjeri
brojilo djelatne energije, ako kroz njegov strujni krug protječe ista struja, a
naponski krug mu je priključen na napon koji je po veličini jednak stvarnom
naponu, ali je prema njemu pomaknut za 90

                d) višefazna jalova energija – algebarski zbroj
jalovih energija pojedinih faza

                e) izmjerena energija

                  (*W*) – izmjerena energija na etalonskom
brojilu

                  (*W**I*) – izmjerena energija na ispitivanom brojilu

                f) ispitna snaga

                  (*P*) – stalna snaga kojom se tijekom
ispitivanja opterećuje brojilo

                  (*P**I*) – snaga izmjerena ispitnim brojilom

                g) vrijeme ispitivanja

            (*t**N*) – prava vrijednost vremena u sekundama za koje brojilo
treba pri određenom ispitnom optere­ćenju dati određen broj impulsa (N) odnosno
napraviti određeni broj okretaja rotora

            (*t**I*) – vrijeme izmjereno elektroničkim sekundo­mjerom pri istom
ispitnom opterećenju za određeni broj impulsa (N) odnosno određeni broj
okretaja rotora

          h) faktor izobličenja (distorzija) – odnos efektivne
vrijednosti harmoničkog udjela (dobivenog tako da se od nesinusne izmjenične
veličine oduzme njezin osnovni harmonik) i efektivne vrijednosti nesinusne
veličine

          i) konstanta brojila *(c)* – vrijednost određena
odnosom energije zabilježene brojilom, i toj energiji odgovarajućeg broja
impulsa odnosno okretaja rotora

          j) apsolutna pogreška – algebarska razlika između energije
registrirane brojilom i prave vrijednosti energije

          k) relativna pogreška – kvocijent apsolutne pogreške i
prave vrijednosti energije

                l)  postotna
pogreška – vrijednost relativne pogreške pomno­že­na sa 100

                m)utjecajne veličine – veličine koje brojilo ne
mjeri, a utječu na pokazivanje brojila

                n) referencijski uvjeti – vrijednosti utjecajnih
veličina kod kojih brojilo zadovoljava mjeriteljske zahtjeve u pogledu
točnosti.

1.3.      Osnovne veličine prema ovom pravilniku znače:

            a) osnovna struja (Ib): je efektivna vrijednost struje u skladu s kojom su
utvrđene mjerodavne značajke izravno priključenog brojila

            b) nazivna struja (In) je efektivna vrijednost struje u skladu s kojom su utvrđene
mjerodavne značajke brojila priključenog preko mjernog transformatora

            c) najveća struja (Imax) je najveća efektivna vrijednost struje kod koje brojilo u
mjerno-tehničkom pogledu mora zadovoljavati mjeriteljske zahtjeve

            d)  referencijski
napon (Un) – napon prema kojemu su određene mjerodavne značajke
brojila

            e)  referencijska
frekvencija – frekvencija prema kojoj su određene mjerodavne značajke brojila

            f)   referencijska
temperatura – vrijednost temperature okoline za koju je brojilo namijenjeno

            g)  oznaka razreda
točnosti (r.t.) – brojčana oznaka razreda koji daje dopuštene granice postotne
po­greške za sve vrijednosti struje između osnovne i najveće vrijednosti (kod
višefaznih brojila sa sime­tričnim opterećenjem) kad se brojilo ispituje pod
referencijskim uvjetima, uključujući i dopuštena od­stu­panja od referencijskih
uvjeta.

2.
Tehnički i mjeriteljski zahtjevi za brojila

2.1.      Brojila, u
ovisnosti o vrsti, izvedbi i razredu točnosti, moraju, ako drugačije nije
propisano ovim pravilnikom, zadovoljiti zahtjeve navedene u sljedećim normama:

            1)HRN EN
60521:1999 »Izmjenična električna brojila djelatne energije razreda 0,5, 1 i 2«

            2)HRN EN
60687:1999 »Izmjenična statička elek­trič­na brojila djelatne energije (razreda
0,2 S i 0,5 S)«

            3)HRN EN
61036:1999 »Izmjenična statička elek­trič­na brojila djelatne energije (razreda
1 i 2)«

            4)HRN EN 61268:2000
»Izmjenična statička elek­trična brojila jalove energije (razreda 2 i 3)«

            5)EN
60145:1995 »Indukcijska brojila jalove energije razreda točnosti 3«

            6)IEC 60211:
1966 »Pokazivala najveće vrijednosti snage razreda točnosti 1,0«

if !supportLists2.2.
endif      Pogreške mjerenja brojila, ovisno o razredu točnosti i o
opterećenju, ne smiju biti veće od granica dopu­štenih pogrešaka navedenim u
tablicama 1 do 8.

if !supportEmptyParas endif

Tablica 1: Granice postotne pogreške
jednofaznih i trofaznih statičkih brojila djelatne energije razreda točnosti 0,2S
i 0,5S, pri uravnoteženom opterećenju

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrijednost struje | cos *φ* | Granice postotne pogreške  za brojila razreda točnosti | |
| 0,2 S | 0,5 S |
| 0,01 *In* ≤ *I* < 0,05 *In* | 1 | ± 0,4 | ± 1,0 |
| 0,05 *In* ≤ *I* ≤ *Imax* | 1 | ± 0,2 | ± 0,5 |
| 0,02 *In* ≤ I < 0,1 *In* | 0,5 ind.  0,8 kap. | ± 0,5  ± 0,5 | ± 1  ± 1 |
| 0,1 *In* ≤ *I* ≤ *Imax* | 0,5 ind.  0,8 kap. | ± 0,3  ± 0,3 | ± 0,6  ± 0,6 |
| Na posebni zahtjev korisnika: 0,1 *In*≤ *I* ≤ *Imax* | 0,25 ind.  0,5 kap. | ± 0,5  ± 0,5 | ± 1  ± 1 |

*if !supportEmptyParas endif*

Tablica
2: Granice postotne pogreške jednofazno opterećenih trofaznih statičkih brojila djelatne energije razreda
točnosti 0,2S i 0,5S, pri uravnoteženom trofaznom naponu

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrijednost struje | cos *φ* | Granice postotne pogreške  za brojila razreda točnosti | |
| 0,2 S | 0,5 S |
| 0,05 *In* ≤ *I* ≤ *Imax* | 1 | ± 0,3 | ± 0,6 |
| 0,1 *In* ≤ *I* ≤ *Imax* | 0,5 ind. | ± 0,4 | ± 1 |

*if !supportEmptyParas endif*

*if !supportEmptyParas endif*

Tablica
3: Granice postotne pogreške jednofaznih i trofaznih statičkih brojila djelatne
energije razreda točnosti 1 i 2, pri uravnoteženom opterećenju

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrijednost struje | | cos *φ* | Granice postotne pogreške  za brojila razreda točnosti | |
| Za izravno spojena brojila | za transformatorska brojila | 1 | 2 |
| 0,05 *Ib* ≤ *I* < 0,1 *Ib* | 0,02 *In* ≤ *I* < 0,05 *In* | 1 | ± 1,5 | ± 2,5 |
| 0,1 *Ib* ≤ *I* ≤ *Imax* | 0,05 *In* ≤ *I* ≤ *Imax* | 1 | ± 1 | ± 2 |
| 0,1 *Ib* ≤ *I* < 0,2 *Ib* | 0,05 *In* ≤ *I* < 0,1 *In* | 0,5 ind.  0,8 kap. | ± 1,5  ± 1,5 | ± 2,5  - |
| 0,2 *Ib* ≤ *I* ≤ *Imax* | 0,1 *In* ≤ *I* ≤ *Imax* | 0,5 ind.  0,8 kap. | ± 1  ± 1 | ± 2  - |
| Na posebni zahtjev korisnika: | | 0,25 ind.  0,5 kap. | ± 3,5  ± 2,5 | -  - |
| 0,2 *Ib* ≤ *I* ≤ *Ib* | 0,1 *In* ≤ *I* ≤ *In* |

*if !supportEmptyParas endif*

Tablica 4: Granice postotne pogreške jednofazno
opterećenih trofaznih statičkih brojila djelatne
energije razreda točnosti 1 i 2, pri uravnoteženom trofaznom naponu

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrijednost struje | | cos *φ* | Granice postotne pogreške  za brojila razreda točnosti | |
| za izravno spojena brojila | za transformatorska brojila | 1 | 2 |
| 0,1 *Ib* ≤ *I* ≤ *Imax* | 0,05 *In* ≤ *I* ≤ *Imax* | 1 | ± 2 | ± 3 |
| 0,2 *Ib* ≤ *I* ≤ *Imax* | 0,1 *In* ≤ *I* ≤ *Imax* | 0,5 ind. | ± 2 | ± 3 |

*if !supportEmptyParas endif*

Tablica
5: Granice postotne pogreške jednofaznih i trofaznih brojila jalove energije
razreda točnosti 2 i 3, pri uravnoteženom opterećenju

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrijednost struje | | sin *φ*  (ind. ili kap.) | Granice postotne pogreške  za brojila razreda točnosti | |
| za izravno spojena brojila | za transformatorska brojila | 2 | 3 |
| 0,05 *Ib* ≤ *I* < 0,1 *Ib* | 0,02 *In* ≤ *I* < 0,05 *In* | 1 | ± 2,5 | ± 4 |
| 0,1 *Ib* ≤ *I* ≤ *Imax* | 0,05 *In* ≤ *I* ≤ *Imax* | 1 | ± 2 | ± 3 |
| 0,1 *Ib* ≤ *I* < 0,2 *Ib* | 0,05 *In* ≤ *I* < 0,1 *In* | 0,5 | ± 2,5 | ± 4 |
| 0,2 *Ib* ≤ *I* ≤ *Imax* | 0,1 *In* ≤ *I* ≤ *Imax* | 0,5 | ± 2 | ± 3 |
| Na posebni zahtjev korisnika: | | 0,25 | ± 2,5 | ± 4 |
| 0,2 *Ib* ≤ *I* ≤ *Imax* | 0,1 *In* ≤ *I* ≤ *In* |

*if !supportEmptyParas endif*

Tablica
6: Granice postotne pogreške jednofazno opterećenih trofaznih statičkih brojila jalove energije razreda
točnosti 2 i 3, pri uravnoteženom trofaznom naponu

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrijednost struje | | sin *φ*  (ind. ili kap.) | Granice postotne pogreške  za brojila razreda točnosti | |
| za izravno spojena brojila | za transformatorska brojila | 2 | 3 |
| 0,1 *Ib* ≤ *I* ≤ *Imax* | 0,05 *In* ≤ *I* ≤ *Imax* | 1 | ± 3 | ± 4 |
| 0,2 *Ib* ≤ *I* ≤ *Imax* | 0,1 *In* ≤ *I* ≤ *Imax* | 0,5 | ± 3 | ± 4 |

*if !supportEmptyParas endif*

Tablica
7: Granice postotne pogreške jednofaznih i trofaznih indukcijskih brojila
djelatne energije razreda točnosti 0,5, 1, 2 i jalove energije razreda točnosti
3, pri uravnoteženom opterećenju

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrijednost struje | cos *φ* | Granice postotne pogreške za brojila razreda točnosti | | | sin *φ*  ind/kap | Granice postotne pogreške za brojila razreda točnosti |
| 0,5 | 1 | 2 | 3 |
| 0,05 *Ib* ≤ *I* < 0,1 *Ib* | 1 | ± 1 | ± 1,5 | ± 2,5 | - | - |
| 0,1 *Ib* ≤ *I* < 0,2 *Ib* | - | - | - | - | 1 | ± 4 |
| 0,1 *Ib* ≤ *I* ≤ *Imax* | 1 | ± 0,5 | ± 1 | ± 2 | - | - |
| 0,2 *Ib* ≤ *I* ≤ *Imax* | - | - | - | - | 1 | ± 3 |
| 0,5 *Ib* ≤ *I* ≤ *Imax* | - | - | - | - | 0,5 | ± 3 |
| 0,1 *Ib* ≤ *I* < 0,2 *Ib* | 0,5 ind.  0,8 kap. | ± 1,3  ± 1,3 | ± 1,5  ± 1,5 | ± 2,5  - | - | - |
| 0,2 *Ib* ≤ *I* ≤ *Imax* | 0,5 ind.  0,8 kap. | ± 0,8  ± 0,8 | ± 1  ± 1 | ± 2  - | - | - |

*if !supportEmptyParas endif*

Tablica
8: Granice postotne pogreške jednofazno opterećenih trofaznih indukcijskih brojila djelatne energije razreda
točnosti 0,5, 1, 2 i jalove električne energije razreda točnosti 3, pri
uravnoteženom trofaznom naponu

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrijednost struje | cos *φ* | Granice postotne pogreške za brojila razreda točnosti | | | sin *φ*  ind/kap | Granice postotne pogreške za brojila razreda točnosti |
| 0,5 | 1 | 2 | 3 |
| 0,2 *Ib* ≤ *I* ≤ *Ib* | 1 | ± 1,5 | ± 2 | ± 3 | 1 | ± 4 |
| 0,5 *Ib* | 0,5 ind. | ± 1,5 | ± 2 | - | - | - |
| *Ib* | 0,5 ind. | ± 1,5 | ± 2 | ± 3 | - | - |
| *Ib*< *I* ≤ *Imax* | 1 | - | - | ± 4 | - | - |
| *Ib* | - | - | - | - | 0,5 | ± 4 |

*if !supportEmptyParas endif*

if !supportEmptyParas endif

3. Postupak ispitivanja i ovjeravanja brojila

3.1.    Zahtjev za
ispitivanje i ovjeravanje (u daljnjemu tekstu: zahtjev) brojila podnosi
ovlašteni servis, uvoznik ili vlasnik brojila (u daljnjemu tekstu: podnositelj
zahtjeva).

