## Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 1 i 2

### NN 42/1995 (23.6.1995.), Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 1 i 2

# DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Temeljem članka 22. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne
novine", br. Il/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
donosi

## PRAVILNIK

### O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA STATIČKA BROJILA DJELATNE ELEKTRIČNE ENERGIJE RAZREDA TOČNOSTI 1 I 2

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi koje moraju zadovoljiti
statička (elektronička) brojila djelatne električne energije izmjenične
struje (u nastavku teksta "brojilo") razreda točnosti 1 i 2.

Članak 2.

Odredbe ovoga pravilnika ne odnose se na:

1) brojila djelatne energije kod kojih napon na priključnim stezaljkama
prelazi 600 V (linijski napon brojila za trofazne sustave),

2) prijenosna brojila

3) medusklopove za prijenos podataka do registra brojila.

Članak 3.

Pod brojilom se, prema ovom pravilniku razumijeva

1) statičko brojilo djelatne energije namijenjeno mjerenju djelatne
energije integracijom djelatne snage tijekom vremena u kojem struja i napon
djeluju na poluvodičke (elektroničke) elemente radi stvaranja učestalosti
izlaznog impulsa razmjerne vatsatima

2) statičko brojilo djelatne energije opremljeno s više registara koji
se aktiviraju u odredenim vremenskim razmacima koji odgovaraju rđzličitim
tarifama

3) statičko brojilo djelatne energije koje se priključuje preko strujnih
mjernih transformatora

4) statičko brojilo djelatne energije koje se priključuje preko strujnih
i naponskih mjernih transformatora.

Članak 4.

Brojilo može davati podatke o energiji:

1) preko brojčanika ili digitalnog prikaza

2) preko impulsnog davača

3) preko impulsnog davača za daljinsko mjerenje.

Impulsni davač iz točke 2) stavka 1. ovog članka koji se ne može regulirati
(u nastavku teksta "impulsni davač") mora biti priključen iza
integratora.

Članak 5.

Normirane osnovne struje brojila dane su u tablici

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brojila za | Normirane vrijednosti (A) | Iznimne vrijednost (A) |
| Izravni priključak | 5-10-15-20-30-40-50 80 | 80 |
| Priključak preko strujnoga (stujnih) transformatora | 1-2-5   (IEC I 85) | 2,5 |

Najveća struja za izravno priključena brojila je cijela množina osnovne
struje. Kad je brojilo priključeno na strujni transformator najveća struja
može biti 1,2 ; 1,5 ili 2 puta veća od osnovne struje.

Članak 6.

Brojila mogu imati vrijednosti nornkiranih referentnih napona dane u
tablici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brojila za | Normirane vrijednosti (V) | Iznimne vrijednost (V) |
| Izravni priključak | 120-230-217-400-480 (IEC 38) | 100-127-200-220-   -240-380-415 |
| Priključak preko naponskoga (naponskih) transformatora | 57,7-63,5-100-110-115-120-200 (IEC 186) | 173-190-220 |

Članak 7.

Ispitivanje brojila obavlja se pri ovim uvjetima:

1) referentna učestalost 50 Hz

2) referentna temperatura od 23 C, ako na natpisnoj pločici nije drugačije
označeno.

Članak 8.

Pri referentnom naponu, referentnoj temperaturi i referentnoj učestalosti
djelatna i prividna potrošnja u naponskim krugovima uključujući napajanje
brojila, ne smije prelaziti vrijednosti dane u tablici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brojilo | Razred točnosti | |
| 1 | 2 |
| Jednofazna i višefazna | 2 W i 10VA | 2 W i 10 VA |

Pri osnovnoj struji, referentnoj temperaturi i referentnoj učestalosti
prividna snaga koju preuzima svaki strujni krug, bilo izravno bilo preko
strujnog transformatora priključenoga brojila, ne smije prelaziti vrijednosa
navedene u tablici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brojilo | Razred točnosti | |
| 1 | 2 |
| Jednofazna i višefazna | 4,0 VA | 2,5 VA |

Članak 9.

Pri referentnim uvjetima izolacijsko gradivo tijekom vremena zadriava
svoja dielektrična svojstva u takvu opsegu da to bitno ne utječe na metrološke
osobine brojila.

Članak 10.

