## Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu analizatora plinova za ovjeravanje

### NN 184/2004 (24.12.2004.), Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu analizatora plinova za ovjeravanje

# DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

3179

Na
temelju članka 8. stavak 5. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj
163/03), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

## PRAVILNIK

### O TEHNIČKIM I MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA OVLAŠĆIVANJE SERVISA ZA PRIPREMU ANALIZATORA PLINOVA ZA OVJERAVANJE

I.
OPĆE ODREDBE

Članak
1.

Ovim se
pravilnikom propisuju tehnički i mjeriteljski zahtjevi koje mora ispunjavati
ovlašteni servis za pripremu analizatora plinova za ovjeravanje.

Članak
2.

Ovlašteni
servis pregledava, popravlja i ispituje analizatore plinova radi pripreme za
ovjeravanje, a ovlašteni mjeritelj Državnog zavoda za normizaciju i
mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) ovjerava analizatore plinova.

Članak
3.

Priprema
analizatora plinova za ovjeravanje, u smislu ovoga pravilnika, podrazumijeva
pregled, popravak analizatora plinova (servisiranje), pripremu uređaja za
ispitivanje analizatora plinova (etalon), ispitivanje analizatora plinova, tj.
provjeru mjeriteljskih značajki analizatora plinova te pisanje izvješća o
ispitivanju analizatora plinova.

II.
TEHNIČKI I MJERITELJSKI ZAHTJEVI KOJE MORA ISPUNITI OVLAŠTENI SERVIS

Članak
4.

Ovlašteni
servis mora ispuniti zahtjeve propisane zakonom i zahtjeve koji se odnose na:

1.
opremu za ispitivanje analizatora plinova

2.
prostorije za ispitivanje analizatora plinova

3.
radnike

4.
propisanu dokumentaciju.

Članak
5.

Potrebna
oprema za ispitivanje analizatora plinova je:

1.
plinske boce s odgovarajućim referencijskim plinovima točno određenog sastava
ili referencijski (etalonski) analizator plinova

2. uobičajena oprema za kemijsko-fizikalni laboratorij
uključivši crpke za mjerenje protoka plinova

3. sva potrebna oprema za sigurno rukovanje i
upotrebu plinskih boca (manometri, redukcijski ventili i slično)

4. sav potreban uobičajeni pribor za
kemijsko-fizikalni laboratorij kao što su primjerice razni nastavci, spojni
elementi, adapteri, ključevi i slično

5. laboratorijski stakleni termometar punjen živom s
mjernim područjem od 0 oC
do + 35 oC s najmanjim podjeljkom od
0,2 oC za praćenje temperature
radnog okoliša (kontrolni termometar mora biti umjeren ili ovjeren)

6. uređaj za mjerenje relativne vlažnosti zraka u
radnom okolišu.

Etaloni s kojima se ovjeravaju analizatori plinova
moraju biti umjereni, referencijski materijali moraju biti potvrđeni, a sva
ostala mjerna oprema putem koje se ovjeravaju analizatori plinova mora biti
ovjerena ili umjerena.

Članak 6.

Ovlašteni servis treba biti opremljen elektroničkim
raču­na­lom (PC) s mogućnošću povezivanja s bazom podataka Zavoda.

Članak 7.

Ovlašteni servis mora imati radnu prostoriju za
ispitivanje analizatora plinova koja mora ispunjavati ove uvjete:

1. mora biti čista, suha i dovoljno prostrana za
neometano ispitivanje i ovjeravanje analizatora plinova

2. mora biti dovoljno prostrana za smještaj potrebne
opreme

3. mora biti zaštićena od izravna sunčeva utjecaja

4. mora
biti tako osigurana da prašina, vodena para i agresivni plinovi ne mogu
prodirati u nju

5. mora
imati namještaj za smještaj analizatora plinova koji se ispituju

6. mora
imati namještaj za smještaj analizatora plinova koji su ovjereni

7. u
radnoj prostoriji mora biti smješten kontrolni termometar za mjerenje
temperature zraka radnog okoliša mjernog područja od 0 °C do 35 °C kojemu
najmanji podjeljak pokazuje najviše 0,2 °C

8. u
radnoj prostoriji mora biti smješten kontrolni uređaj za mjerenje relativne
vlažnosti zraka u radnom okolišu

9.  mora imati dnevnu i električnu rasvjetu.