3.2.    Prikaz zahtjeva
za ovjeravanje nalazi se u prilogu broj 4 i on mora sadržavati:

          a) naziv i
adresu podnositelja zahtjeva

          b) naziv i
sjedište ovlaštenog servisa (u daljnjemu tekstu: servis)

          c) predloženi
datum ovjeravanja.

3.3.    Ako podnositelj
zahtjeva vodi evidenciju ovjeravanja brojila u elektroničkom obliku, uz odgovarajuću
programsku podršku, tada zahtjev može podnijeti u obliku ispisa iz te
programske podrške, ako oblikom i sadržajem odgovaru prilogu broj 4.

3.4.    U zahtjevu mora
biti za pojedinu vrstu brojila navedeno:

          a) redni broj
upisa

          b) oznaka
vrste mjerila (kod mjerila)

          c) vrsta
brojila

          d) količine
pojedine vrste mjerila.

3.5.    U skladu s ovim
propisom ovjeravati se mogu samo brojila koja imaju valjano tipno odobrenje.

4. Pristupanje ispitivanju i ovjeravanju brojila

4.1.      Ovlašteni
mjeritelj (u daljnjemu tekstu: mjeritelj) smije pristupiti ispitivanju brojila
ako utvrdi:

            a) da je pravna osoba odnosno servis opremljen s opremom
odgovarajućom za vrstu i razred točnosti ispitivanih brojila

            b) da su etaloni umjereni, a mjerna oprema koja se
upotrebljava tijekom ovjeravanja ovjerena ili umjerena

            c) da se etaloni i mjerna oprema upotrebljavaju na način
koji osigurava referencijske vrijednosti utjecajnih i ostalih veličina u
propisanim granicama

            d) da etalonima i mjernom opremom tijekom ispitivanja
rukuju radnici koji se nalaze na popisu u privitku rješenja o ovlaštenju i da
pri tome primjenjuju upute za uporabu izdane od proizvođača opreme

            e) da su temperatura i relativna vlažnost zraka u
prostoriji za ispitivanje u propisanim granicama

            f) da na brojilima koja su podnesena na ovjeravanje nema
mehaničkih oštećenja, oštećenja od korozije ili električnih oštećenja (napuklo
ili razbijeno staklo, oštećeno kućište ili priključnica ili sl.).

4.2.      Ako se prilikom ispitivanja utvrde odstupanja od za­h­tjeva
navedenih u točki 4.1 koja se mogu otkloniti, mjeritelj će zatražiti njihovo
otklanjanje i nastaviti s ovjeravanjem nakon što se ti nedostaci otklone.

4.3.      Ako utvrđena odstupanja od zahtjeva iz točke 4.1 nisu
otklonjena tijekom vremena predviđenog za ovjeravanje ili se ti nedostaci ne
mogu otkloniti, cijela se količina brojila podnesenih na ovjeravanje smatra
neispravnom i podnositelj zahtjeva mora, za njihovo ovjeravanje, podnijeti novi
zahtjev.

4.4.      Naponi i
struje kod trofaznih brojila, pri redoslijedu faza koji je naznačen u shemi
spajanja, moraju biti uravnoteženi, a odstupanja ne smiju biti veća od
vrijednosti navedenih u tablici 9.

if !supportEmptyParas endif

Tablica 9: Ravnoteža napona i struje

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Višefazna brojila | Statička brojila razreda točnosti | | Indukcijska brojila razreda točnosti | |
| 0,2S i 0,5S | 1, 2, 21) i 31) | 0,5 | 1, 2 i 31) |
| Napon između faze i nule ili između bilo koje dvije faze ne smije odstupati od odgovarajućeg srednjeg napona više od | ± 1 % | ± 1 % | ± 0,5 % | ± 1 % |
| Struja ne smije odstupati od odgovarajuće srednje struje više od | ± 1 % | ± 2 % | ± 1 % | ± 2 % |
| Fazni pomak struje prema odgovarajućem faznom naponu ne smije pri bilo kojem faktoru snage odstupati više od | ± 2° | ± 2° | ± 2° | ± 2° |
| 1)Brojila jalove električne energije | | | | |

if !supportEmptyParas endif

4.5    Utjecajne veličine prije početka i tijekom
ovjeravanja moraju imati referencijske vrijednosti čija odstupanja nisu veća od
vrijednosti navedenih u tablicima 10 i 11.

Tablica 10: Referencijski uvjeti za
statička brojila

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utjecajna  veličina | Referencijska  vrijednost | Dopuštena odstupa­nja od referencijskih vrijednosti za statička brojila razreda točnosti | | | | | |
| 0,2S | 0,5S | 1 | 2 | 21) i 31) | |
| Okolna temperatura 2) | 23 °C | ± 2 °C | ± 2 °C | ± 2 °C | ± 2 °C | ± 2 °C | |
| Radni položaj | Okomiti radni položaj ili položaj propisan uputom proizvođača | ± 3 ° | ± 3 ° | ± 3 ° | ± 3 ° | ± 3 ° | |
| Napon mjernih i pomoćnih krugova | Referencijski napon | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | |
| Oblik vala | Sinusoidalni napon i struja | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % | 1 % | |
| Frekvencija mjernih i pomoćnih krugova | 50 Hz | ± 0,3 % | ± 0,3 % | ± 0,3 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | |
| Magnetska indukcija stranog podrijetla | 0 | 0,05 mT | | | | | |
| Relativna vlažnost zraka 2) | 60 % | ± 15 % | | | | | |
| 1) Brojila jelove energije  2) Tijekom ispitivanja i najmanje 2 sata prije početka ispitivanja | | | | | | |  |
if !supportMisalignedColumns|  |  |  |  |  |  |  |  |
endif

*if !supportEmptyParas endif*

Tablica 11: Referencijski uvjeti za
indukcijska brojila

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utjecajna  veličina | Referencijska  vrijednost | Dopuštena odstupa­nja od referencijskih vrijednosti za indukcijska brojila razreda točnosti | | | | |
| 0,5 | 1 | 2 | 3 1) | |
| Okolna temperatura 2) | 23° C | ± 1° C | ± 2° C | ± 2° C | ± 2° C | |
| Radni položaj | Okomiti radni položaj | ± 0,5° | ± 0,5° | ± 0,5° | ± 0,5° | |
| Napon mjernih i pomoćnih krugova | Referencijski napon | ± 0,5 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | |
| Oblik vala | Sinusoidalni napon i struja | 2 % | 2 % | 3 % | 5 % | |
| Frekvencija mjernih i pomoćnih krugova | 50 Hz | ± 0,2 % | ± 0,3 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | |
| Magnetska indukcija stranog podrijetla | 0 | 0,05 mT | | | | |
| Relativna vlažnost zraka 2) | 60 % | ± 15 % | | | | |
| 1) Brojila jalove energije  2) Tijekom ispitivanja i najmanje 2 sata prije početka ispitivanja | | | | | |  |
if !supportMisalignedColumns|  |  |  |  |  |  |  |
endif

if !supportEmptyParas endif

5. Ispitivanje i ovjeravanje novoproizvedenih i
servisiranih brojila

5.1.    Metode
ispitivanja

5.1.1. Ispitivanja
novoproizvedenih i servisiranih brojila tijekom ovjeravanja obavljaju se prema
metodama navedenima u normama:

          1. HRN EN
60514:1997 »Pregled za prihvaćanje brojila djelatne električne energije
izmjenične struje razreda točnosti 2«

          2. HRN IEC
1358:1997 »Pregled za prihvaćanje statičkih brojila djelatne električne
energije izmje­nič­ne struje s izravnim priključkom na mrežu (razreda točnosti
1 i 2)«.

5.1.2. Pri ispitivanju
servisiranih brojila statističkom metodom, za odabir uzoraka primjenjuje se
norma HRN 2859-1:1997 »Postupci uzorkovanja za pregled prema atributima« uz
AQL= 2,5.

5.2.    Ovjeravanje
brojila se sastoji od sljedećih ispitivanja i postupaka:

          a) vizualni pregled

          b) ispitivanje izolacije

          c) priprema brojila za ispitivanje mjeriteljskih zna­čajki

          – priprema brojila za ispitivanje

          – prethodno zagrijavanje

          d) ispitivanje praznog hoda

          e) ispitivanje početka mjerenja (ispitivanje polaska
brojila)

          f) ispitivanje pogreške mjerenja u ovisnosti o struji
opterećenja

          g) ispitivanje brojčanika i dodatnih uređaja

          h) izrada izvješća o ispitivanju

          i) označivanja brojila.

5.3.    Vizualni pregled

5.3.1. Vizualnim se
pregledom utvrđuje odgovara li brojilo pro­pisanim zahtjevima i odredbama iz
tipnog odobrenja, je li sastavljeno na ispravan način te je li upotrebljivo.

5.3.2. S ispitivanjem
brojila nastavit će se samo ako se utvrdi da su zadovoljeni uvjeti iz točke
5.3.1, a posebno:

          a) da se na
brojilu nalaze svi propisani podaci i da su čitljivi

          b) da je
pločica brojčanika pravilno postavljena i da nije deformirana

          c) da su sve
oznake digitalnog pokaznika jasno vid­ljive, a kod brojila s brojčanikom da se
njegovi pojedini dijelovi zaustavljaju u takvom položaju da je moguće lako i
točno očitavanje stanja

          d) da nema
oštećenja kućišta i da nema mjestimičnog oštećenja boje

          e) da je ispravna
priključnica

          f) da je
poklopac brojila ispravan i da je ispravno staklo na poklopcu (bez napuknuća)

          g) da su svi
dijelovi brojila (poklopac, kućište, pri­ključ­nica, osnovna ploča i poklopac
priključnice) ispravno sastavljeni i da međusobno dobro naliježu

          h) da su vijci
na koje se stavljaju ovjerni žigovi isprav­ni

          i) da u
unutrašnjosti brojila nema stranih predmeta ili prašine

          j) da je
stanje antikorozivne zaštite zadovoljavajuće

          k) da je na
brojilu prikazana shema spajanja ili oznaka te sheme.

5.3.3. Da bi se utvrdilo
da su brojila ispravno sastavljena, potrebno je slučajnim odabirom izabrati 1 %
od ukupne količine brojila (odnosno najmanje dva brojila) i detaljno ih
pregledati.

5.3.4. Ako se na izabranim uzorcima utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti navedeni
u točki 5.3.2, cijela se količina brojila podnesenih na ovjeravanje smatra neis­pravnom
i podnositelj zahtjeva mora, za njihovo ovjeravanje, podnijeti novi zahtjev.

5.4.    Ispitivanje izolacijskih svojstava

5.4.1. Ispitivanje izolacijskih svojstava brojila obavlja se tije­kom
pripreme brojila za ovjeravanje na potpuno sastavljenom brojilu.

5.4.2. Pri ispitiva­nju izolacijskih svojstava brojila, moraju biti
ispunjeni ovi radni uvjeti:

          a)      okolna
temperatura mora iznositi od 15 °C do 25 °C

          b)     relativna
vlažnost zraka mora biti od 45 % do 75 %

          c)      atmosferski
tlak mora biti od 860 hPa do 1060 hPa (860 mbar do 1060 mbar).

5.4.3. Izolacijski materijal brojila mora izdržati dielektrično ispitiva­nje
sinusnim naponom frekvencije 50 Hz, u traja­nju jedne minute, a efektivne
vrijednosti ispitnog napona u ovisnosti o stupnju zaštite navedene su u tablici
12.

5.4.4. Pri ispitiva­nju izolacijskih svojstava brojila s kućiš­tem od
izolacijskog materijala moraju biti zadovo­ljeni ovi zahtjevi:

          a)      brojilo mora
biti obavijeno metalnom folijom ili postav­ljeno na ravnu metalnu ploču s kojom
su spojeni svi metalni dijelovi kućišta, pristupačni na zatvorenom brojilu

          b)     strujni i naponski krugovi te nosač mjernih
sustava moraju biti međusobno spojeni, ispitni napon mora biti prik­ljučen
između steza­ljki i metalne folije, odnosno metalne ploče, a razmak između
stezaljki i metalne folije, odnosno metalne ploče smije iznositi najviše 2 cm.

if !supportEmptyParas endif

Tablica
12: Efektivne vrijednosti ispitnog napona pri
ispiti­va­nju izolacijskih svojstava

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stupanj zaštite | Ispitni napon | Točke primjene ispitnog napona |
| if !supportEmptyParas endif  I | if !supportEmptyParas endif  2kV | Između svih strujnih i naponskih krugova i svih pomoćnih krugova s referencijskim naponom preko 40 V, spojenih zajedno i uzemljenja s druge strane |
| if !supportEmptyParas endif  2kV | Između krugova koji nisu spojeni zajedno u normalnom radu |
| if !supportEmptyParas endif  II | if !supportEmptyParas endif  4kV | Između svih strujnih i naponskih krugova i svih pomoćnih krugova s referencijskim naponom preko 40 V, spojenih zajedno i uzemljenja s druge strane |
| if !supportEmptyParas endif  2kV | Između krugova koji nisu spojeni zajedno u normalnom radu |

if !supportEmptyParas endif

5.4.5.     Izolacijska
svojstva materijala između vijka prik­ljučnice i ­njezinog poklopca ispituje se
prema zahtjevu propisanom u točki 5.4.3, pri čemu vijci moraju biti toliko
odvrnuti da otvor steza­ljka bude slobodan, a poklopac prik­ljučnice pričvršćen
na prik­ljučnicu.

5.4.6.     Ako se
ispitiva­nje dielektrične čvrstoće brojila ponav­lja, brojilo mora izdržati
sinusni napon koji je za 20% ma­nji od napona propisanoga u točki 5.4.3 ovog
priloga.

5.4.7.     Ispitni se
napon tijekom ovog ispitivanja mora ravnomjerno povećavati od 0 do određene
vrijednosti, na njoj zadržati u vremenu od 1 minute i nakon toga smanjivati do
0.