Izolacijsko gradivo brojila mora izdržali dielektriđno ispitivanje tijekom
1 min. sinusoidalnim naponom učestalosti 50 Hz i izvora koji je u stanju
davati barem 500 VA, prema tablici:

|  |  |
| --- | --- |
| Ispitni napon efektivne vrijednosti | Točke primjene ispitnog napona |
| 2 kV | A) Ispitivanja koja treba provesti sa zatvorenim kućištem i s postavljenim poklopcem i poklopcima stezaljki    a) izmedu, s jedne strane, švih strujnih i naponskih krugova kao i  pomoćnih krugova s referentnim naponom preko 40 V, a spojenih  medusobno i, s druge strane, zemlje  b) izmedu krugova za koje nije predvideno da u radu budu medusobno  spojeni. |
| 4kV  (za ispitivanje pod a))  40V   (za ispitivanje pod c)) | B) Dodatna ispitivanja za brojila s izolacijskim kućištem zaštite II   a) izmedu,s jedne strane,svih strujnih i naizmeđu,s jedne strane,svih strujnih i  naponskih krugova kao i pomoćnih krugova s referentnim naponom preko 40V,  a spojenih medusobno i,s druge strane,zemlje:  b) vizualni pregled izolacije sitnih kovinskih dijelova (npr.natpisnih pločica,vijaka,  ovješenja i zakovica) dostupnih pomoća normiranog ispitnog prsta (IEC 529);  c) izmedu,s jedne strane,svih vodljivih dijelova u brojilu,a spojenih medusobno i,s  druge strane,svih vodljivih dijejova izvan išta brojila,koji su pristupađni s pomo-  ću ispitnog prsta,koji su spojeni medusobno ; |

Članak 11.

Ispitivanje dielektrične čvrstoće brojila s kućištem od izolacijskoga
gradiva provodi se pa ovim uvjetima:

1) brojilo je obavijeno kovinskom folijom ili postavljeno na ravnu kovinsku
ploču s kojom su spojeni svi kovinski dijelovi kućišta pristupačni na zatvorenom
brojilu;

2) strujni naponski krugovi te nosač mjernih sustava su medusobno spojeni
;

3) ispitni sinusni napon je priključen izmedu stezaljki i kovinske folije,
odnosno metalne ploče, a razmak izmedu stezaljki i kovinske folije, odnosno
metalne ploče, iznos najmanje 3 cm.

Članak 12.

Dielektrična čvrstoća između vijaka priključnice i njezina poklopca
ispituje se prema uvjetu propisanom u članku 10. ovoga pravilnika, pti
čemu su vijci toliko odvrnuti da,otvor stezaljki bude slobodan, a poklopac
priključnice pričvršćen na priključnicu.

Ako se ispitivanje dielektrične čvrstoće brojila ponavlja, brojilo mora
izdržati sinusni napori koji je za 20 % manji od napona propisanog u članku
10. ovoga pravilnika.

Članak 13.

Ispitivanje dielektrične čvrstoće provodi se pri ovim normalnim uvjetima
rada brojila:

1) lokalna temperatura od 15"C do 25"C;

2) relativna vlažnost zraka od 45% do 75%;

3) atmosferski tlak od 86 kPa do 106 kPa (860 mbar do 1060 mbar).

Članak 14.

Ispitivanje izolacije provodi se udarnim naponom tjemene vrijednosti
6 kV. Za područja gdje su predominantne nadzemne mreže može se zahtijevati
tjemena vrjednost veća od 6 kV.

Članak 15.

Pod ispitivanjem se prema ovom pravilniku razumijevaju ispitivanje i
ispitivanje tipa brojila.

Ispitivanje iz stavka 1. ovog članka provodi se pri ovim uvjetima:

1) kućište brojila je zatvoreno;

2) redoslijed faza je naznačen u shemi spajanja;

3) naponi i struje su ujednačeni:

- nijedan fazni ni linijski napon ne smije premašivati vrijednost odgovarajućega
srednjeg napona za 1%;

- nijedna struja ne smije premašivati vrijednost odgovarajuće srednje
struje za 2% ;

- razlika faza izmedu struje i odgovarajućega faznog napona ni pri kojem
faktoru snage ne smije premašivati 20;

4) naponski i pomoćni krugovi brojila razreda točnosti 1 i 2 priključeni
su na referentni napon brojila najmanje jedan sat prije početka pregleda;

