## Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 1 i 2

### NN 81/2005 (5.7.2005.), Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 1 i 2

# DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

**1570**

Na temelju članka 16. stavak 3. Zakona o mjeriteljstvu
(»Narod­ne novine« broj 163/03), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo
donosi

## PRAVILNIK

### O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA STATIČKA BROJILA DJELATNE ELEKTRIČNE ENERGIJE RAZREDA TOČNOSTI 1 I 2

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski i
tehnički zahtjevi koje moraju zadovoljiti statička (elektronička) brojila
djelatne električ­ne energije izmjenične struje
razreda točnosti 1 i 2 (u nastavku teksta »brojilo«).

Članak 2.

Odredbe ovoga pravilnika ne odnose se na:

1) brojila djelatne energije kod kojih napon na
priključnim stezaljkama prelazi 600 V (linijski napon brojila za trofazne
sustave);

2) prijenosna brojila;

3) međusklopove za
prijenos podataka do registra brojila;

4) etalonska brojila.

Članak 3.

Pod brojilom se prema ovom pravilniku
podrazumijeva:

1) statičko brojilo djelatne energije
namijenjeno mjerenju djelatne energije integracijom djelatne  snage tijekom vremena u kojem struja i napon
djeluju na poluvodičke (elektroničke) elemente
radi stvaranja slijeda izlaznih impulsa razmjernih količini djelatne
električne energije;

2) statičko brojilo djelatne energije opremljeno
s više registara koji se aktiviraju u određenim vremenskim razmacima koji
odgovaraju različitim tarifama;

3) statičko brojilo djelatne energije koje se
priključuje izravno ili preko mjernih transformatora.

II. TEHNIČKI ZAHTJEVI

Članak 4.

Brojilo daje podatke o izmjerenoj električnoj
energiji:

1) preko brojčanika ili digitalnog prikaza

2) preko impulsnog davača

3) preko impulsnog davača za daljinsko mjerenje.

Impulsni davač iz točke 2) i 3) stavka 1. ovog
članka koji se ne može regulirati (u nastavku teksta »impulsni davač«) mora
biti priključen iza integratora.

Članak 5.

Normirane vrijednosti osnovne struje brojila
dane su u tablici 1.

*Tablica 1.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brojila za | Normirane vrijednosti osnovne struje *I*o (A) | Iznimne vrijednosti osnovne struje *I*o (A) |
| Izravni priključak | 5-10-15-20-30-40-50 | 80 |
| Priključak preko strujnoga (stujnih) transformatora | 1-2-5 | 2,5 |

Najveća struja Imax
za izravno priključena brojila je umnožak osnovne struje s cijelim brojem. Za
brojila za priključak preko strujnih transformatora najveća struja može biti
1,2; 1,5 ili 2 puta veća od osnovne struje.

Članak 6.

Brojila mogu imati vrijednosti normiranih referencijskih napona dane u tablici 2.

*Tablica 2.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brojila za | Normirane vrijednosti referencijskog napona *U*n (V) | Iznimne vrijednosti referencijskog napona *U*n (V) |
| Izravni priključak | 120-230-277-400-480 | 100-127-200-220-  240-380-415 |
| Priključak preko naponskoga  (naponskih)transformatora | 57,7-63,5-100-110-  115-120-200 | 173-190-220 |

Članak 7.

Brojilo treba imati kućište koje se može
osigurati žigovima, tako da unutrašnji dijelovi brojila budu pristupačni tek
nakon uništenja žigova.

Kućište brojila mora štititi unutrašnjost
brojila, odnosno mjerni sustav od prašine i vlage te od neovlaštenih zahvata
kojima bi se moglo utjecati na mjerna svojstva brojila.

Ako poklopac brojila nije proziran, za
očitavanje moraju biti ugrađena jedan ili više prozorčića od prozirnoga gradiva
koji se mogu skinuti tek nakon uništenja žiga (žigova).

Brojilo čije je kućište u cijelosti ili
djelomično kovinsko, pred­viđeno za referencijski
napon veći od 250 V prema zemlji, mora biti opremljeno stezaljkom zaštitnog
uzemljenja i vijkom najmanje M4. Dio za uzemljenje treba se nalaziti na
pristupačnome mjestu osnovne ploče brojila, a njegova namjena mora biti jasno
označena simbolom za uzemljenje.

Članak 8.