5.4.8.     Izolacija
zadovoljava propisane zahtjeve ako tijekom ispitivanja ne dođe do preskoka ili
proboja izolacije što se utvrđuje na indikatoru ispitnog uređaja.

5.5.        Ispitivanje
mjeriteljskih značajka

5.5.1.     Priprema
brojila za ispitivanje

5.5.1.1.  Za ispitivanje
mjeriteljskih značajka brojila, kućište mora biti zatvoreno i na mjestima na
koja se stavljaju ovjerni žigovi moraju biti postavljene plombe.

5.5.1.2.  Brojila moraju
biti postavljena na stalke za ispitivanje u okomitom položaju odnosno u od
proizvođača propisanom položaju, a odstupanje od okomitog položaja mora biti u
dopuštenim granicama.

5.5.1.3.  Brojila moraju
biti spojena prema odgovarajućoj shemi.

5.5.1.4.  Trofazna
brojila ispituju se pri redoslijedu faza naznačenom u shemi spoja. Sustavi
napona i struja moraju biti simetrični. Odstupanja napona, struja odnosno
faznog kuta moraju biti u propisanim granicama navedenim u točki 4.4.

5.5.1.5.  Utjecajne
veličine (temperatura okolice, napon, frek­vencija, valni oblik i magnetska
indukcija) na mjestu ispi­tivanja moraju biti u propisanim granicama navedenim
u točki 4.5.

5.5.1.6.  Ovisno o vrsti
ispitivanja u zahvatu s rotorom brojila može biti samo dopušteni broj kotura
brojčanika.

5.5.1.7.  Da bi se
brojila toplinski stabilizirala (da se spriječi orošavanje) moraju biti
najmanje 6 sati u prostoriji u kojoj je temperatura 23 °C ± 5 °C.

5.5.1.8.  Za vrijeme
ispitivanja brojila ne smiju biti izložena potresima.

5.5.2.     Prethodno
zagrijavanje

5.5.2.1.  Prije
ispitivanja mjeriteljskih značajka, naponski krugovi brojila i mjerne opreme na
kojoj se obavlja ispitivanje (vatmetri, kontrolna brojila, voltmetri,
ampermetri itd.) moraju dovoljno dugo biti priključeni na referencijski napon
da bi se temperaturno stabilizirali. Ako su zbog prekida ispitivanja naponski
krugovi bili isključeni dulje od 15 min, tada se prethodno ispitivanje mora
ponoviti.

5.5.2.2.  Vrijeme
zagrijavanja prije početka ispitivanja za pojedine vrste i razrede točnosti
brojila prikazano je u tablici 13. Navedeno vrijeme može biti i duže ako je to
propisano uputom proizvođača.

Tablica 13:
Vrijeme zagrijavanja brojila prije početka ispitivanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta brojila | Statička brojila | | Indukcijska brojila | | |
| Razred točnosti | 0,2S | 0,5S, 1 i 2 | 0,5 | 1 | > 1 |
| Vrijeme zagrijavanja (sati) | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |

5.5.2.3.  Indukcijska
brojila razreda točnosti 2 i 3 mogu se prethodno zagrijati tako što se,
najmanje 20 minuta prije početka ispitivanja, opterete referencijskim naponom i
s 50% najveće struje (*I**max*) pri faktoru snage jednakom jedan.

5.5.3.     Ispitivanje praznog hoda statičkih brojila

5.5.3.1.  Na statičkim brojilima razreda točnosti 0,2S i
0,5S pri­ključe se naponski krugovi, pri otvorenim strujnim kru­govima, na
referencijski napon u trajanju od 15 min.

5.5.3.2.  Na statičkim brojilima djelatne i jalove
energije razreda točnosti 1 i 2 priključe se naponski krugovi, pri otvorenim
strujnim krugovima, na 115% referencijskog napona.

5.5.3.3.  Brojilo zadovoljava uvjet praznog hoda ako
tijekom ispitivanja u trajanju vremena (Dt), navedenog u tablici 14, ne mjeri
protok energije odnosno ne daje više od 1 izlaznog impulsa.

if !supportEmptyParas endif

Tablica 14: Vrijeme trajanja ispitivanja praznog hoda statičkih
brojila

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vrsta energije | Razred točnosti | Najmanje vrijeme ispitivanja  u minutama |
| Djelatna energija | 0,2 S i 0,5 S | 900 x 106/(*C x m x Un x Imax*) |
| 1 | 600 x 106/(*C x m x Un x Imax*) |
| 2 | 480 x 106/(*C x m x Un x Imax*) |
| Jalova energija | 2 | 480 x 106/(*C x m x Un x Imax*) |
| 3 | 300 x 106/(*C x m x Un x Imax*) |

if !supportEmptyParas endif

Gdje
je

*C*   konstanta impulsnog davača u imp/kWh ili imp/kvarh

*m*   broj mjernih sustava

*U*referencijski napon u
voltima

*I**n*nazivna struja u amperima

*I**max*najveća struja u amperima

5.5.3.4.  Prazni hod višetarifnih brojila ispituje se
samo kod neuključenog releja tarifnog brojača.

5.5.3.5.  Prazni hod brojila koja mjere energiju (radnu
ili jalovu u oba smjera) ispituje se samo za smjer »primanje« energije.

5.5.3.6.  Prazni hod brojila koja istodobno mjere radnu
i jalovu energiju (kombi brojila) ispituje se za svaku vrstu energije posebno.

5.5.3.7.  Kod brojila jalove energije koja imaju
odvojene brojčanike za induktivno i kapacitivno opterećenje, pra­z­­ni hod se
ispituje samo pri induktivnom optere­ćenju.

5.5.4.     Ispitivanje praznog hoda indukcijskih
brojila

5.5.4.1.  Prije početka ispitivanja praznog hoda
indukcijskog brojila rotor brojila mora se dovesti u položaj najjačeg
međusobnog djelovanja zastavice i pera, radi sprječavanja praznog hoda, tj. u
položaj u kojem se cijeli znak na obodu rotora vidi u otvoru prozorčića.

5.5.4.2.  Pri otvorenim strujnim krugovima, naponski se
krugovi priključe na napon 10% veći od referencijskog napona brojila (prenapon)
u trajanju 30 minuta, a zatim na napon 20% manji od referencijskog napona
(podnapon), također u trajanju od 30 minuta.

5.5.4.3.  Za vrijeme ispitivanja praznog hoda kod
brojila koja imaju brojčanik s koturima, u radu (zahvatu) s osovinom rotora
smije biti samo kotur najniže vrijednosti brojača, tj. kotur koji se najbrže
okreće.

5.5.4.4.  Brojila s pokazivalom najveće vrijednosti snage
tijekom ovog ispitivanja moraju imati uključenu ovu funkciju, ali prijenosnik
(kvačilo) ne smije gurati kazaljku pokazivala.

5.5.4.5.  Višetarifna indukcijska brojila ispituju se
tako da je relej za uključivanje tarifnih brojača pola vremena ispitivanja
uključen, a pola vremena isključen, tj. tako da je pola vremena ispitivanja
uključen jedan, a pola vremena drugi brojač.

5.5.4.6.  Brojilo zadovoljava uvjet praznog hoda ako je
za vrijeme ispitivanja prenaponom i za vrijeme ispitivanja podnaponom rotor brojila
zaustavljen tako da se u prozorčiću vidi cijeli znak na obodu rotora i ako
tijekom ispitivanja brojilo nije zujalo.

5.5.5.     Ispitivanje početka mjerenja statičkih
brojila

5.5.5.1.  Pri
naponskim krugovima priključenim na referencijski napon i pri struji čija
vrijednost, u ovisnosti o razredu točnosti brojila, ne smije biti veća od
vrijednosti navedenih u tablici 15 za brojila djelatne energije, odnosno u
tablici 16 za brojila jalove energije, brojilo mora početi davati izlazne
impulse i neprestano mjeriti energiju.

if !supportEmptyParas endif

Tablica
15: Vrijednosti struje za ispitivanje početka mjerenja statičkih brojila
djelatne energije

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta  brojila | Razred točnosti | | | | cos *φ* |
| 0,2S | 0,5S | 1 | 2 |
| za izravni spoj | - | - | 0,004 *Ib* | 0,005 *Ib* | 1 |
| transformatorsko brojilo | 0,001 *In* | 0,001 *In* | 0,002 *In* | 0,003 *In* | 1 |

if !supportEmptyParas endif

Tablica
16: Vrijednosti struje za ispitivanje početka mjerenja statičkih brojila jalove
energije

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrsta  brojila | Razred točnosti | | sin *φ*  ind. Ili kap. |
| 2 | 3 |
| za izravni spoj | 0,005 *Ib* | 0,01 *Ib* | 1 |
| transformatorsko brojilo | 0,003 *In* | 0,005 *In* | 1 |

if !supportEmptyParas endif

5.5.5.2.  Kod višefaznih
brojila, brojilo treba biti simetrično opterećeno.

5.5.5.3.  Ispitivanje početka mjerenja višetarifnih
brojila obav­lja se samo kod neuključenog releja tarifnog brojača.

5.5.5.4.  Kod brojila s više referencijskih napona ili s
cijelim opsegom referencijskih napona, ispitivanje početka mjerenja obavlja se
pri najvećem i pri najmanjem naponu navedenom na natpisnoj pločici brojila.

5.5.5.5.  Kod brojila s dvije nazivne struje (npr. 5 A
II 1 A), ispitivanje početka mjerenja obavlja se pri struji polaska koja
odgovara manjoj nazivnoj struji (1 A).

5.5.5.6.  Ispitivanje početka mjerenja brojila koja
mjere radnu ili jalovu energiju u oba smjera obavlja se samo za smjer
»primanje« energije.

5.5.5.7.  Ispitivanje početka mjerenja brojila koja istodobno
mjere radnu i jalovu energiju (kombi brojila) obavlja se za svaku vrstu
energije posebno.

5.5.5.8.  Ispitivanje početka mjerenja brojila jalove
energije koja imaju odvojene brojače za induktivno i kapaci­tiv­no opterećenje
obavlja se samo pri induktivnom op­te­rećenju.

5.5.5.9.  Brojilo zadovoljava uvjete početka mjerenja
ako se u roku od 10 minuta može utvrditi da je počelo mjeriti energiju odnosno
počelo davati izlazne impulse.

5.5.6.     Ispitivanje početka mjerenja indukcijskih
brojila (ispitivanje polaska brojila)

5.5.6.1.  Pri
naponskim krugovima priključenim na referencijski napon i pri struji čija
vrijednost, u ovisnosti o razredu točnosti brojila ne smije biti veća od
vrijednosti navedenih u tablici 17 za brojila djelatne energije, odnosno u
tablici 18 za brojila jalove energije, rotor brojila mora krenuti bez potresa i
ravnomjerno se okretati.

if !supportEmptyParas endif

Tablica 17: Vrijednosti struje za
ispitivanje početka mjerenja indukcijskih brojila djelatne energije

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta brojila | Razred točnosti | | | cos *φ* |
| 0,5 | 1 | 2 |
| Brojilo s jednotarifnim brojčanikom bez naprave za sprečavanje suprotnog registriranja | 0,003 *Ib* | 0,004 *Ib* | 0,005 *Ib* | 1 |
| Sva ostala brojila (osim brojila s pokazivalom najveće vrijednosti snage) | 0,004 *Ib* | 0,004 *Ib* | 0,005 *Ib* | 1 |
| Brojila s jednotarifnim brojčanikom i s pokazivalom najveće snage bez naprave za sprečavanje suprotnog registriranja | 0,008 *Ib* | 0,009 *Ib* | 0,01 *Ib* | 1 |
| Brojila s pokazivalom najveće snage | 0,009 *Ib* | 0,009 *Ib* | 0,01 *Ib* | 1 |

*if !supportEmptyParas endif*

Tablica 18: Vrijednosti struje za
ispitivanje početka mjerenja indukcijskih brojila jalove energije

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vrsta brojila | Razred točnosti | sin *φ* |
| 3 |
| Brojila bez pokazivala najveće vrijednosti snage | 0,01 *Ib* | 1 |
| Brojila s pokazivalom najveće snage | 0,015 *Ib* | 1 |

if !supportEmptyParas endif

5.5.6.2.  Za vrijeme
ispitivanja polaska brojila koja imaju brojčanik s koturima, u radu (zahvatu) s
osovinom rotora smije biti najviše dva kotura.

5.5.6.3.  Za višetarifna
brojila ispitivanje početka mjerenja se mjeri posebno za svaku tarifu.

5.5.6.4.  Kod
ispitivanja višefaznih brojila, brojilo treba biti simetrično opterećeno.

5.5.6.5.  Tijekom ovoga
ispitivanja brojilo ne smije biti izlo­ženo trešnji.

5.5.6.6.  Brojila s
pokazivalom najveće vrijednosti snage tijekom ovog ispitivanja moraju imati
uključenu ovu funkciju, ali prijenosnik (kvačilo) ne smije gurati kazaljku
pokazivala.

5.5.6.6.  Brojilo
zadovoljava uvjet početka mjerenja ako se rotor pri navedenom opterećenju
okrene za najmanje jedan puni okretaj, ne trese se i ravnomjerno se kreće.

5.5.7.     Ispitivanje
pogreške mjerenja brojila u ovisnosti o struji opterećenja

5.5.7.1.  Pri ispitiva­nju
pogreške mjerenja u ovisnosti o struji opterećenja, naponski krugovi brojila
priključuju se na referencijski napon.

5.5.7.2.  Ispitiva­nje
pogreške mjerenja obavlja se jednom od ovih dviju metoda

              – metodom
mjerenja vremena i snage (metoda vrijeme-snaga, vatmeterska metoda)

              – metodom
mjerenja rada – usporedba s etalonskim brojilom (metoda etalonskog brojila).

