## Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za visokofrekventna mjerila otpora uzemljenja te za mjerila otpora uzemljenja čije je načelo rada mjerenje napona i struje (U-I metoda)

### NN 57/2006 (24.5.2006.), Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za visokofrekventna mjerila otpora uzemljenja te za mjerila otpora uzemljenja čije je načelo rada mjerenje napona i struje (U-I metoda)

# DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

**1365**

Na temelju članka 16., stavak 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narod­ne novine« br.
163/03), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

## PRAVILNIK

### O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA VISOKOFREKVENTNA MJERILA OTPORA UZEMLJENJA TE ZA MJERILA OTPORA UZEMLJENJA ČIJE JE NAČELO RADA MJERENJE NAPONA I STRUJE (*U-I* METODA)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski i tehnički zahtjevi za mjerila otpora
uzemljenja čija su načela rada mjerenje napona i struje (*U-I* metoda) i mjerenje
visokofrekventnih napona i struja (u daljnjemu tekstu: mjerila).
Višenamjenska mjerila koja služe i za mjerenje otpora uzemljenja čija su načela
rada mjerenje napona i struje (*U-I* metoda) i mjerenje visokofrekventnih napona i
struja, moraju, u dijelu koji se odnosi na mjerenje navedene mjerne veličine,
zadovoljiti zahtjeve ovoga pravilnika.

Članak 2.

Izrazi u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:
1) *Otpor rasprostiranja* uzemljivača je otpor zemlje između uzemljivača i
referentne zemlje;
2) *Referentna zemlja* je dio zemlje koji je od pripadnog uzemljivača toliko
udaljen da se, između po volji odabranih točaka, na tom dijelu ne pojavljuju
znatnije potencijalne razlike;
3) *Otpor uzemljenja* je zbroj otpora rasprostiranja i otpora zemljovoda;
4) *Uzemljivač* je vodič koji se postavlja u zemlju i s njom stoji u provodnoj
vezi, ili vodič što se postavlja u beton koji je sa zemljom u dobroj provodnoj
vezi;
5) *Pomoćni uzemljivač* je dopunski uzemljivač, prema točki 4) ovoga članka, preko
kojega se uspostavlja potrebna mjerna struja;
6) *Sonda* je dopunski uzemljivač, prema točki 4) ovoga članka, većinom u obliku
klina za uzemljenje koji služi za priključak na potencijal referentne zemlje;
7) *Izlazni napon* je napon što se javlja na priključcima za uzemljivač i pomoćni
uzemljivač mjerila;
8) *Struja kratkog spoja* je struja mjerila koja se javlja kad se pri referentnim
uvjetima kratko spoje priključci za uzemljivač i pomoćni uzemljivač;
9) *Apsolutna pogreška* je razlika koja se dobiva kad se od izmjerene vrijednosti
neke veličine odbije njezina prava vrijednost, odnosno vrijednost utvrđena
odgovarajućim etalonima i postupcima;
10) *Dogovorna vrijednost* je vrijednost na koju se svode pogreške mjerila da bi
se odredila njegova točnost. Dogovorna vrijednost za mjerila obuhvaćena ovim
pravilnikom je mjerna vrijednost, odnosno vrijednost koju pokazuje mjerilo pri
mjerenju;
11) *Pogreška u postocima dogovorne vrijednosti* je količnik apsolutne pogreške i
dogovorne vrijednosti definirane u točki 10) ovoga članka, pomnožen sa 100;
12) *Osnovna (unutrašnja) pogreška* je pogreška određena na mjerilu pod
referentnim uvjetima. Taj se pojam odnosi na točke 9) i 11) ovoga članka. Prema
ovome pravilniku, osnovna pogreška je izražena u postocima dogovorne
vrijednosti;
13) Promjena je razlika između dviju izmjerenih vrijednosti iste mjerene
veličine, kad jedna od utjecajnih veličina dobiva uzastopce dvije različite i
utvrđene vrijednosti;
14) *Promjena* u postocima dogovorne vrijednosti je količnik promjene i dogovorne
vrijednosti definirane u točki 10) ovoga članka, pomnožen sa 100;
15) *Uporabna pogreška* je u postocima izračunata pogreška u uvjetima nazivne
uporabe odnosno u uvjetima koji odgovaraju nazivnim područjima uporabe za
utjecajne veličine.

II. MJERITELJSKI I TEHNIČKI ZAHTJEVI

*1. Tehnički zahtjevi*

Članak 3.