5) utjecajne veličine imaju referentne vrijednosti s odstupanjima danim
u ovoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Utjecajna veličina | Referentna vrijednost | Dopušteno odstupanje za brojila razreda točnosti | |
| 1 | 2 |
| Okolna temperatura | Naznačena ili 23'C | 2% | 2% |
| Napon | Referentni napon | 1% | 1% |
| Učestalost | Referentna učestalost | 0,3% | 0,5% |
| Valni oblik | Sinusoidalni naponi i struje | 2% | 3% |
| Magnetska indukcija stranog podrijetla pri referentnoj učestalost | 0 | Vrijednost indukcje koja izaziva promjenu manju od:  i 0,2% 0,3%  ali uvijek mora biti manja od 0,05mT | |

1) Ako se ispitivanja provode pri temperaturi različitoj od referentne
temperature, uključivo dopuštene tolerancije, rezultat će se ispraviti
primjenom odgovarajućega temperaturnoga koeficijerita brojila:

2) Ispitivanje se sastoji:

a) kod jednofaznih brojila, od odredivanja pogreški, i to najprije s
brojilom normalno priključenim na glavne pojne vodove, a onda s obmutim
priključenjem na strujne i naponske krugove. Pola razlike između dviju
pogrešaka vrijednost je promjene pogreške. Budući da je nepoznata faza
vanjskog polja, ispitivanje će se provesti uz 0,1 te faktor snagejednak
1, te 0,2 I" i faktor snage jednak 0,5 ;

b) kod trofaznih brojila, od provodenja triju mjereaja uz 0,11 i faktor
snage jednak , s tim da se nakon, svakog od tih mjergnja priključci na
strujne i naponske krugove fazno promijene za 120 dok se ne promijeni redoslijed
faza. Najveća razlika svake od tako određenih pogrešaka i njihove prosječne
vrijednosti, vrijednost je promjene pogreške.

Članak 16.

Brojilo je tako konstruirano da ne daje izlazne impulse, odnosno da
ne registrira energiju pri otvorenim strujnim krugovima (stanje bez opterećenja)
i pri naponskim krugovima priključenim na 115% označenog napona.

Najmanje trajanje ispitivanja bit će 60 000/K minuta, gdje je K broj
impulsa koje izlazni ućenja daje po kilovatsatu. Za vrijeme ovog ispitivanja
ispitni izlazni uređaj brojila smije dati samo jedan impuls.

Članak 17.

Brojilo mora početi davati izlazne impulse (polazak) i neprekidno registrirati
energiju pri struji koja ne smije premašivati vrijednost od 0,4% I za brojila
razreda točnosti 1 i 0,5% I za brojila razreda točnosti 2 te faktor snage
1.

Članak 18.

Pri ispitivanju brajila prema uvjetima propisanim u točki 5) članka
15. ovog pravilnika; u vremenu koje odgovora najmanje 1 000 perioda mjerene
snage dopuštene granice pogrešaka izražene postocima su:

1) za jednofazna i trofazna brojila pri ujednačenom opterećenju vrijednosti
dane u tablici I:

2) za trofazna brojila opterećena jednofazno pri simetričnim trofaznim
naponima, vrijednosti dane u tablici II.

Članak 19.

Pri ispitivanju brojila stalnica brojila se provjerava tako će se odreduje
odnos pokazivanja brojčanika i impulsa koje da impulsni davač.

Članak 20.

Kad se pri ispitivanju tipa brojila utvrdi da se pojedini i svi mjemi
rezultati nalaze izvan granica postotnih pogrešaka je su dane u tablicama
I i II iz članka 18. ovoga pravilnika, se pomak apscisne osi paralelno
s njom za vrijednost 0,5 ako je riječ o brojilima razreda točnosti 1, a
l% ako je rijeđ brojilima razreda točnosti 2. Ako svi mjerni rezultati
pri ton ostanu u granicama postotnih pogrešaka koje su dane u tablic ma
I i II iz članka 18. ovoga pravilnika, brojilo je ispravno.

Članak 21.

Pri odredivanju promjene pogreške uzrokovane promjeno jedne od utjecajnih
veličina uvjeti i vrijednosti svih oslalih utjcajnih veličina zadovoljavaju
uvjete propisane u članku 15. ovga pravilmka.

Utjecajne veličine koje se uzimaju u obzir za odredivan referentnih
uvjeta u kojima se obavlja pregled te za određivanje promjena postotnih
pogrešaka uzrokovanih njihovom promjnom jesu okolna temperatura; napon
pomoćnih krugova, učestalost; valni oblik; magnetska indukcija vanjskoga
podrijetla i redoslijed,faza.