5.5.7.3.  Opis metoda i
postupaka ispitivanja naveden je u prilogu broj 3.

5.5.8.     Ispitivanje
pogreške mjerenja statičkih brojila u ovisnosti o struji opterećenja
(ispitivanje točnosti)

5.5.8.1.  Pri
ispitivanju statičkih brojila uz referencijske uvjete navedene u tablicama 9 i
10 i uvjete navedene u točkama 5.5.1 i 5.5.2, postotna pogreška (za određene
vrste brojila, razred točnosti i vrijednosti struja) ne smije biti veća od
granica pogrešaka navedenih u tablicama 19 do 24.

if !supportEmptyParas endif

TABLICA 19: Vrijednosti struje
za ispitivanje pogreške mjerenja trofaznih i jednofaznih statičkih brojila
djelatne energije razreda točnosti 0,2S i 0,5S pri uravnoteženom opterećenju

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrijednost struje | cos *φ* | Granice dopuštene postotne pogreške  za brojila razreda točnosti | |
| 0,2 S | 0,5 S |
| 0,01 *In* | 1 | ± 0,4 | ± 1,0 |
| 0,02 *In* | 0,5 ind.  0,8 kap. | ± 0,5  ± 0,5 | ± 1,0  ± 1,0 |
| 0,05 *In* | 1 | ± 0,2 | ± 0,5 |
| 0,5 *In* | 1 | ± 0,2 | ± 0,5 |
| *In* | 1  0,5 ind.  0,8 kap. | ± 0,2  ± 0,3  ± 0,3 | ± 0,5  ± 0,6  ± 0,6 |
| *Imax*  if !supportEmptyParas endif | 1 | ± 0,2 | ± 0,5 |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

Tablica
20: Vrijednosti struje za ispitivanje pogreške
mjerenja jednofazno opterećenih trofaznih statičkih brojila djelatne energije
razreda točnosti 0,2S i 0,5S, pri simetričnom sustavu napona

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrijednost struje | cos *φ* | Granice dopuštene postotne pogreške  za brojila razreda točnosti | |
| 0,2 S | 0,5 S |
| 0,05In | 1 | ± 0,3 | ± 0,6 |
| In | 1  0,5 ind. | ± 0,3  ± 0,4 | ± 0,6  ± 1 |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

Tablica
21: Vrijednosti struje pri ispitivanju pogreške
mjerenja trofaznih i jednofaznih statičkih brojila djelatne energije razreda
točnosti 1 i 2, pri uravnoteženom opterećenju

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrijednost struje | | cos *φ* | Granice postotne pogreške  za brojila razreda točnosti | |
| za izravno spojena brojila | za transformatorska brojila | 1 | 2 |
| 0,05 *Ib* | 0,02 *In* | 1 | ± 1,5 | ± 2,5 |
| 0,2 *Ib* | 0,2 *In* | 1  0,5 ind.  0,8 kap. | ± 1  ± 1  ± 1 | ± 2  ± 2  - |
| *Ib* | *In* | 1  0,5 ind.  0,8 kap. | ± 1  ± 1  ± 1 | ± 2  ± 2  - |
| *Imax* | *Imax* | 1  0,5 ind.  0,8 kap. | ± 1  ± 1  ± 1 | ± 2  -  - |

if !supportEmptyParas endif

Tablica
22: Vrijednosti struje pri ispitivanju
pogreške mjerenja jednofazno opterećenih trofaznih statičkih brojila jalove
energije razreda točnosti 1 i 2, pri simetričnom sustavu napona

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrijednost struje | | cos *φ* | Granice postotne pogreške  za brojila razreda točnosti | |
| za izravno spojena brojila | za transformatorska brojila | 1 | 2 |
| 0,2 *Ib* | 0,2 *In* | 1 | ± 2 | ± 3 |
| *Ib* | *In* | 1  0,5 ind. | ± 2  ± 2 | ± 3  ± 3 |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

Tablica 23: Vrijednosti struje pri ispitivanju pogreške mjerenja
trofaznih i jednofaznih statičkih brojila jalove energije razreda točnosti 2 i
3, pri uravnoteženom opterećenju

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrijednost struje | | sin *φ*  (ind. ili kap.) | Granice postotne pogreške  za brojila razreda točnosti | |
| za izravno spojena brojila | za transformatorska brojila | 2 | 3 |
| 0,05 *Ib* | 0,02 *In* | 1 | ± 2,5 | ± 4 |
| 0,2 *Ib* | 0,2 *In* | 1 | ± 2 | ± 3 |
| *Ib* | *In* | 1  0,5 | ± 2  ± 2 | ± 3  ± 3 |
| *Imax* | *Imax* | 1  0,5 ind.  0,8 kap. | ± 2  ± 2  - | ± 3  ± 3  - |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

Tablica 24: Vrijednosti struje pri ispitivanju pogreške mjerenja
jednofazno opterećenih trofaznih statičkih brojila jalove energije razreda
točnosti 2 i 3, pri simetričnom sustavu napona

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrijednost struje | | sin *φ*  (ind. ili kap.) | Granice postotne pogreške  za brojila razreda točnosti | |
| za izravno spojena brojila | za transformatorska brojila | 2 | 3 |
| *Ib* | *In* | 1 | ± 3 | ± 4 |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

5.5.8.2.     Vremenski
razmaci u kojima se obavljaju ispitivanja pogreške mjerenja ne smiju biti kraći
od 10 s.

5.5.8.3.     Ispitivanje statičkih brojila obavlja se
impulsima iz davača impulsa namijenjenog ispitivanju brojila (po­mo­ću
svjetlosne diode) ili impulsima namijenjenim za daljinsko mjerenje.

5.5.8.4.     Ispitiva­nje pogreške mjerenja trofaznih
brojila opte­rećenih jednofazno pri simetričnom sustavu napona obavlja se
utvrđivanjem postotne pogreške za svaku fazu posebno.

5.5.8.5.     Ispitiva­nje pogreške mjerenja višetarifnih
brojila obav­lja se pri neuključenom releju tarifnih brojača.

5.5.8.6.     Ispitivanje brojila namijenjenih mjerenju
djelatne ili jalove energije u oba smjera obavlja se tako da se sva propisana
ispitivanja pogreške mjerenja obavljaju za smjer »primanje« energije, a za
smjer »davanje« energije samo pri nazivnoj ili osnovnoj struji uz faktor snage
jednakom 1.

5.5.8.7.     Kod brojila s više referencijskih napona
ili s cijelim opsegom referencijskih napona, ispitivanje pogreške mjerenja
obavlja se pri najvećem i pri najmanjem naponu navedenom na natpisnoj pločici
brojila.

5.5.8.8.     Kod brojila s dvije nazivne struje (npr. 5
A II 1 A), is­pi­tivanje postotne pogreške mjerenja, pri najmanjoj ispitnoj
struji, obavlja se pri struji koja odgovara manjoj nazivnoj struji (1 A). Sva
ostala ispitna strujna opterećenja odgovaraju većoj nazivnoj struji (5 A).

5.5.8.9.     Ispitivanje pogreške mjerenja brojila koja
istodobno mjere radnu i jalovu energiju (kombi brojila) obavlja se za svaku
vrstu energije posebno.

5.5.8.10.   Kod brojila jalove energije koja imaju
odvojene brojače za induktivno i kapacitivno opterećenje, ispitivanje se
obavlja pri induktivnom opterećenju, a pri kapacitivnom opterećenju samo pri
nazivnoj ili osnov­noj struji uz sin j = 1 kap.

5.5.8.11.   Ako se
ispitivanjem pogreške mjerenja utvrde gra­nični rezultati na osnovu kojih se ne
može donijeti zaključak o ispravnosti brojila, može se obaviti dodatno
ispitivanje i pri drugim opterećenjima, koja se razlikuju od ispitnih
opterećenja navedenih u tablicama 19 do 24., a postotne pogreške mjerenja, u
tom slučaju, ne smiju biti veće od granica pogrešaka navedenih u tablicama 1 do
6.

5.5.9.        Ispitivanje
pogreške mjerenja indukcijskih brojila u ovisnosti o struji opterećenja
(ispitivanje točnosti)

5.5.9.1.     Pri
ispitivanju indukcijskih brojila uz referencijske uvjete navedene u tablicama 9
i 11 i uvjete navedene u točkama 5.5.1. i 5.5.2., postotni iznos pogreške, (za
određene vrste brojila, razred točnosti i vrijednosti struja) ne smije ne smije
biti veći od granica navedenih u tablicama 25 i 26.

Tablica 25: Vrijednosti struje pri ispitivanju pogreške mje­renja
trofaznih i jednofaznih indukcijskih brojila djelatne elek­trične energije
razreda točnosti 0,5, 1, 2 i jalove energije razreda točnosti 3, pri
uravnoteženom opterećenju

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrijednost struje | cos *φ* | Granice postotne pogreške za brojila razreda točnosti | | | sin *φ*  ind/kap | Granice postotne pogreške za brojila razreda točnosti |
| 0,5 | 1 | 2 | 3 |
| 0,05 *Ib* | 1 | ± 1 | ± 1,5 | ± 2,5 | - | - |
| 0,1 *Ib* | - | - | - | - | 1 | ± 4 |
| 0,2 *Ib* | 1  0,5 ind.  0,8 kap. | ± 0,5  ± 0,8  ± 0,8 | ± 1  ± 1  ± 1 | ± 2  -  - | -  -  - | -  -  - |
| *Ib* | 1  0,5 ind.  0,8 kap. | ± 0,5  ± 0,8  ± 0,8 | ± 1  ± 1  ± 1 | ± 2  ± 2  - | 1  0,5  - | ± 3  ± 3  - |
| *Imax* | 1  0,5 ind.  0,8 kap. | ± 0,5  ± 0,8  ± 0,8 | ± 1  ± 1  ± 1 | ± 2  -  - | 1  -  - | ± 3  -  - |

if !supportEmptyParas endif

Tablica 26: Vrijednosti struje
pri ispitivanju pogreške mjerenja jednofazno opterećenih trofaznih indukcijskih
brojila djelatne energije razreda točnosti 0,5, 1, 2 i jalove energije razreda
točnosti 3, pri simetričnom sustavu napona

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrijednost struje | cos *φ* | Granice postotne pogreške za brojila razreda točnosti | | | sin *φ*  ind/kap | Granice postotne pogreške za brojila razreda točnosti |
| 0,5 | 1 | 2 | 3 |
| 0,2 *Ib* | 1 | ± 1,5 | ± 2 | - | - | - |
| *Ib* | 1  0,5 ind. | ± 1,5  ± 1,5 | ± 2  ± 2 | ± 3  - | 1  - | ± 4  - |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

5.5.9.2.  Ispitiva­nje
pogreške mjerenja višetarifnih brojila obav­lja se pri neuključenom releju
tarifnog brojača.

5.5.9.3.  Pri uključenom
tarifnom brojaču, ispitivanje točnosti obavlja se samo pri najvećoj struji *I**max*, pri čemu se provjerava
i ispravnost drugog brojčanika.

5.5.9.4.  Brojila s
pokazivalom najveće vrijednosti snage tije­kom ovog ispitivanja moraju imati
uključenu ovu funkciju, ali prijenosnik (kvačilo) ne smije gurati kazaljku
pokazivala.

5.5.9.5.  Brojila s
pokazivalom najveće snage i/ili s drugim dodatnim napravama (tarifni brojači,
kočnica, davači impulsa za daljinsko mjerenje), zadovoljavaju zahtjeve točnosti
ako su njihove postotne pogreške unutar granica pogreške koje vrijede za brojila
bez pokazivala najveće snage i/ili drugih dodatnih naprava.

5.5.9.6.  Pri
nesimetričnom opterećenju brojila razreda točnosti 0,5 i 1, ispitivanje se
obavlja tako da se utvrđuje pogreška mjerenja za svaku pojedinu fazu.

5.5.9.7.  Pri
nesimetričnom opterećenju brojila djelatne energije razreda točnosti 2 i
brojila jalove energije, ispitivanje se obavlja tako da se utvrđuje pogreška
mje­renja samo za jednu fazu (prvu ako nije drugačije navedeno), a ostale se
dvije faze uspoređuju u protuspoju s fazom u kojoj je izmjerena pogreška. Ako
se uoči veća razlika između faza, mjerenjem se mora ispitati postotna pogreška
i za fazu koja se ispituje protuspojem.

5.5.9.8.  Rezultate
ispitivanja trofaznih brojila treba među­sobno uspoređivati, pri čemu razlika
između pogreške brojila, opterećenog jednofazno osnovnom strujom pri faktoru
snage jednakom 1 i pogreške pri istom uravnoteženom opterećenju, ne smiju
iznositi više od:

              1 % za
brojila djelatne energije razreda točnosti 0,5

              1,5 % za
brojila djelatne energije razreda točnosti 1

              2,5 % za
brojila djelatne energije razreda točnosti 2 i za brojila jalove energije
razreda točnosti 2 i 3.

5.5.9.9.  Pri
ispitivanju trofaznih brojila jalove energije naponi moraju biti simetrični pri
čemu se efektivna vrijednost svakog pojedinačnog napona ne smije razlikovati za
više od 1 % od njihove aritmetičke sredine

5.5.9.10.          Ako se ispitivanjem pogreške mjerenja
utvrde granič­ni rezultati na osnovi kojih se ne može donijeti zaključak o
ispravnosti brojila, može se obaviti dodatno ispitivanje i pri drugim
opterećenjima, koja se razlikuju od ispitnih opterećenja navedenih u tablicama
25 do 26., a postotne pogreške mjerenja, u tom slučaju, ne smiju biti veće od
granica pogrešaka navedenih u tablicama 7 i 8.