Stezaljke brojila trebaju biti grupirane u
priključnicu koja je zaštićena posebnim poklopcem. Poklopac priključnice treba
se moći zaštiti žigom, neovisno o poklopcu brojila. Poklopac priključnice mora
poklapati same stezaljke, vijke za pričvršćenje vodiča te potrebnu dužinu
vanjskih vodiča i njihovu izolaciju tako da se onemogućuju vanjski zahvati
kojima bi se preko stezaljki i vodiča moglo utjecati na rad brojila.

Kod brojila za izravni priključak mora postojati
mogućnost da se naponski krug rastavi od pripadajućega strujnog kruga pomoću
odgovarajućeg dijela na priključnici (npr. mosta).
Smještaj tog dijela mora odgovarati standardnim shemama spajanja.

Članak 9.

Brojilo mora imati na vidljivom mjestu natpisnu
pločicu na kojoj su ispisani podaci, oznake i simboli.

Natpisi i oznake moraju biti ispisani na
hrvatskome jeziku, trajno i lako čitljivi u normalnim uvjetima rada brojila.

Članak 10.

Na natpisnoj pločici moraju biti navedeni
sljedeći podaci:

1) ime i naziv ili znak proizvođača i mjesto
proizvodnje;

2) tvornička oznaka tipa brojila;

3) vrsta brojila (npr.
»Jednofazno brojilo«, »Trofazno brojilo«);

4) serijski broj i godina proizvodnje; ako je
serijski broj označen na pločici pričvršćenoj na poklopac, taj broj će biti
označen i na kućištu brojila ili upisan u neizbrisivu memoriju brojila;

5) referencijski napon
u V (npr. 3 x 230/400 V, 3 x 100/Ö3 V);

6) za izravno priključena brojila, osnovna i
najveća struja (npr. 10-40 A), a za brojila
priključena preko strujnih mjernih transformatora nazivna sekundarna struja
transformatora (npr. 5 A)

7) referencijska
frekvencija u Hz

8) stalnica brojila u imp./kWh ili Wh/imp.

9) razred točnosti

10) službena oznaka mjerila

11) referencijska
temperatura ako je različita od 23 °C

12) znak »kvadrat u kvadratu« za brojila s
izolacijskim kućištem razreda zaštite II

13) shema spoja.

Podaci od 1) do 4) mogu biti na natpisnoj
pločici pričvršćenoj na poklopcu brojila.

Podaci od 5) do 12) trebaju biti na natpisnoj
pločici koja je smještena unutar brojila, a čitljiva  s vanjske strane brojila

Ako je brojilo posebnoga tipa (npr. višetarifno brojilo kojem se
napon preklopnog uređaja razlikuje od referencijskog
napona), to treba biti navedeno na natpisnoj pločici ili na posebnoj pločici.

Brojila za priključak preko mjernih
transformatora trebaju imati natpis »transformatorsko brojilo«, odnosno
odgovarajući simbol na posebnoj natpisnoj pločici, na kojoj se naknadno može
upisati prijenosni odnos (odnosi) transformatora, kojim treba množiti
pokazivanje brojača da bi se dobila energija na primarnoj strani mjernih
transformatora.

Na svakom brojilu treba biti neizbrisivo
označena shema spoja. Za višefazna brojila ta shema treba pokazivati i
redoslijed faza za koje brojilo predviđeno. Ako brojilo ima označene stezaljke,
te se oznake trebaju vidjeti na shemi.

III. MJERITELJSKI
ZAHTJEVI

*1. Ispitivanje tipa brojila*

Članak 11.

Ispitivanje tipa brojila obavlja se prema
normama IEC 62052-11 i IEC 62053-21, hrvatskoj normi HRN EN 61036 i prema
odredbama ovog pravilnika.

Članak 12.

Ispitivanje brojila obavlja se pri ovim
uvjetima:

1) referencijska
frekvencija 50 Hz

2) referencijska
temperatura od 23 °C, ako na natpisnoj pločici nije drugačije označeno.

Članak 13.