Promjone poštotnih pogrešaka uzrokovane promjenom utjecajnih veličina
iz stavka 2. ovog članka odreduju se samo p ispitivanju tipa brojila.

Članak 22.

Srednji se temperaturni koeficijent određuje za temperatu . ni opseg
ad 20 C, pri čemu se pogreške brojila odreduju za temperature 10 C više
i 10 C niže od temperature koju se odreduje srednji temperaturni koeficijent:

Temperaturni opseg od 20 "C nalazi se. u granicama od - 10 C do
45 C.

Vrijednosti srednjeg temperaturnog koeficijenta dane su u ovoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrijednost struje | Faktor snage cos | Srednji temperaturni koeficijent %K  za brojila razreda točnosti | |
| 1 | 2 |
| Od 10% Ia do Imax | 1 | 0,05 | 0,10 |
| Od 20% Ia do Imax | 0,5 ind. | 0,07 | 0,15 |

Članak 23.

Dodatne postotne pogreške uzrokovane promjenom ostalih utjecajnih veličina
dane su u ovoj tablici:

```
Promjena utjecajne        Vrijednost      Faktor      Granice promjene
```

```
veličine prema              struje         snage      postotne pogreške za
```

```
referentnim uvjetima     (ujednačena        cos       brojila razreda točnost
```

```
                         opterećenja)                      1            2
```

```
Napon 10%                     I              1            0,7          1,0
```

```
                              I            0,5ind.        1,0          1,5
```

```
Učestalost 5%                 I              1            0,8          1,3
```

```
                              I            0,5 ind.       l,0          1,5
```

```
Valni oblik: 10%              I              1            0,6          0,8
```

```
trećeg harmonika u struji
```

```
Invenni redosljed            0,1 I           1            1,5          1,5
```

```
faza
```

```
Naponska                      I              1            2,0          4,0
```

```
nesimetrija
```

```
Istosmjema                   0,5 I           1            3,0          6,0
```

```
komponenta u
```

```
izmjeničnom strujnom
```

```
krugu
```

```
Stalna magnetska              I              1            3,0          6,0
```

```
indukcija vanjskoga
```

```
podrijetla 0,5 mT
```

```
Magnetska indukcija           I              1            2,0          3,0
```

```
vanjskoga podrijetla
```

```
0,5mT
```

```
Elektromagnetska VF           I              1            2,0          3,0
```

```
polja
```

```
Magnetsko polje             0,05 I           1            0,5          1,0
```

```
pomoćnog kruga
```

1) Za naponska područja od -20% do -10% i od + 10% do + 15% granice
pronijene postotne pogreške trostruke su vrijednosti navedene u tablici.
Ispod 0,8 U pogreška brojila može se kretati izmedu + 100% i -100%.

2) Faktor izobličenja napona bit će manji od l%. Promjena postotne pogreške
mjeri se pri najnepovpljnijem faznom,pomaku trećeg harmonika struje u odnosu
na osnovanu struju:,

3) Višefazna će brojila mjeriti i registrirati promjene postotne pogreške
unutar granica navedenih u tablici ako su u prekidu jedna ili đvije faze
trofazne mreže.

4) Ovo ispitivanje se ne primjenjuje na brojila za priključak preko
mjernih transformatora.

5) Stalna magnetska indukcija može se postići uporabom elektromagneta
napajanog istosmjernom strujom. To će se magnetsko polje primijeniti na
sve dostupne površine brojila kad je ono montirano za normalnu uporabu.
Vrijednost magnetomotorne sile koju treba primijeniti bit će 100 amperzavoja.

6) Magnetška indukcija vanjskoga podrijetla od 0,5 mT stvorena strujom
čija je učestalost jednaka učestalosti napona privedenoga brojila, a pri
najnepovoljnijim uvjetima glede faze i smjera, neće izazvati promjenu postotne
pogreške brojla koja bi prelazila vrijednosti navedene u tablici. Magnetska
će se indukcija dobiti stavljanjem brojila u središte kružnog svitka srednjega
promjera 1 m, kvadratnoga presjeka i male radijalne debljine u odnosu na
promjer, te s 400 amperzavoja.

7) Ispitivanje će se provesti prema IEC 801-3, a uz ove uvjete:

- naponski i pomoćni krugovi pod referentnim naponom,

- područje učestalosti od 27 MHi do 500 MHz,

- jakost ispitnog polja 10 V/m.

8) Kad je u kućišta brojila takav se pribor napaja povremeno, npr. elektromagnet
višetarifnog registra.