5.5.10.   Ispitivanje brojčanika

              Ispitivanje brojčanika obuhvaća ispitivanje prijenos­nog
odnosa brojčanika (ispitivanje konstante brojila) i ispitivanje tarifnih
brojača kod višetarifnih brojila.

5.5.10.1.Ispitivanje
prijenosnog odnosa brojčanika (ispitivanje konstante brojila)

5.5.10.2.Uz ispitivanja
pogreške mjerenja brojila, potrebno je oba­viti i dodatno ispitivanje
prijenosnog odnosa broj­ča­nika, kojim se utvrđuje je li ispravan odnos između
broja okretaja rotora ili impulsa iz impulsnog davača po kWh (o/kWh ili i/kWh
naznačen na natpisnoj pločici) i pokazivanja brojača.

5.5.10.3.Ako se točnost
brojila ispituje postupcima kod kojih je predviđeno očitavanje stanja
brojčanika, dodatno is­pitivanje prijenosnog odnosa brojčanika nije potrebno.

5.5.10.4.Ispitivanje prijenosnog odnosa brojčanika obavlja
se:

              –  postupkom brojenja fotoelektričnim
otipkavanjem

              –  postupkom vrijeme – snaga s očitavanjem brojča­nika
ispitivanog brojila

                  (postupak
vrijeme – snaga – brojčanik)

              –  postupkom usporedbe s etalonskim brojilom i
očita­vanjem brojčanika

                  (postupak trajnog opterećenja).

5.5.10.5.Da bi mogli primijeniti postupak fotoelektričnog
otip­kavanja, uređaj za ispitivanje brojila mora biti oprem­ljen fotoglavama i
dozatorom broja okretaja ili dozatorom energije. Fotoglave otipkavaju (broje)
okre­taje ili impulse ispitivanih brojila, a dozator broja okretaja ili dozator
energije dozira impulse odnosno iznos energije etalonskog brojila i prekida
mjerenje nakon isteka doziranog broja okretaja ili energije. Obično se
unaprijed odabere neka zaokružena vrijednost teoretskog potroška (npr. At = 4 kWh) pa se na
dozatoru namjesti broj impulsa etalonskog brojila koji odgovara energiji od 4
kWh ili se dozira iznos energije od 4 kWh. Na brojačima okretaja rotora ili
impulsa ispitivanih brojila registrira se broj okretaja ili impulsa koji
odgovara potrošku od 4 kWh uvećanom za vlastitu pogrešku brojila pri
ispitivanom opterećenju.

5.5.10.6.Postupak vrijeme – snaga s očitavanjem brojčanika
ispitivanog brojila i postupak usporedbe s etalonskim brojilom i očitavanjem brojčanika
opisani su u prilogu broj 2.

5.5.10.7.Prijenosni odnos brojčanika zadovoljava propisane za­htjeve
ako su razlike postotnih pogrešaka brojila utvrđene jednom od metoda s
očitavanjem brojčanika i jednom od metoda bez očitavanja brojčanika, pri istom
ispitnom opterećenju, manje od vrijednosti navedenih u tablici 27.

Tablica
27: Najveća dopuštena razlika postotne
pogreške brojila utvrđene metodom očitavanja stanja brojčanika i metodom koja
ne uključuje očitavanje stanja brojčanika

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred točnosti brojila | 0.2 S | 0.5 S i 0.5 | 1 | 2 | 3 |
| Dopuštena razlika pogreške | ± 0.15% | ± 0.3% | ± 0.5% | ± 1% | ± 1.5% |

if !supportEmptyParas endif

5.5.10.8.   Ako je
razlika pogreške veće od dopuštene, ispitivanje brojčanika treba ponoviti, a
ako je potrebno treba ponoviti i ispitivanje pogreške mjerenja.

5.5.10.9.   Ispitivanje tarifnih brojača višetarifnog
brojčanika

5.5.10.10. Ispitivanje brojača obavlja se na isti način
kao i ispitivanje prijenosnog odnosa brojčanika.

5.5.10.11.  Kod mehaničkog višetarifnog brojčanika,
indukcijskih i/ili statičkih brojila, ispitivanje treba obaviti za svaki
tarifni brojač. Za sve tarifne brojače vrijede granice dopuštene pogreške
navedene u tablici 27.

5.5.10.12. Kod digitalnih brojčanika, indukcijskih i/ili
statičkih brojila, treba uvijek ispitati brojač pri isključenom tarifnom releju
(tj. pri prvoj odnosno najvišoj tarifi) i najmanje još jedan brojač (najbolje
brojač 2). Za sve tarifne brojače vrijede granice dopuštene pogreške navedene u
tablici 27.

5.5.10.13. Kod brojila (s digitalnim brojčanikom)
namijenjenih za mjerenje energije u oba smjera, ispitivanje treba obaviti kako
je propisano u točki 5.5.10.12 za svaki smjer energije.

5.5.10.14. Kod brojila (s digitalnim brojčanikom)
namijenjenih za mjerenje djelatne i jalove energije (kombi brojila), obavlja se
ispitivanje kao u točki 5.5.10.12 za svaku vrstu energije.

5.5.11.   Ispitivanje
dodatnih naprava

              Dodatne
naprave su:

              – relej za
ukopčavanje brojača višetarifnog brojčanika

              – naprava
za sprječavanje suprotnog registriranja

              –
pokazivalo najveće vrijednosti snage (maksimuma)

              – davač
impulsa za daljinsko mjerenje

5.5.11.1.Ispitivanje releja za ukopčavanje brojača
višetarifnog mehaničkog brojčanika

5.5.11.2.Ispitivanje releja višetarifnog mehaničkog
brojčanika obavlja se uzastopnim uključivanjem i isključivanjem releja na napon
koji iznosi 120 %

              odnosno 80
% referencijskog napona releja, pri opterećenju brojila na­ziv­nom snagom.

5.5.11.3.Tijekom ispitivanja vizualno se promatra pravilan
položaj indikatora koji pokazuje odgovarajući tarifni brojač dok ostali brojači
ne smiju biti uključeni. Ako ti­jekom ispitivanja relej brojčanika zuji,
brojilo je neis­pravno.

5.5.11.4.Ispitivanje višetarifnoga digitalnog brojčanika

5.5.11.3.Ako se tarifnim brojačima upravlja izvan brojila,
ispitivanje se obavlja ukapčanjem pojedinih brojača, uzastopnim uključivanjem i
isključivanjemreleja

              na
referencijski napon.

5.5.11.4.Ako se tarifnim brojačima upravlja namještanjem
vremena uključivanja pomoću programske podrške, pro­vje­rava se uključuju li se
tarifni brojači u odgovara­juće vrijeme tako da se umjesto stvarnog vremena
postavi vrijeme rada odgovarajuće tarife.

5.5.12.   Ispitivanje
naprave za sprječavanje suprotnog registriranja

5.5.12.1 Ispitivanje
naprave za sprječavanje suprotnog regi­strira­nja statičkih brojila

5.5.12.2.Ispravnost rada
naprave za sprječavanje suprotnog registriranja statičkih brojila ispituje se
pri nazivnoj struji kojoj je promijenjen smjer.

5.5.12.3.Tijekom
ispitivanja vizualno se promatra impulsni davač namijenjen za ispitivanje
brojila (LED) koji ne smije davati izlazne impulse i promatra se uključeni
brojač koji ne smije registrirati energiju.

5.5.12.4.Ispitivanje
naprave za sprječavanje suprotnog registriranja indukcijskih brojila

5.5.12.5.Ispravnost
naprave za sprječavanje suprotnog registriranja indukcijskih brojila ispituje
se pri uspostavljenoj struji u strujnom krugovima pri kojoj se rotor brojila
vrti u suprotnom smjeru.

5.5.12.6.Vizualno
se promatra da naprava za sprječavanje suprotnog registriranja onemogućava
registriranje ener­gi­je veće od one koja odgovara jednom okretaju rotora.

5.5.13.   Ispitivanje pokazivala najveće vrijednosti
snage (pokazivala maksimuma)

5.5.13.1.Ispitivanje
pogreške mjerenja pokazivala najveće vrijednosti snage statičkog brojila

5.5.13.2.Ispitivanje
pogreške mjerenja najveće vrijednosti snage kod statičkog brojila za izravni
priključak obavlja se tako da se brojilo priključi na referencijski napon i
opterećuje osnovnom strujom *I**b*, ili cjelobrojnim um­noškom osnovne struje (2*I**b**,3**I**b* itd. kako bi zabilje­že­na
snaga bila veća od donje granice mjernog područja tj. veća od 20 % mjernog
dometa – gornje granice mjernog opsega) pri faktoru snage jednakom 1.

5.5.13.3.Ispitivanje pogreške mjerenja najveće vrijednosti
snage transformatorskih statičkih brojila obavlja se tako da se brojilo priključi
na referencijski napon i opte­re­ćuje nazivnom strujom *I**n*(nazivna sekundarna struja strujnog mjernog transformatora
preko kojeg se transformatorsko brojilo priključuje na mrežu) pri faktoru snage
jednakom 1.

5.5.13.4.Za vrijeme mjernog perioda (npr. *t**m* = 15 min) brojilo se
opterećuje stalnim ispitnim opterećenjem.

5.5.13.5.Nakon isteka mjernog perioda od 15 minuta, očita se
u digitalnom obliku zabilježen iznos snage.

5.5.13.6.Postotna pogreška mjerenja najveće vrijednosti snage
izračunava se iz izraza:

              ![](dodatni/349821.gif)

                   (u
ovu pogrešku je uključena pogreška osnovnog brojila)

5.5.13.7.     Vlastita
postotna pogreška pokazivala najveće vrijednosti snage ne ovisi o pogrešci
osnovnog brojila pa se izračunava iz izraza:

              ![](dodatni/349822.gif)

                        gdje
je:

*P**i* –  izmjerena snaga koju pokazuje pokazivalo
najveće snage u kW nakon isteka mjernog perioda *t**m*

*P*  –  stalna snaga (dogovorena
stalna vrijednost snage) u kW, kojom je brojilo bilo opterećeno za vrijeme
mjernog perioda *t**m*.

*P**md*   –  snaga kWh koja odgovara mjernom dometu
(gornjoj granici mjernog opsega)

*p**b* –  postotna pogreška mjerenja brojila pri
opterećenju pri kojoj se ispituje pokazivalo najveće vrijednosti snage

5.5.13.8.     Vrijednost
stalne snage izračunava se iz izraza:

                         ![]()

gdje je:

*m* –  broj mjernih sustava brojila

*U* –  referencijski napon brojila
(fazni) u voltima

*I*   –  struja kojom se tijekom
ispitivanja opterećuje brojilo (*I**b*ili *I**n*) u amperima

5.5.13.9.   Pokazivalo
najveće vrijednosti snage zadovoljava uvjet točnosti ako vlastita postotna
pogreška pokazivala najveće vrijednosti snage, koja se dodaje na pogrešku
osnovnog brojila, na bilo kojem mjestu mjernog područja ne prelazi granice
dopuštene pogreške za više od ± 1 %. Ove granice dopuštene pogreške vrijede za
osnovna brojila svih razreda točnosti.

5.5.13.10. Gornja granica mjernog opsega približno
odgovara najvećoj snazi kojom se brojilo može opteretiti, a donja granica
mjernog opsega iznosi 20% najveće vrijednosti ljestvice.

5.5.13.11. Ispitivanje pogreške mjerenja pokazivala
najveće vrijednosti snage indukcijskog brojila

5.5.13.12. Ispitivanje
pogreške mjerenja najveće vrijednosti snage kod indukcijskog
(transformatorskog) brojila obav­lja se tako da se brojilo priključi na
referencijski napon i za vrijeme uključenja (obično *t**u* = 981 s) opterećuje
strujom *I* koja je jednaka nazivnoj sekundarnoj struji strujnoga mjernog
transformatora preko kojeg se transformatorsko brojilo priključuje na mrežu (5
A ili 1 A) pri faktoru snage jednakom 1.

5.5.13.13. Prije početka ispitivanja, kazaljaka pokazivala
najveće snage mora se otkloniti naprijed iz 0-tog položaja toli­ko da za 90 %
vremena uključenja kvačilo ne pomiče kazaljku, a ostatak vremena kvačilo je mora
zahvatiti i pomicati iznad ljestvice za pokazivanje najviše vrijednosti snage.

5.5.13.14. Za vrijeme uključenja (*t**u*), brojilo se opterećuje
stalnim ispitnim opterećenjem, a nakon isteka vremena uključenja pokazivalo
najveće snage se isključi, tako da se prijenosnik (kvačilo) vrati u početni
položaj.

5.5.13.15. Nakon isteka mjernog perioda od 15 minuta,
očita se snaga koju pokazuje kazaljka na ljestvici pokazivala najveće
vrijednosti snage ili se očita u digitalnom ob­li­ku zabilježen iznos snage.
Postotna pogreška mje­re­nja najveće vrijednosti snage izračunava se iz izraza:

               ![]()

                   (u
ovu pogrešku je uključena pogreška osnovnog brojila).

5.5.13.16.Vlastita postotna pogreška pokazivala najveće
vrijednosti snage neovisna je o pogrešci osnovnog brojila pa se izračunava iz
izraza:

               ![]()

                        gdje
je:

*P**i* –  izmjerena snaga koju pokazuje pokazivalo
najveće snage u kW nakon isteka vremena uključenja (*t**u*)

*P* –  stalna snaga
(dogovorena stalna vrijednost snage) u kWh, kojom je brojilo bilo opterećeno za
vrijeme uključenja (*t**u*) pokazivala najveće snage

*P**md*   –  snaga kWh koja odgovara mjernom dometu
(najvećoj vrijednosti na ljestvici)

*p**b* –  postotna pogreška mjerenja brojila pri
opterećenju pri kojoj se ispituje pokazivalo najveće vrijednosti snage.