Članak
8.

Temperatura
radnog okoliša u radnoj prostoriji za vrijeme ispitivanja analizatora plinova
mora biti u granicama od 18 oC do 25 oC.

Članak
9.

Izvori
grijanja prostorije za ispitivanje analizatora plinova moraju biti najmanje 1,5
m udaljeni od opreme, tj. od mjesta gdje se obavlja ispitivanje analizatora
plinova i moraju omogućiti ujednačeno zagrijavanje prostorije za ispitivanje
analizatora plinova.

Članak
10.

Ovlašteni
servis mora imati najmanje dva radnika koji obavljaju poslove pripreme za
ovjeravanje analizatora plinova.

Radnici
iz stavka 1. ovoga članka moraju imati najmanje SSS tehničkog smjera i 3 godine
radnog iskustva na poslovima ispitivanja, proizvodnje ili servisiranja
analizatora plinova, ili KV tehničke struke i najmanje 4 godine radnog iskustva
na poslovima ispitivanja, proizvodnje ili servisiranja analizatora plinova te
moraju poznavati propise o postupcima i metodama ispitivanja analizatora
plinova.

Članak 11.

Ovlašteni servis mora imati ovu dokumentaciju:

1. registracijski akt ili rješenje o obrtu i obrtnicu

2. radne knjižice zaposlenih osoba

3. propise iz područja ispitivanja analizatora
plinova koje je dužan primjenjivati

4. naputak proizvođača o upotrebi opreme za
ispitivanje analizatora plinova

5. postupke o održavanju i praćenju ispravnosti
opreme za ispitivanje analizatora plinova

6. obrasce zahtjeva za ovjeravanje analizatora
plinova, izvješća o ispitivanju analizatora plinova

7. preslike rješenja o odobrenju tipa mjerila za
analizatore plinova koji se ovjeravaju kod ovlaštenog servisa

8. popis opreme za ispitivanje s tehničkim podacima i
datumima ovjeravanja i/ili umjeravanja i ovjernice i/ili potvrde o umjeravanju
za svako mjerilo i/ili etalon koje je sastavni dio ove opreme.

Članak 12.

Ovlašteni servis tijekom svog rada mora:

1. pripremati za ovjeravanje i ispitivati analizatore
plinova koji imaju važeće rješenje o odobrenju tipa mjerila, u skladu s
odobrenim postupkom ispitivanja analizatora plinova

2.
obavijestiti Zavod o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na osposobljenost
ovlaštenog servisa da ispuni uvjete propisane ovim pravilnikom te
upotrebljavati samo opremu za ispitivanje analizatora plinova s važećom
ovjernicom, potvrdom o umjeravanju ili potvrdom o ispitivanju

3.
najmanje jednom godišnje obavješćivati Zavod o obavljenim ovjeravanjima odnosno
umjeravanjima svoje mjerne opreme

4.
sudjelovati u usporedbenim mjerenjima na zahtjev Zavoda

5.
nakon obavljenog ispitivanja sastaviti izvješće o ispitivanju.

Članak
13.

Ovlašteni
servis mora čuvati izvješća o ispitivanju na elektroničkom mediju ili u
tiskanom obliku 3 (tri) godine nakon isteka valjanosti ovjere.

III.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak
14.

Ovlaštenom
servisu koji ispunjava uvjete propisane ovim pravilnikom izdaje se rješenje
koje važi 3 (tri) godine od dana njegove pravomoćnosti.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje
važiti Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljiti potvrđeni mjeriteljski
laboratoriji za ovjeravanje analizatora plinova (»Narodne novine«, broj 29/02).

Članak 16.

Do ovlaštenja servisa, u smislu odredaba ovoga
pravilnika, poslove ovlaštenog servisa obavljat će pravne ili fizičke osobe
koje su za poslove pripreme analizatora plinova za ovjeravanje bile ovlaštene
Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljiti potvrđeni mjeriteljski
laboratoriji za ovjeravanje analizatora plinova (»Narodne novine« broj 29/02).

Članak 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana
objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-07/19
Urbroj: 558-03/7-04-1
Zagreb, 8. prosinca 2004.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
**dr****.
sc****. Marijan Andrašec, dipl. ing**., v. r.

Pravilnik, NN 184/2004-3179