Poželjno je obilježiti paključak za pomoćni uredaj (pomoćne uredaje)
kako bi se označila točna metoda priključenja. Ako se ti priključci ostvaruju
pomoću utikača i utičnica, oni su međusobno nezamjenjivi.

Članak 24.

Utjecaj kratkotrajnih strujnih preopterećenja ispituje se na ovaj način:

1) ispitni krug za ispitivanje kratkotrajnih strnjnih preopterećenja
je bez induktiviteta;

2) brojilo za izravni priključak mora izdržati kratkotrajnu veliku struju
30 Imax tijekom jednoga, poluperioda pri nazivnoj učestalosti;

3) brojilo za priključak prcko strujnoga transformatora tijekom 0,5
s mora podnijeti struju jednaku 20 puta najveća struja;

4) brojilo se mora vratiti na početnu temperaturu s naponskim krugovima
napajanim jedan sat referentnim naponom budući da je prije toga bilo izloženo
ispitivanju propisanom u točki 2), odnosno točki 3) ovoga članka;

5) nakon ispitivanja promjene pqgreške pri nazivnoj struji i faktoru
snage jednakom jedan ne smiju imati vrijednosti veće od danih n ovoj tablici:

```
                                                               Granice promjene:
                                               Faktor          postotne pogreške
```

```
Brojila za                     Vrijednost      snage           za brojila razreda
```

```
        struje          cos               točnosti:
                                          1       2
```

```
Izravni priključak                I               1               1,5     1,5
Priključak preko strujnih
transformatora                    I               1               0,5     1,0

```

Članak 25.

Utjecaj vlastitoga grijanja ispituje se na ovaj način:

1) pri otvorenim strujnim krugovima naponski krugovi moraju biti priključeni
na referentni napon najmanje 2 sata za brojilo razreda točnosti I i 1 sat
za brojilo razreda točnosti 2;

2) brojilo se optereti najvećom strujom pri faktoru snage jednakom jedan,
a pogreška brojila se određuje neposredno nakon opterećenja;

3) ispitivanje će se provoditi tijekom barem 1 sata, a svakako dok je
promjena pogreške tijekom 20 minuta veća od 0,2%;

4) isto će se išpitivanje provesti uz faktor snage jednak 0,5 ind.

Promjena pogreške uzrokovana vlastitim grijanjem ne smije prelaziti
vrijednosti navedene u ovoj tablici

```
                                                       Granice promjene postotne
                                       Faktor            pogreške za brojila
Vrijednost struje                    snage cos              razreda točnosti
                                                           1               1
Imax                                      1               0,7             1,0
                                      0,5 ind.            1,0             1,5

```

Članak 26.

Brojilo ne smije stvarati šum preko vodenja ili isijavanja koji bi mogao
izazvati smetnje kod drugih uredaja.

Prilikom ispitivanja brojila elektrostatičko izbijanje ne smije izazvati
promjenu u registru veću od 0,01 kWh.

Prilikom ispitivanja neosjetljivosti na elektromagnetska VF polja bez
struje u strujnim krugovima i uz otvorene strujne stezaljke primjena VF
polja ne smije izazvati promjenu u registru veću od 0,01 kWh.

Ispitivanje na brze prijelazne pojave (ometajuće impulse) takoder ne
smije izazvati promjenu u registru veću od 0,01 kWh.

Članak 27.

Prilikom ispitivanja tipa brojila potrebno je učiniti ova ispitivanja
mehaničkih zahtjeva i klimatskih utjecaja:

- ispitivanje pomoću udaralice s oprugom

- ispitivanje na udar

- ispitivanje na vibracije

- ispitivanje otpomosti na toplinu i vatru,

- ispitivanje zaštite od ulaza prašine i vode

- ispitivanje suhom toplinom

- ispitivanje hladnoćom

- ispitivanje ciklusom vlažne topline

- ispitivanje na sunčevo zračenje.

Ispitivanja se obavljaju prema IEC 1036.

Članak 28.

Brojilo ima kućište koje se može osigurati žigom tako da unutamji dijelovi
budu pristupačni tek nakon uništenja žiga.