5.5.13.17.   Vrijednost
stalne snage izračunava se iz izraza:

                         ![]()

                        gdje
je:

*m* –  broj mjernih sustava brojila

*U* –  referencijski napon brojila (fazni) u voltima

*I*   –  struja kojom se tijekom ispitivanja opterećuje
brojilo (*I*) u amperima

5.5.13.18. Pokazivalo najveće vrijednosti snage
zadovoljava uvjet točnosti ako vlastita postotna pogreška pokazivala najveće
vrijednosti snage,

                 koja se dodaje na pogrešku osnovnog brojila, na bilo
kojem mjestu mjernog područja ne prelazi granice dopuštene pog­reške ± 1%.

                 Ove granice dopuštene pogreške vrijede za osnovna
brojila svih razreda točnosti.

5.5.13.19. Gornja granica mjernog opsega približno
odgovara najvećoj snazi kojom se brojilo može opteretiti, a donja granica
mjernog opsega

                 iznosi 20% najveće vrijednosti na ljestvici.

5.5.14.      Ispitivanje davača impulsa za daljinsko
mjerenje sta­tič­kih i indukcijskih brojila

if !supportLists5.5.14.1. endif  Ispitivanje davača
impulsa za daljinsko mjerenje statičkih i indukcijskih brojila obavlja se
istovremeno s ispitivanjem prijenosnog omjera

                 brojčanika pri čemu se pomoću posebnog brojača
ujedno broje impulsi koje daje davač impulsa.

5.5.14.2.   Umnožak broja izmjerenih impulsa s konstantom
da­vača impulsa uspoređuje se s energijom izmjerenom na brojčaniku brojila.

5.5.14.3.   Ispitivanje ivanje davača mpulsa obavlja se metodojnog opterećenja i mora trajati toliko dugo da se vrijednost energije koju
izmjeri (registrira) brojčanik brojila i vrijednost energije koja se dobije
množenjem konstante davača impulsa i broja impulsa koje je zabilježio brojač
impulsa, priključen na davač impulsa za daljinsko mjerenje, može odrediti s
mjernom nesigur­nošću koja je 5 puta manja od razreda točnosti brojila za brojila
razreda točnosti 3, 2, 1, 0,5 i 0,5 S, a 4 puta manja ako se ispituju brojila
razreda točnosti 0,2 S.

5.5.14.4.   Davač impulsa za daljinsko mjerenje je
ispravan ako međusobna razlika izmjerene energije na brojčaniku brojila i
vrijednosti energije izmjerene pomoću davača impulsa nije veća od vrijednosti
energije koja odgovara jednom impulsu davača impulsa.

5.6.           Izvješće o ispitivanju

5.6.1.        O obavljenom ovjeravanju brojila vodi se
na potrebnom broju stranica izvješće o ispitivanju prema pri­kazu u prilogu br.
4.

5.6.2.        Ako se postupak ovjeravanja brojila
obavlja na automatskom mjernom sustavu koji ima mogućnost pisanja izvješća o
ispitivanju, tada se izvješće o ispitivanju može pisati na tom sustavu ako
sadržava sve podatke navedene u prilogu br. 4.

5.7.           Označivanje ovjerenih brojila

if !supportLists5.7.1.
endifBrojila, za koja je postupkom
ispitivanja utvrđeno zadovoljavanje propisanih zahtjeva, označuju se propisanim
žigovima.

5.7.2.        U
ovisnosti o konstrukciji brojila, žig se stavlja na olo­v­nu ili kositrenu
plombu na dva odnosno tri vijka koja spajaju poklopac brojila s

              pričvrsnom pločom.

5.7.3.     Ako se zbog konstrukcije brojila vijci za
ovjerni žig nalaze ispod poklopca priključnice, zbog čega ovjerni žig ne bi bio
vidljiv tijekom

              uporabe
brojila, brojilo se može dodatno označiti i ovjernim i zaštitnim žigovima u
obliku naljepnice.

6. Ispitivanje neservisiranih brojila

6.1.        Brojila koja se mogu ispitivati
statističkom metodom

6.1.1.     Postupkom ispitivanja neservisiranih
brojila stati­sti­čkom metodom (u daljnjemu tekstu: slučajno uzorkovanje) mogu
se ispitivati neservisirana jednofazna i višefazna elektronička brojila
električne energije izmjenične struje, razreda točnosti 1 i 2 te jednofazna i
višefazna indukcijska brojila električne energije izmjenične struje, izravno
priključena razreda točnosti 2 (u daljnjem tekstu: brojila) prije isteka
ovjernog raz­dob­lja u cilju produljenja valjanosti ovjere.

6.1.2.     Ispitivanje brojila slučajnim uzorkovanjem
obavlja se na grupi brojila u uporabi u distribucijskoj mreži, kojima u tekućoj
kalendarskoj godini ističe ovjerno razdoblje, koja ne smiju biti starija od 20
godina i koja imaju:

              a) istog
proizvođača

              b) isto načelo
rada

              c) isti
referencijski napon

              d) istu nazivnu i
najveću struju

              e) isti razred
točnosti.

6.2.        Podnošenje zahtjeva za ovjeravanje
brojila

6.2.1.     Zahtjev za ispitivanje brojila slučajnim
uzorkovanjem u cilju produljenja valjanosti ovjere podnosi Zavodu pravna osoba
koja obavlja distribuciju električne energije (u daljnjemu tekstu:
distribucija).

6.2.2.     Zahtjev treba sadržavati:

              a) naziv i adresu
podnositelja zahtjeva

              b) veličinu grupe
brojila i njihov teritorijalni raspored

              c) izjavu o
odabranome ovlaštenom servisu u kojem će se obaviti ispitivanje brojila
slučajnim uzorkovanjem (ako se ispitivanje ne može obaviti u Zavodu)

              d) suglasnost
ovlaštenog servisa o provedbi ispitivanja (ako se ispitivanje ne može obaviti u
Zavodu)

              e) izjavu o načinu
ispitivanja (jednokratno ili dvokratno uzorkovanje)

              f)  datum
dostavljanja brojila u ovlašteni servis te početka ispitivanja uzoraka brojila.

6.2.3.     Zahtjevu treba priložiti popis brojila koja
čine grupu brojila za koja se zahtijeva ispitivanje slučajnim uzor­kovanjem, a
u tom popisu za svako mjerilo mora biti navedeno:

              a) naziv i adresu
potrošača kod kojeg je uključeno mjerilo

              b) naziv
proizvođača, tip i tvornički broj brojila

              c) službenu oznaku
brojila

              d) referencijski
napon

              e) osnovnu i
najveću struju

              f)  razred
točnosti brojila

              g) godinu
proizvodnje i godinu posljednjeg ovjeravanja brojila.

6.2.4.     Ako se u provedenom postupku utvrdi da
podneseni zahtjev ne zadovoljava propisane uvjete, o tome Zavod mora u roku od
najviše 30 dana, od dana podnošenja zahtjeva, obavijestiti podnositelja
zahtjeva.

6.3.        Odabir uzoraka brojila

6.3.1.     Iz grupe brojila za koja se zahtijeva
ispitivanje slučaj­nim uzorkovanjem, djelatnik Zavoda koji obavlja ispitivanje,
bira slučajnim odabirom uzorke brojila i zamjenske uzorke (u daljnjem tekstu:
uzorci) kako slijedi:

if !supportListsa)  endifza ispitivanja jednokratnim slučajnim uzorkova­njem odabiru
se, ovisno o veličini grupe, brojila 50, 80, 125 ili 200 uzoraka te 10, 16,

25 ili 40 zamjenskih uzoraka
(tablica 29)

if !supportListsb) endifza ispitivanja dvokratnim slučajnim uzorkovanjem odabiru se,
ovisno o veličini grupe, brojila 32+32, 50+50, 80+80 ili 125+125

uzoraka te 6+6, 10+10, 16+16 ili 25+25 zamjenskih uzoraka
(tablica 30).

#### if !supportEmptyParas endif

#### Tablica 28: Jednokratno slučajno uzorkovanje

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| if !supportEmptyParas endif  Redni  broj | if !supportEmptyParas endif  Veličina grupe brojila  if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif  Veličina  Uzorka | Broj neispravnih brojila | | if !supportEmptyParas endif  Zamjenski  uzorci |
| Kriterij prihvaćanja grupe | Kriterij neprihvaćanja grupe |
| 1. | do 1200 | 50 | 1 | 2 | 10 |
| 2. | 1201 do 3200 | 80 | 3 | 4 | 16 |
| 3. | 3201 do 10000 | 125 | 5 | 6 | 25 |
| 4. | 10001 do 35000 | 200 | 9 | 10 | 40 |

if !supportEmptyParas endif

Tablica
29: Dvokratno slučajno uzorkovanje

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| if !supportEmptyParas endif  Redni  broj  if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif  Veličina grupe brojila | if !supportEmptyParas endif  Veličina uzorka | | if !supportEmptyParas endif  Ukupna veličina uzorka | Broj neispravnih brojila | | | if !supportEmptyParas endif  Zamjenski uzorci |
| Kriterij prihvaća-nja grupe | Kriterij neprihva-ćanja grupe | Kriterij uzimanja  drugog  uzorka |
| if !supportEmptyParas endif 1. | do 1200 | prvi | 32 | 32 | 0 | 2 | if !supportEmptyParas endif  1 | 6 |
| drugi | 32 | 64 | 1 | 2 | 6 |
| if !supportEmptyParas endif  2. | 1201 do 3200 | prvi | 50 | 50 | 1 | 4 | if !supportEmptyParas endif  2 do 3 | 10 |
| drugi | 50 | 100 | 4 | 5 | 10 |
| if !supportEmptyParas endif  3. | 3201 do 10000 | prvi | 80 | 80 | 2 | 5 | if !supportEmptyParas endif  3 do 4 | 16 |
| drugi | 80 | 160 | 6 | 7 | 16 |
| if !supportEmptyParas endif  4. | 10001 do 35000 | prvi | 125 | 125 | 5 | 9 | if !supportEmptyParas endif  6 do 8 | 25 |
| drugi | 125 | 250 | 12 | 13 | 25 |

if !supportEmptyParas endif

6.3.1.   Odabir uzoraka
provodi se prema priznatim pravilima statistike.

6.3.2.   Odabrane uzorke
distribucija mora skinuti iz distribucijske mreže i pažljivo prevesti tako da
se ti uzorci ili ovjerni žigovi na njima ne oštete te ih dostaviti u odabrano
mjesto za ispitivanje.

6.4.      Zamjena uzorka
zamjenskim uzorkom

6.4.1.   Prije početka ispitivanja uzoraka slučajnim uzorkovanjem,
djelatnik Zavoda koji obavlja ispitivanje treba zamijeniti ili popuniti
zamjenskim uzorcima:

            a)      uzorke koji
imaju vanjska oštećenja

            b)     uzorke koji
imaju oštećene ovjerne žigove

            c)      uzorke koji
nisu pronađeni u distribucijskoj mreži

            d)     uzorke koji
nisu dostupni.

6.4.2.   Najveći broj uzoraka koji se smije zamijeniti
iznosi

            –       2 brojila za
veličinu uzorka od 32 brojila

       /span>–       3 brojila za
veličinu uzorka od 50 brojila

            –       5 brojila za
veličinu uzorka od 80 brojila

            –       8 brojila za
veličinu uzorka od 125 brojila

            –       12 brojila
za veličinu uzorka od 200 brojila i više.

6.5.    Ispitivanje slučajnim uzorkovanjem

6.5.1. Grupa brojila ispituje se jednokratnim slučajnim uzor­kovanjem ili
dvokratnim slučajnim uzorkovanjem.

6.5.2. U ovisnosti o vrsti brojila ispitivanje izabranih uzoraka obavlja se
postupcima propisanim ovim pravilnikom.

6.5.3. Uzorak je ispravan ako zadovoljava propisane mjeriteljske zahtjeve
za tu vrstu brojila.

6.6.    Kriteriji prihvaćanja odnosno neprihvaćanja grupe

6.6.1. Kriteriji za prihvaćanje ili neprihvaćanje grupe brojila utvrđeni su
u tablicama 28 i 29.

6.6.2. Grupa brojila prihvaća se ako je nakon ispitivanja uzoraka broj
neispravnih brojila jednak ili manji od broja neispravnih brojila utvrđenih u
retku »Kriterij prihvaćanja grupe« u tablicama 28 i 29.

6.6.3. Grupa se brojila ne prihvaća ako je nakon ispitivanja uzoraka broj
neispravnih brojila jednak ili veći od broja neispravnih brojila utvrđenih u
retku »Kriterij neprihvaćanja grupe« u tablicama 29 i 30.

6.7.    Prihvaćanje odnosno neprihvaćanje grupe

6.7.1. Ako je grupa brojila ispitana slučajnim uzorkovanjem prihvaćena,
valjanost ovjere produljuje u skladu s odgovarajućim propisom kojim su određena
razdoblja ponovnog ovjeravanja mjerila.

6.7.2. Za prihvaćenu grupu brojila Zavod izdaje distribuciji potvrdu o
produljenju valjanosti ovjere za prihvaćenu grupu brojila, a u prilogu potvrde
daje se popis brojila.

6.7.3. Ako grupa brojila ispitana slučajnim uzorkovanjem nije prihvaćena,
distribucija mora sva brojila te grupe skinuti iz distribucijske mreže prije
isteka ovjernog razdoblja i zajedno s uzorcima ovjeriti.

6.8.    Postupanje s uzorcima

6.8.1. Ako je grupa brojila ispitana slučajnim uzorkovanjem prihvaćena,
utvrđuje se da su uzorci koji su tijekom ispitivanja, u skladu s točkom 6.4.1.
podtočka a) i b), zamijenjeni zamjenskim uzorcima kao i uzorci koji nisu
zadovoljili propisane mjeriteljske zahtjeve, neispravni te se na ovjerne žigove
stavlja žig za poništavanje žigova i u skladu s člankom 18. stavak 2. Zakona o
mjeriteljstvu, žig u obliku naljepnice s oznakom »Mjerilo nije u uporabi«.