Svi sklopovi mjerila moraju biti kućištem zaštićeni od mehaničkih udaraca i
elektromagnetskih smetnja.
Mjerila moraju imati ugrađeno samoispitivanje koje se izvodi kod svakog
uključivanja i ponovnog postavljanja mjerila. Mjerilo mora imati ugrađenu
funkciju onemogućivanja njegovoga neisprav­nog rada ili upozoravanja na isti u
slučaju kvara ili nepravilne uporabe.
Svi dijelovi mjerila koji utječu na mjeriteljske značajke, računanje i spremanje
podataka moraju biti na odgovarajući način zaštićeni od namjernoga ili
nenamjernoga nepravilnog rukovanja.

Članak 4.

Mjerila se mogu napajati iz električne mreže ili iz vlastitog izvora.

Članak 5.

Izlazni napon mjerila mora biti izmjeničan.
Frekvencija izlaznog napona, mjerila s vlastitim izvorom napona, mora biti
različita od nazivne frekvencije postrojenja koje se ispituje, odnosno od
mogućih napona smetnja ili njihovih cjelobrojnih višekratnika najmanje 5 Hz i
mora se nalaziti u opsegu od70 Hz do 140 Hz.
Frekvencija izlaznog napona visokofrekventnih mjerila mora biti u opsegu od 10
kHz do 100 kHz.

Članak 6.

U skladu s odredbama članka 5 ovoga pravilnika, moraju se uzeti u obzir naponi
smetnja koji potječu od postrojenja istosmjerne struje, odnosno izmjenične
struje nazivnih frekvencija 16 2/3 Hz, 50 Hz i 60 Hz.
Ako na pokazivanje mjerila utječu naponi smetnja iz stavka 1. ovog članka, onda
proizvođač mora naznačiti njihov utjecaj na mjerilu i u uputi za uporabu
mjerila.

Članak 7.

Mjerila koja se napajaju iz baterije moraju imati odgovarajući uređaj kojim se
može ustanoviti stanje baterije pri kojem mjerilo u pogledu pogrešaka udovoljava
uvjetima ovoga pravilnika. Pri tome se baterija mora opteretiti najmanje onom
snagom koja je potrebna za mjerenje.

Članak 8.

Natpisi i oznake koje se stavljaju na mjerilo moraju biti na hrvatskome jeziku.
Mjerila moraju imati na vidljivome mjestu natpisnu pločicu na kojoj se navode
podaci, oznake i simboli koji pri radnim uvjetima moraju biti lako čitljivi.
Na natpisnoj pločici moraju biti sljedeći podaci:
1) ime ili znak proizvođača i država proizvodnje;
2) oznaka tipa mjerila;
3) serijski broj i godina proizvodnje;
4) mjerna frekvencija;
5) jedinica mjerene veličine;
6) mjerni opseg u kojem mjerilo udovoljava uvjetima u pogledu pogrešaka
propisanih ovim pravilnikom;
7) upozorenje u skladu s člankom 6., stavak 2. ovoga pravilnika;
8) oznake stezaljki, i to tako da se mjerilo može upotrijebiti za mjerenje bez
pogrešaka u spajanju, na što se mora upozoriti i u uputama za uporabu;
9) donja i gornja granica napona napajanja u okviru kojih mjerilo u pogledu
pogrešaka udovoljava uvjetima propisanima ovim pravilnikom;
10) napon, struja i vrijeme punjenja baterije, na mjerilima s baterijom koja se
puni;
11) vrsta i napon baterije, na mjerilima s baterijom koja se mijenja;
12) napon i frekvencija mreže, na mjerilima s priključkom na vanjsku mrežu;
13) donja i gornja granica brzine okretaja generatora pokretanog rukom, na
mjerilima s takvim generatorom;
14) službena oznaka tipa mjerila.

*2. Mjeriteljski zahtjevi*

Članak 9.

Referentni uvjeti mjerila, ako nije drugačije navedeno, jesu:
1) nazivni napon napajanja mjerila;
2) vodoravni položaj površine ljestvice mjerila;
3) temperatura okoline 23 °C ± 2 °C;
4) otpor sonde i pomoćnog uzemljivača 0 ;
5) odsutnost napona smetnja.

Članak 10.