Djelatna i prividna potrošnja u svakom naponskom
krugu brojila pri referencijskom naponu, referencijskoj temperaturi i referencijskoj
frekvenciji ne smije prelaziti vrijednosti dane u tablici 3.:

*Tablica 3.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Napajanje brojila spojeno s naponskim krugovima brojila | Napajanje brojila nije spojeno s naponskim krugovima brojila |
| Naponski krug | 2 W i 10 VA | 0,5 VA |
| Pomoćno napajanje brojila | – | 10 VA |

Prividna snaga koju preuzima svaki strujni krug
brojila pri osnovnoj struji, referencijskoj
temperaturi i referencijskoj frekvenciji, spojenog izravno
ili preko strujnog transformatora, ne smije prelaziti vrijednosti navedene u
tablici 4.

Tablica 4.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brojilo | Razred točnosti | |
| Jednofazna i višefazna | 1 | 2 |
| 4,0 VA | 2,5 VA |

Članak 14.

Pri referencijskim uvjetima
izolacijsko gradivo brojila ne smije tijekom vremena mijenjati svoja dielektrična svojstva u takvom opsegu koji bi bitno utjecao
na mjeriteljske osobine brojila.

Članak 15.

Ispitivanje dielektrične
čvrstoće provodi se pri ovim normalnim uvjetima rada brojila:

1) lokalna temperatura od 15 °C do 25 °C;

2) relativna vlažnost zraka od 45 % do 75 %;

3) atmosferski tlak od 86 kPa
do 106 kPa (860 mbar do 1060 mbar).

Članak 16.

Izolacijsko gradivo brojila mora izdržati dielektrično ispitivanje tijekom 1 minute sinusnim naponom
frekvencije 50 Hz iz izvora snage najmanje 500 VA, prema tablici 5.

Ispitivanje se provodi na brojilu sa zatvorenim
kućištem i s postavljenim poklopcem i poklopcem priključnice.

*Tablica 5.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Test | Primjena | Ispitni napon | Točke primjene ispitnog napona |
| A | Brojilo s kućištem  zaštite I | 2 kV | a) između, s jedne strane, svih strujnih i naponskih krugova kao i pomoćnih krugova s referencijskim naponom preko 40 V, a spojenih međusobno i, s druge strane, zemlje |
| 2 kV | b) između krugova za koje nije predviđeno da u radu budu međusobno spojeni. |
| B | Brojilo s izolacijskim kućištem  zaštite II | 4 kV | a) između, s jedne strane, svih strujnih i naponskih krugova, kao i pomoćnih krugova s referencijskim naponom preko 40 V, a spojenih međusobno i, s druge strane, zemlje: 1) |
| 2 kV | b) između krugova za koje nije predviđeno da u radu budu međusobno spojeni. |
| – | c) vizualni pregled kućišta brojila prema uvjetima u IEC 62052-11 |

Članak 17.

Pri ispitivanju dielektrične
čvrstoće brojila moraju biti zadovoljeni ovi zahtjevi:

1) brojilo s kovinskim kućištem mora biti
postavljeno na ravnu kovinsku ploču;

2) brojilo s kućištem od izolacijskog gradiva
mora biti omotano kovinskom folijom i postavljeno na ravnu kovinsku ploču s
kojom su spojeni svi kovinski dijelovi kućišta, pristupačni na zatvorenom
brojilu;

3) strujni i naponski krugovi te nosač mjernih
sistema moraju biti međusobno spojeni;

4) ispitni sinusni napon mora biti priključen između
stezaljki i kovinske folije, odnosno kovinske ploče, a razmak između stezaljki
i kovinske folije, odnosno kovinske ploče mora iznositi najmanje 3 cm.

Članak 18.

Dielektrična čvrstoća između vijaka
priključnice i njezina poklopca ispituje se prema uvjetu propisanom u članku
16. ovoga pravilnika, pri čemu su vijci toliko odvijeni, da otvor stezaljki
bude slobodan, a poklopac priključnice pričvršćen na priključnicu.

Članak 19.

Ako se ispitivanje dielektrične
čvrstoće brojila ponavlja, brojilo mora izdržati ispitni sinusni napon koji
iznosi 80 % od propisanoga ispitnog napona u članku 16. ovoga pravilnika.

Članak 20.

Ispitivanje izolacije provodi se udarnim naponom
oblika 1,2/50 ěs, tjemene vrijednosti 7 kV s deset
impulsa jednog polariteta i deset impulsa obrnutog polariteta.

Članak 21.

Pri određivanju promjene pogreške uzrokovane
promjenom jedne od utjecajnih veličina, uvjeti i vrijednosti svih ostalih
utjecajnih veličina trebaju zadovoljavati uvjete propisane u članku 29. ovoga
pravilnika.