### Prilog br. 2

METODE ISPITIVANJA POGREŠKE
MJERENJA BROJILA
(ispitivanje točnosti brojila)

1. Metode ispitivanja pogreške mjerenja

1.1.    Ispitivanje
pogreške mjerenja brojila obavlja se:

          –   metodom mjerenja vremena i snage (metoda
vrijeme-snaga, vatmeterska metoda) samo za brojila razreda točnosti 2 i 3)
i/ili

          –   metodom mjerenja rada – usporedba s
etalonskim brojilom (metoda etalonskog brojila) za sve razrede točnosti
brojila.

1.2.    Kod metode
mjerenja vremena i snage razlikujemo dva postupka:

          a)  postupak vrijeme-snaga s brojenjem okretaja
rotora ispitivanog brojila (postupak vrijeme-snaga-rotor)

          b)  postupak vrijeme-snaga s očitavanjem
brojčanika ispitivanog brojila (postupak vrijeme-snaga-brojčanik).

1.3.    Kod metode
mjerenja rada – usporedba s etalonskim brojilom razlikujemo dva postupka:

          a)  postupak usporedbe s etalonskim brojilom i
brojenje okretaja rotora ili impulsa ispitivanog brojila

          b)  postupak usporedbe s etalonskim brojilom i
očitavanje brojčanika ispitivanog brojila.

if !supportLists1.4.1. endifPri ispitivanju brojila obično se kombiniraju dva postupka.
Brojila se pri manjim opterećenjima, npr. pri 0,05 *I**b*, 0,2 *I**b*, 1 *I**b*, ispituju

postupkom
vrijeme-snaga-rotor, a pogreška brojila pri *I**max* i prijenosni odnos
brojčanika odnosno tarifni brojači ispituju se postupkom   vrijeme-snaga-brojčanik ili postupkom
usporedbe s etalonskim brojilom i očitavanja brojčanika ispitivanog brojila.

2. Postupak vrijeme-snaga s brojenjem okretaja
rotora ispitivanog brojila ili impulsa

2.1.  Ovim je postupkom
dopušteno ispitivanje pogreške mje­renja statičkih i indukcijskih brojila
djelatne i jalove energije razreda točnosti 2 i 3. Tijekom ispitivanja
opterećenje mora biti stalno (konstantno).

2.2.  Kod ovog postupka ispitivanja pogreške
brojila, mjeri se vrijeme za koje rotor brojila pri stalnom (konstantnom)
ispitnom opterećenju napravi potreban broj okretaja.

2.3.  Ispitivanje se može obaviti samo za cijeli
broj okretaja rotora.

2.4.  Pri vizualnom promatranju diska rotora i
mjerenju vremena ručnim sekundomjerom (mehaničkim ili elektroničkim) ovisno o
vrsti i razredu točnosti brojila, broj okretaja rotora brojila pri svim
ispitnim opterećenjima treba tako odabrati da mjereni vremenski razmak ne bude
manji od:

        1) 25 sekunda pri
ispitivanju brojila jalove energije razreda točnosti 3

        2) 50 sekunda pri
ispitivanju brojila djelatne i jalove električne energije razreda točnosti 2.

2.5.  Ako se za mjerenje vremenskih razmaka
upotrebljavaju elek­tronička mjerila vremena povezana s fotoelektričnim
uređajem za odbrojavanje broja okretaja rotora ili broja impulsa svjetlosne
diode (LED) dopušteni su i manji vremenski razmaci, ali ne kraći od 10 sekunda.

2.6.  Postotna pogreška mjerenja brojila izračunava
se prema izrazu:

        ![]()

        gdje je:

*t**N* – prava vrijednost
vremena u sekundama za koje rotor brojila treba napraviti određeni broj
okretaja (*N*) pri ispitnom opterećenju

*t**i* –  vrijeme izmjereno
sekundomjerom za određeni broj okretaja rotora ili impulsa (*N*) pri istom
ispitnom opterećenju.

2.7.  Prava vrijednost
vremena (*t**N*) u sekundama izračunava se prema izrazu:

         ![]()

        gdje je:

*P* –  ispitna snaga u vatima (W), koja je namještena
na vatmetrima uređaja za ispitivanje brojila

*C* –  konstanta brojila (o/kWh) naznačena na
natpisnoj pločici brojila.

2.8.  Ispitna snaga
izračunava se iz izraza:

         ![]()

        gdje je:

*m/span>m/i> – broj mjernih sustava brojila*

*U* – referencijski napon brojila (fazni) u voltima

*I* – ispitna struja u amperima kojom se brojilo opterećuje

        cos φ – faktor
snage.

3. Postupak vrijeme-snaga s očitavanjem
brojčanika ispitivanog brojila (postupak vrijeme-snaga-brojčanik)

3.1.  Ovim postupkom
dopušteno je ispitivanje pogreške mjerenja statičkih i indukcijskih brojila
djelatne i jalove energije razreda točnosti 2 i 3. Tijekom ispitivanja optere­ćenje
mora biti stalno (konstantno).

3.2.  Određeno vrijeme *t* (koje se mjeri
mjerilom vremena), brojila istog broja decimalnih mjesta brojača brojčanika
opterećuju se stalnim ispitnim opterećenjem. Vrijeme *t* odabere se tako
da kotur najniže mjesne vrijednosti napravi najmanje dva puna okretaja. Pri
tome se pretpostavlja da je kotur najniže mjesne vrijednosti brojača podijeljen
na 100 jednakih dijelova. Da bi se smanjila mjerna nesigurnost, preporučljivo
je, ne uzimajući u obzir mala ispitna optere­ćenja (0,05 *I**b* i 0,1 *I**b*), vrijeme opterećivanja
produžiti na četiri puna okretaja.

3.3.  Stanja brojčanika svih brojila očitaju se
prije uključenja i nakon isključenja ispitnog opterećenja.

3.4.  Prazni hod brojčanika isključuje se ako se
brojila prije početka ispitivanja kratkotrajno opterete.

3.5.  Postotna pogreška brojila u postotcima
izračunava se prema izrazu:

        ![]()

        gdje je:

*Wi* – energija u kWh koju izmjeri ispitivano brojilo

                (izračuna
se kao razlika konačnog i početnog stanja brojčanika)

*W* –  prava vrijednost
energije u kWh.

3.6.  Prava vrijednost
energije u kWh dobije se iz izraza:

         ![]()

        gdje je:

*P* – stalno održavana snaga u W tijekom vremena *t*

*t* – vrijeme trajanja uključenja opterećenja u sekundama.

3.7.  Snaga *P* izračunava
se iz izraza:

         ![]()

        gdje je:

*m* – broj mjernih sustava brojila

*U* – referencijski napon brojila (fazni) u voltima

*I* – ispitna struja u amperima kojom se brojilo opterećuje

        cos φ – faktor
snage.

3.8.  Vrijeme trajanja
uključenja ispitnog opterećenja *t* u sekundama dobiva se iz izraza:

         ![]()

        gdje je:

*W* – prava vrijednost energija u kWh

*P* – stalno održavana snaga
opterećenja u W.

3.9.  Potrebni iznos dozirane energije, uzimajući u
obzir razred točnosti brojila, broj kotura iza decimalnog zareza na mehaničkom
(analognom) brojaču ili broj decimalnih mjesta iza decimalnog zareza na
digitalnom brojaču i uzimajući u obzir zahtjev da mjerna nesigurnost očitavanja
registrirane energije (izražena u postotcima) bude 4 do 5 puta manja od razreda
točnosti brojila, naveden je u tablicama 1 i 2.

3.10.    Doziranje energije odnosno očitavanje
brojčanika obavlja se pri:

        –  ispitivanju
prijenosnog omjera brojčanika brojila

        –  ispitivanju tarifnih
brojača

        –  ispitivanju davača
impulsa za daljinsko mjerenje

        –  ispitivanju pogreške
mjerenja brojila postupkom vrijeme-snaga-brojčanik

        –  ispitivanju pogreške
mjerenja brojila postupkom trajnog opterećenja.

if !supportEmptyParas endif

Tablica
1: Potrebni iznos dozirane energije za indukcijska i statička brojila u
ovisnosti o razredu točnosti brojila i broju kotura iza decimalnog zareza
brojača

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Razred točnosti brojila | Broj kotura1)  iza decimalnog zareza na brojaču | Potrebni iznos dozirane energije u kWh |
| 3 | 0 | 15 |
| 1 | 1,5 |
| 2 | 0,15 |
| 3 |idth=134 style='width:100.8pt;border-top:none;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext .5pt;border-right:solid windowtext .5pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>

0,015

| 2 | 0 | 20 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0,2 |
| 3 | 0,02 |
| 1 | 0 | 40 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0,4 |
| 3 | 0,04 |
| 0,5, 0,5 S 0,2 S | 0 | 80 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0,8 |
| 3 | 0,08 |

1) Pretpostavlja
se da je kotur najniže mjesne vrijednosti brojača

   (krajnji
desni kotur) podijeljen na 100 jednakih dijelova.

if !supportEmptyParas endif

Tablica
2: Potrebni iznos dozirane energije za indukcijska i statička brojila u
ovisnosti o razredu točnosti brosti brojila i roju decimalnih mjesta iza decimalnog
zareza brojača <

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Razred točnosti ispitivanog brojila | Broj decimalnih mjesta iza decimalnog zareza na brojaču | Potrebni iznos dozirane energije u kWh |
| 3 | 1 | 15 |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 0,15 |
| 4 | 0,015 |
| 2 | 1 | 20 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0,2 |
| 4 | 0,02 |
| 1 | 1 | 40 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 0,04 |
| 0,5, 0,5 S 0,2 S | 1 | 80 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0,8 |
| 4 | 0,08 |

if !supportEmptyParas endif

4. Postupak
usporedbe s etalonskim brojilom i brojenjem okretaja rotora ili impulsa
ispitivanog brojila

if !supportEmptyParas endif

4.1.  Ovim postupkom
obavlja se ispitivanje pogreške mjerenja statičkih i indukcijskih brojila
djelatne energije razreda točnosti 0,2 S, 0,5 S, 0,5 1 i 2 te jalove energije
razreda točnosti 2 i 3.

4.2.  Tijekom
ispitivanja opterećenje ne mora biti stalno (konstantno).

4.3.  Uređaj za ispitivanje
brojila mora biti opremljen etalonskim brojilom, optoelektroničkim uređajem za
brojenje okretaja diska rotora ili impulsa svjetlosne diode (LED) ispitivanih
brojila i uređajem koji automatski započinje i nakon određenog broja okretaja
ili impulsa prekida mje­renje.

4.4.  Ispitivana brojila
i etalonsko brojilo opterećuju se ispitnim opterećenjem. Istodobno se
odgovarajućim uređajima broje okretaji ili impulsi ispitivanih brojila i
impulsi etalonskog brojila.

4.5.  Postotna pogreška
se izračunava iz izraza:

if !supportEmptyParas endif

         ![]()

        gdje je:

*N**i* – broj okretaja diska
ili broj impulsa ispitivanog brojila

*C**i* – konstanta ispitivanog
brojila (o/kWh ili imp/kWh)

*N**e* – broj impulsa
etalonskog brojila

*C**e* – konstanta etalonskog
brojila (imp/kWh).

4.6.  Izabrani broj
okretaja ili impulsa ispitivanog brojila (*N**i*) mora biti toliki da
vrijeme ispitivanja bude duže od 10 sekunda.

4.7   Etalonsko brojilo
obično je izvedeno tako da daje broj impulsa razmjeran energiji. Ovi impulsi
dovode se u uređaj za uspoređivanje (računalo pogreške) u koji se dovode i
impulsi iz fotoelektričnog uređaja koji odbrojava okretaje ili impulse
ispitivanog brojila. Računalo pogreške na temelju tih podataka samo izračunava
postotnu pogrešku brojila i pokazuje je na digitalnom pokazniku (obično
smještenog pored ispitivanog brojila) tako da nije potrebno dodatno računanje
pogreške.

5. Postupak usporedbe s etalonskim brojilom i
očitavanjem brojčanika (postupak trajnog opterećenja)

5.1.  Ovim postupkom
obavlja se ispitivanje pogreške mjerenja statičkih i indukcijskih brojila
djelatne energije razreda točnosti 0,2 S, 0,5 S, 0,5 1 i 2 kao jalove energije
razreda točnosti 2 i 3. Ispitno opterećenje ne mora biti stalno (konstantno).

5.2.  Ispitivana brojila
i etalonsko brojilo trajno se opterećuju ispitnim opterećenjem koje ne mora
biti stalno (konstantno). Iz međusobne usporedbe pokazivanja ispitivanog i
etalonskog brojila, postotna pogreška ispitivanog brojila određuje se iz
izraza:

         ![]()                      ![](dodatni/349836.gif)

        gdje je:

*W**I*   –        energija u kWh koju
izmjeri ispitivano brojilo (izra­čuna se kao razlika konačnog stanja (*W**K*) i po­čet­nog stanja brojčanika (*W**P*) ispitivanog brojila)

*W* –        prava vrijednost energije u kWh koju
zabilježi (registrira) etalonsko brojilo.

5.3.  Postupak trajnog
opterećenja mora trajati toliko dugo da se razlika između konačnog i početnog
stanja brojača ispitivanog brojila (registrirana energija) može pročitati s
mjernom nesigurnošću (izraženom u postotcima) koja je 4 do 5 puta manja od
razreda točnosti ispitivanog brojila. Npr. energija registrirana na brojčaniku
brojila razreda točnosti 2 mora se očitati s mjernom nesigurnošću manjom ili
jednakom 0,4 %, a na brojčaniku brojila razreda točnosti 0,2S s mjernom
nesigurnošću jednakom ili manjom od 0,05%.

if !supportEmptyParas endif

### Prilog br. 3

ZAHTJEVI KOJE MORA ISPUNJAVATI
OPREMA ZA ISPITIVANJE BROJILA

1.     Oprema za
ispitivanje brojila ovisno o vrsti i razredu točnosti brojila mora zadovoljiti
zahtjeve navedene u normi:

        IEC 60736
»Oprema za ispitivanje brojila električne energije«.