Nazivni opseg uporabe mjerila, za utjecajne veličine propisane ovim pravilnikom,
ako proizvođač nije naveo drugačije, jest:
1) 0 °C i 30 °C za temperaturu okoline;
2) bilo koji položaj mjerila;
3) otpor sonde i otpor pomoćnog uzemljivača prema sljedećoj tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Otpor pomoćnog uzemljivača | Otpor sonde |
| Mjerilo napajano iz mreže | 0...20 Rz ≤ 20 Ω | 0...100 Rz ≤ 2 kΩ |
| Mjerilo s vlastitim izvorom napona | 0...20 Rz ≤ 50 kΩ | 0...100 Rz ≤ 50 kΩ |
| Visokofrekventno mjerilo | 0...2 kΩ | 0...2 kΩ |
| Napomena: Rz – otpor uzemljenja u Ω | | |

4) napon smetnja Us = 0,1 Um, gdje je Um napon između
uzemljivača i sonde, koji se javlja pri mjerenju;
5) donja i gornja granica napona napajanja mjerila iz vlastitog izvora
(baterije), koje je označio proizvođač;
6) 90% do 110% nazivnog napona, pri napajanju mjerila iz mreže.
7) donja i gornja granica brzine okretanja generatora pokretanog rukom koje je
označio proizvođač za mjerila s takvim generatorom.

Članak 11.

Uporabna pogreška mjerila izračunava se prema ovoj formuli:
Pu = |Po| + (P12 + P22 + P32 + P42+ P52)0,5
gdje je:
Pu – uporabna pogreška, u postocima dogovorne vrijednosti,
Po – osnovna pogreška, u postocima dogovorne vrijednosti
P1 – promjena zbog položaja mjerila, u postocima dogovorne vrijednosti,
P2 – promjena zbog napona napajanja, u postocima dogovorne vrijednosti,
P3 – promjena zbog temperature okoline, u postocima dogovorne vrijednosti,
P4 – promjena zbog otpornosti sonde i pomoćnog uzemljivača, u postocima
dogovorne vrijednosti.
P5 – promjena zbog napona smetnji, u postocima dogovorne vrijednosti.

Članak 12.

Uporabna pogreška mjerila, za mjerne opsege koje je dao proizvođač, ne smije
biti veća od vrijednosti koju je za nju dao proizvođač.
Najveća vrijednost uporabne pogreške koju je odredio proizvođač ne smije biti
veća od ± 30 %.

*3. Ispitivanje tipa mjerila*

Članak 13.

Ispitivanje tipa mjerila obuhvaća ispitivanje tehničke dokumentacije o mjerilu,
ispitivanje mjeriteljskih i tehničkih značajki mjerila te ispitivanje
prikladnosti mjerila za uporabu.
Mjeriteljske i tehničke značajke mjerila i prikladnost mjerila za uporabu iz
stavka 1. ovog članka ispituju se prema dokumentaciji, rezultatima
laboratorijskih ispitivanja i prema odredbama ovog Pravilnika.
Zahtjevu za ispitivanje tipa mjerila proizvođač mjerila ili njegov predstavnik
mora priložiti propisanu dokumentaciju, a posebno:
1) načelnu shemu mjerila;
2) mjernu shemu;
3) granice uporabne pogreške, granice osnovne pogreške i granice promjena, pri
čemu granice uporabne pogreške moraju biti unutar granica utvrđenih ovim
pravilnikom;
4) upute za mjerenje s objašnjenjem o:
a) mogućim postupcima mjerenja mjerilom,
b) ispravnom priključenju mjerila i postavljanju sonde, po­moćnog uzemljivača i
priključnih vodiča,
c) smanjenju osjetljivosti mjerila pri velikim i nedopuštenim vrijednostima
otpora sonde i pomoćnog uzemljivača,
d) utjecaju napona smetnji i mogućnostima utvrđivanja napona smetnji;
5) dijagram, tablicu ili drugi oblik objašnjenja iz kojega se vidi u kojem se
mjernom opsegu mogu mjeriti pojedine vrijednosti otpora uzemljenja, a da
pogreške tih mjerenja, uzimajući u obzir dopuštene pogreške mjerila, ne premaše
granice zahtijevane za to mjerenje;
6) uputu o smanjenju pogrešaka.
7) za mjerila s baterijom koja se može puniti treba navesti napon, struju i
vrijeme punjenja.

Članak 14.

Dodatni (vanjski) dijelovi mjerila koji se na njega priključuju moraju biti
opisani u odobrenju tipa mjerila.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o
mjeriteljskim zahtjevima za mjerila otpora uzemljenja čije je načelo rada
mjerenje napona i struje (*U-I* metoda) i za visoko­frekventna mjerila otpora
uzemljenja (»Narodne novine« br. 81/02).

Članak 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-07/14
Urbroj: 558-06/21-06-1
Zagreb, 2. svibnja 2006.

Ravnatelj
Državnog zavoda za mjeriteljstvo
**Mirko Vuković, dipl. ing**., v. r.

Pravilnik, NN 57/2006-1365
Opći uvjeti korištenjaZaštita privatnosti[Pristup podatcima](/data_access_hr.aspx)[ELI](/about_eli_hr.aspx)

©2026. g. Narodne novine d.d.

, izrada [Novena d.o.o.](http://novena.hr/)