Ako drugačije nije određeno, brojila predvidena za priključak na glavne
pojne vodove, koji su pri referentnim uvjetima pod faznim naponom većim
od 250 V i čije je kućište u cijelosti ili djelomično kovinsko, moraju
biti opremljena stezaljkom zaštitnog uzemljenja i vijkom najmanje M4: Dio
za uzemljenje se nalazi na. pristupačnom mjestu kućišta, a njegova namjena
je jasno označena simbolom za uzemljenje,

Ako poklopac brojila nije proziran, za očitavanje će se predvidjeti
jedan ili više prozorčića od prozirnoga gradiva koji se mogu skinuti tek
nakon uništenja žiga (žigova).

Članak 29.

Unutar graničnih uvjeta rada električni krugovi i izolacije ne smiju
doseći temperaturu koja bi mogla nepovoljno utjecat na rad brojila. Porast
temperature u bilo kojoj točki vanjske površine brojila ne smije prelaziti,25
K uz okolnu temperaturu oi 40 C.

Članak 30.

Brojilo ima na vidljivu mjestu natpisnu pločicu na kojoj su ispisani
podaci, oznake i simboli. Ti su podaci ispisani na hrvatskom jeziku, trajno
i lako čitljivi u normalnim uvjetima rada brojila.

Članak 31.

Na natpisnoj pločici moraju se navesti podaci:

1) vrsta brojila

2) ime ili znak proizvođača i mjesto proizvodnje,

3) tvornička oznaka tipa i službena oznaka odobrenja tip;

4) serijski broj i godina proizvodnje; ako je serijski broj označen
na pločici pričvršćenoj na poklopac; taj broj će biti označen i na kućištu
brojila

5) referentni napon u jednom od ovih oblika:

- broj sastava za pokretanje, ako je više od jedan i napok na stezaljkama
naponskoga kruga (naponskih krugova).

- nazivni napon sustava ili sekundami napon mjemo transfornkatora na
koji je brojilo predvideno priključiti

6) za izravno priključena brojila, osnovna i najveća struj (npr 10 -40
A), a za brojila priključena preko mjernih transformatora nazivna sekundarna
struja transformatora (npr. 5 A)

7) referentna učestalost u Hz

8) stalnica brojila u imp./kWh ili Wh/imp.

9) referentna temperatura ako je različita od 23 C

10) razred točnosti

11) znak "kvadrat u kvadratu" za brojila s izolacijskim kućištem
razreda zaštite II

12) shema veze.

Podaci od 1) do 4) mogu biti na natpisnoj pločici pričvršćenoj na poklopcu
brojila.

Podaci od 5) do 12) treba da budu na natpisnoj pločici koja je smještena
unutar brojila, a čitljivi s vanjske strane brojila

Ako je brojilo posebnoga tipa (npr. u slučaju višetarifnog brojila ako
se napon preklopnog uređaja razlikuje od referentnog napona), to će biti
navedeno na natpisnoj pločici ili na posebnoj pločici.

Brojila za priključak preko mjemih transformatora imaj natpis "transformatorsko
brojilo", odnosno odgovarajući simbol na posebnoj natpisnoj pločici;
na kojoj će se moći naknadn upisati prijenosni odnos (odnosi) transformatora
kojim treba množiti pokazivanje brojača da bi se dobila energija na primarnoj
strani mjernih transformatora.

Na svakom je brojilu neizbrisivo označena shema spoja. Za višefazna
brojila ta shema će pokazivati i redoslijed faza za koje brojilo predvideno.
Ako su stezaljke brojila označene, te oznake se vide na shemi.

Članak 32.

Stezaljke brojila, ako su grupirane u priključnicu a nisu zaštićene
na neki drugi način, imaju poseban poklopac koji se može zaštititi žigom
neovisno o poklopcu brojila. Poklopac stezaljki poklapa same stezaljke,
vijke za pričvršćenje vodiča te, ako drugačije nije određeno, potrebnu
dužinu vanjskih vodiča i njihovu izolaciju tako da onemogućuje vanjske
zahvate kojima bi se preko stezaljki moglo utjecati na rad brojila.

Članak 33.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim
novinama".

Klasa: 011-02/95-03/4

Urbroj: 558-03/I-95-1

Zagreb, 8. lipnja 1995.

Ravnatelj Državnog zavoda normizaciju i mjeriteljstvo

**dr. Jakša Topić**, v.r.

Pravilnik, NN 42/1995-837
Opći uvjeti korištenjaZaštita privatnosti[Pristup podatcima](/data_access_hr.aspx)[ELI](/about_eli_hr.aspx)

©2026. g. Narodne novine d.d.

, izrada [Novena d.o.o.](http://novena.hr/)