2.     Uređaji za
ispitivanje brojila

2.1.  Uređaj za
ispitivanje brojila je uređaj za opterećivanje brojila stalnom snagom, s
odvojenim strujnim i naponskim krugovima (u nastavku teksta »uređaj«).

2.2.  Uređaji moraju
omogućiti ispitivanje brojila primjenom ovih metoda:

        –  metodom mjerenja vremena i snage (metoda
vrijeme-snaga, vatmeterska metoda)

        –  metodom mjerenja rada – usporedba s etalonskim
brojilom (metoda etalonskog brojila).

        1. postupak mjerenja snage i vremena (vatmetarska
metoda) samo za brojila razreda točnosti 2 i 3) i/ili

        2. postupak mjerenja energije – usporedba s
etalonskim brojilom (metoda etalonskog brojila) za sve razrede točnosti
brojila.

2.3.  Uređaji moraju
biti tako konstruirani da omogućuju ispitiva­­nje brojila svih vrsta i razreda
točnosti tj. uređaj mora omogućiti namještanje struja, napona, faznog kuta i
metode mjerenja.

2.4.  Uređaji mogu biti
trofazni ili jednofazni.

2.5.  Sastavni dijelovi
uređaja su etalonski vatmetri i/ili etalonska brojila

2.6.  Etalonski vatmetri
ugrađeni u uređaj moraju biti:

        1) najmanje razreda točnosti 0,2 i nazivne struje
5 A ili 1 A – ako su ugrađeni u uređaj za ispitivanje brojila             razreda točnosti 2 i 3

        2) najmanje razreda točnost 0,1 – ako su ugrađeni
u uređaj za ispitivanje brojila razreda točnosti 0,2 S, 0,5 S, 0,5 i 1.

2.7.  Točnost etalonskih
brojila (tzv. brojila za isto opterećenje) ugrađenih u sekundarni mjerni krug
uređaja za ispitivanje brojila mora biti takva da pogreška uređaja bude u
granicama koje su propisane točkom 1.8

2.8.  Granice dopuštenih
pogrešaka uređaja i etalonskih brojila (ugrađenih u primarnu stranu uređaja) za
ispitivanje brojila elekta električne energijepri ispitivanju brojila djelatne
električne energije razreda točnosti 2; 1; 05 S i 0,2 S kao i pri ispi­tivanje
brojila jalove električne energije razreda toč­nosti 2 i 3 moraju biti unutar
granica danih u tablicama 1, 2 i 3 pri svim ispitnim opterećenjima na kojima se
brojila ispituju, u skladu s njihovim razredom točnosti, osnovnom (*I**b*) ili nazivnom strujom (*I**n*) i najvećom strujom (*I**max*).

2.9.  Za novoproizvedene
uređaje i etalonska brojila vrijednosti *s**max* u kontrolnoj točki *U**c**, I**c*trebaju biti unutar granica danih u tablicama 1, 2 i 3, a za
uređaje i etalonska brojila u uporabi dopuštene su dvostruko veće vrijednosti.

Tablica 1: Granice dopuštenih pogrešaka
i ponovljivost mjerenja trofaznih i jednofaznih uređaja i etalonskih brojila za
ispitivanje brojila djelatne energije razreda točnosti 1 i 2

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred točnosti  brojila | 1  if !supportEmptyParas endif | | | 2  if !supportEmptyParas endif | | |
| Faktor snage | 1 | 0,5 ind. | 0.5 kap. | 1 | 0,5 ind. | 0.5 kap. |
| *E3max* | ± 0,20 % | ± 0,30 % | ± 0,40 % | ± 0,30 % | ± 0,45 % | ± 0,60 % |
| *E1max* | ± 0,30 % | ± 0,45 % | ± 0,60 % | ± 0,45 % | ± 0,60 % | ± 0,80 % |
| *Smax* | 0.02 | 0,03 | - | 0,03 | 0,05 | - |

if !supportEmptyParas endif

Tablica 2: Granice dopuštenih pogrešaka
i ponovljivost mjerenja trofaznih i jednofaznih uređaja i etalonskih brojila za
ispitivanje brojila jalove energije razreda točnosti 2 i 3

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred točnosti  brojila | 2  if !supportEmptyParas endif | | | 3  if !supportEmptyParas endif | |
| Faktor snage | 1 | 0,5 ind. | 0.5 kap. | 1 | 0,5 ind. |
| *E3max* | ± 0,30 % | ± 0,45% | ± 0,60 % | ± 0,40 % | ± 0,70 % |
| *E1max* | ± 0,45 % | ± 0,60% | ± 0,80 % | ± 0,50 % | ± 0,90 % |
| *Smax* | 0,03 | 0,05 | - | - | - |

if !supportEmptyParas endif

Tablica 3: Granica
dopuštenih pogrešaka i ponovljivost mjerenja trofaznih i jednofaznih uređaja i
etalonskih brojila za ispitivanje brojila djelatne energije razreda točnosti
0,5, 0,5 S i 0,2 S

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred točnosti  brojila | 0,2 S | | | 0,5S i 0,5 | | |
| Faktor snage | 1 | 0,5 ind. | 0.5 kap. | 1 | 0,5 ind. |/td> 0.5 kap. |
| *E3max* | ± 0,05 % | ± 0,10 % | ± 0,10 % | ± 0,10 % | ± 0,15 % | ± 0,20 % |
| *E1max* | ± 0,10 % | ± 0,15 % | ± 0,15 % | ± 0,15 % | ± 0,25 % | ± 0,30 % |
| *smax* | 0.01 | 0,02 | - | 0,ack'>0,01 /span> | 0,02 | - |

if !supportEmptyParas endif

gdje je:

*E**3max* *–* najveća dopuštena pogreška jednofaznih i trofaznih uređaja i
etalonskih brojila pri uravnoteženom opterećenju;

*E**1max*    –          najveća
dopuštena pogreška trofaznih uređaja i etalonskih brojila opterećenih
jednofazno pri simetričnom sustavu napona;

*s**max*       eksperimentalno
standardno odstupanje niza ponovlje-              nih
mjerenja napravljenih u »kontrolnoj točki« *U**c**, I**c**.*

*![]()*

gdje je:

*E**i*– pogreška uređaja ili
etalonskog brojila određena pojedinim mjerenjem u nizu od *n* ponovljenih
mjerenja na određenoj ispitnoj točki.

*![]()  –* srednja vrijednost *n* pogrešaka *E**i*

*n*      – ukupan broj
mjerenja

3.     Stalci za postavljanje brojila

3.1.  Stalci za postavljanje brojila moraju omogućiti
postavljanje brojila u vertikalni položaj.

3.2.  Pri najnižem naponskom mjernom području
uređaja za ispitivanje brojila i pri najvećem broju brojila koja se mogu
postaviti na stalak, pad napona u naponskim krugovima stalka na koji se
postavljaju brojila ne smije biti veći od:

       1. 0,1% nazivne vrijednosti napona brojila – kad su na stalku
postavljena brojila ne električne energije razreda točnosti 2 i brojila
jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3

        2. 0,015 % nazivne
vrijednosti napona brojila – kad su na stalku postavljena brojila djelatne
električne energije razreda točnosti 0,2S; 0,5S; 05 i 1.

3.3.  Magnetska indukcija stranog podrijetla na bilo
kojem mjernom mjestu na stalku za postavljanje brojila ne smije biti veća od
0,05 mT.

4.     Mjerila vremena

4.1.  Granice dopuštenih
pogrešaka mjerila vremena moraju biti manje od vrijednosti najmanjeg podjeljka
ljestvice uvećane za 1/2000 dio ispitnoga međuvremena ako se upotrebljava­ju
mehanički sekundomjeri, a ako se upotrebljavaju elek­tro­­nički sekundomjeri,
granice dopuštene relativne po­greške moraju biti manje od ± 10-4 za vremenski razmak od
jednog sata.

5.     Kontrolni
instrumenti

5.1   Pravne osobe
ovlaštene za ovjeravanje brojila i servisi u kojima se ovjeravanje brojila
obavlja primjenom mjerne metode mjerenja snage i vremena moraju za povremenu
kontrolu ampermetara, voltmetara i frekvencmetara ugra­đenih u kontrolne
uređaje imati kontrolni instrument za provjeru njihove točnosti razreda
točnosti najmanje 0,2.

5.2.  Servisi u kojima
se ovjeravanje brojila obavlja usporedbom s višenamjenskim etalonskim
brojilima, (koja mjere struju, napon i frekvenciju) ne moraju biti opremljeni
kontrolnim instrumentom.

6.     Uređaji za
ispitivanje izolacije

6.1.  Uređaji za
ispitivanje izolacije brojila moraju imati moguć­nost regulacije napona te odgovarajuću
zaštitu i signalizaciju.

6.2.  Uređaj za
ispitivanje izolacije brojila mora imati snagu najmanje 500 VA, a naponsko
područje 2000V odnosno 4000 V pri sinusnom obliku napona. Postavljanje napona
mora biti neprekidno od 0 V do 2000 V odnosno 4000 V, pri čemu se napon mjeri
voltmetrom razreda točnosti najmanje 1,5.

7.     Izvori za
napajanje

7.1.  Izvori za
napajanje uređaja za ispitivanje brojila moraju, pri promjeni napona napajanja
za ± 10% i frekvencije za ± 1% od nazivnih vrijednosti, na izlaznim priključcima
uređaja za ispitivanje brojila osigurati referencijske uvjete (u pogledu iznosa
napona, struje i frekvencije, oblika valova napona i struje, redoslijeda faza i
ravnoteže napona i struja) u skladu s mjeriteljskim zahtjevima za razred
točnosti i vrstu brojila koja se ispituju. Vrijeme regulacije napona ne smije
biti duže od 0,5 s.

7.2.  Pri promjeni
opterećenja izvora napajanja od praznog hoda do 75% nazivnog opterećenja,
promjena stabiliziranog napona ne smije iznositi više od ± 0,1% odnosno ± 0,05%
od nazivnog mjernog područja, pri čemu vrijeme regulacije napona ne smije biti
duže od 1 s.

8.     Natpisi i oznake
na opremi

8.1.  Na vid­­ljivome
mjestu na opremi moraju biti ispisani ovi natpisi i oznake:

        1. tvrtka,
odnosno naziv ili znak proizvođača

        2. serijski broj
i godina proizvod­­nje

        3. tvornička
oznaka tipa uređaja.

8.2.  Opis uređaja,
natpisi i oznake za identifikaciju te obvezna tehnička dokumentacija za uređaj
moraju biti sadržani u popratnom dokumentu.

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

Prilog
br. 4

|  |
| --- |
| if !supportEmptyParas endif  if !supportEmptyParas endif  if !supportEmptyParas endif  if !supportEmptyParas endif  (podnositelj zahtjeva) |

if !supportEmptyParas endif

|  |
| --- |
| if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

ZAHTJEV ZA OVJERAVANJE BROJILA

ELEKTRIČNE ENERGIJE

**if !supportEmptyParas endif**

**broj** \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dostavljamo na ovjeravanje
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kom. brojila električne energije prema slijedećim podacima:

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **broj** | **Oznaka**  **brojila** | **Značajke**  **brojila** | **Količina**  **(kom.)** | **Napomena** |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif > |

if !supportEmptyParas endif

 if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |

**if !supportEmptyParas endif**

Vrsta
ovjeravanja:      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podaci
o vlasniku       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

mjerila:

U
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_.

Odgovorna osoba

MP

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

Prilog
br. 5

|  |
| --- |
| if !supportEmptyParas endif  if !supportEmptyParas endif |

if !supportEmptyParas endif

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE
br. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

if !supportEmptyParas endif

Proizvođač:                                                            Mjerni
spoj:

Tip
brojila                                                               Nazivni
napon:

Razred
točnosti:                                                      Nazivna
struja:

Konstanta:                                                              Nazivna
frekvencija:

Rezultati ispitivanja:

**if !supportEmptyParas endif**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tvornički broj | | | | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| Vizualni pregled | | | | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| Zagrijavanje | | | | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| Prazan hod | | | | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| Početak mjerenja | | | | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| Najviša snaga | | | | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| Pogreška mjerenja energije: | | | | | | | |
| *I* % | RST | cos *φ* | Pogreška mjerenja (%) | | | | |
| if !supportEmptyParas endif |td> if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endifstyle='mso-bidi-font-weight:normal'> | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| Ispitivanje konstante (pokaznika) | | | | | | | |
| Početno stanje | | | if !supportEmptyParas endif | | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| Završno stanje | | | if !supportEmptyParas endif | | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| Sist. pogreška | | | if !supportEmptyParas endif | | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| Apsolutna pogreška | | | if !supportEmptyParas endif | | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| Relativna pogreška | | | if !supportEmptyParas endif | | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| STANJE | | | if !supportEmptyParas endif | | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
if !supportMisalignedColumns|  |  |  |  |  |  |  |  |
endif

**if !supportEmptyParas endif**

Vlasnik mjerila:

Mjerna metoda:

Etaloni i mjerna oprema:

Zaključak o stanju brojila:

class=MsoBodyText align=left style='text-align:left;tab-stops:27.0pt 234.0pt'>Temperatura:

Rel. vlažnost zraka:

Datum ispitivanja:

Ispitao:                                                                                     Ovjerio:

if !supportEmptyParas endif

Pravilnik, NN 149/2004-2599