Utjecajne veličine koje se uzimaju u obzir za
određivanje referencijskih uvjeta u kojima se obavlja
pregled te za određivanje promjena postotnih pogrešaka uzrokovanih njihovom
promjenom jesu okolna temperatura, napon pomoćnih krugova, frekvencija, valni
oblik, magnetska indukcija vanjskoga podrijetla i redoslijed faza.

Promjene postotnih pogrešaka uzrokovane
promjenom utjecajnih veličina iz stavka 2. ovog članka određuju se samo pri
ispitivanju tipa brojila.

Članak 22.

Dodatne postotne pogreške uzrokovane promjenom
ostalih utjecajnih veličina dane su u tablici 6.

Tablica 6.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promjene utjecajne veličine prema referencijskim uvjetima | Vrijednost struje (ujednačena opterećenja) (A) | | Faktor snage cos *φ* | Granice promjene postotne pogreške za brojila razreda točnosti (%) | |
| Brojila za izravni priključak | Brojila za priključak preko mjernih transformatora | 1 | 2 |
| Napon ± 10% 1) | 0,05 *I*o ≤ *I* ≤ *I*max | 0,02 *I*n ≤ *I* ≤ *I*max | 1 | 0,7 | 1,0 |
| 0,1 *I*o ≤ *I* ≤ *I*max | 0,05 *I*n ≤ *I* ≤ *I*max | 0,5 ind. | 1,0 | 1,5 |
| Učestalost± 2 % | 0,05 *I*o ≤ *I* ≤ *I*max | 0,02 *I*n ≤ *I* ≤ *I*max | 1 | 0,5 | 0,8 |
| 0,1 *I*o ≤ *I* ≤ *I*max | 0,05 *I*n ≤ *I* ≤ *I*max | 0,5 ind. | 0,7 | 1,0 |
| Suprotni redoslijed faza | 0,1 *I*o | 0,1 *I*n | 1 | 1,5 | 1,5 |
| Naponska nesimetrija 3) | *I*o | *I*n | 1 | 2,0 | 4,0 |
| Valni oblik: 10 % trećeg harmonika u struji 2) | 0,5 *I*max | 0,5 *I*max | 1 | 0,8 | 1,0 |
| Istosmjerna komponenta u izmjenično strujnom krugu 4) | *I*max/√2 | – | 1 | 3,0 | 6,0 |
| Stalna magnetska indukcija vanjskoga podrijetla 5) | *I*o | *I*n | 1 | 2,0 | 3,0 |
| Magnetska indukcija vanjskoga podrijetla 0,5mT 6) | *I*o | *I*n | 1 | 2,0 | 3,0 |
| Elektromagnetska visokofrekventna polja 7) | *I*o | *I*n | 1 | 2,0 | 3,0 |
| Magnetsko polje pomoćnog kruga 8) | 0,05 *I*o | 0,05 *I*n | 1 | 0,5 | 1,0 |

*Opaske:*

1)
Za naponska područja od – 20 % do – 10 % i od + 10 % do + 15 % granice promjene
postotne pogreške su trostruke vrijednosti navedene u tablici. Za naponsko područje
ispod 0,8 Un pogreška brojila može se kretati između + 10 % i – 100 %.

2)
Faktor izobličenja napona treba biti manji od 1%. Promjena postotne pogreške
mjeri se pri najnepovoljnijem faznom pomaku trećeg harmonika struje u odnosu na
osnovnu struju:,

3)
Višefazna brojila trebaju imati pogreške unutar granica dozvoljenih pogrešaka
navedenih u tablici ako se ispitivanje provodi bez jedne ili dvije faze
trofazne mreže.

4)
Ovo ispitivanje se ne primjenjuje na brojila za priključak preko mjernih
transformatora.

5)
Stalna magnetska indukcija može se postići uporabom elektromagneta napajanog
istosmjernom strujom. To se magnetsko polje primjenjuje na sve dostupne
površine na brojilu, koje je postavljeno u normalni radni položaj. Vrijednost magnetomotorne sile koju treba primijeniti je 100 amperzavoja.

6)
Magnetska indukcija vanjskoga podrijetla od 0,5 mT
stvorena strujom čija je frekvencija jednaka frekvenciji napona ispitivanog
brojila, a pri najnepovoljnijim uvjetima glede faze i smjera, ne smije izazvati
promjenu postotne pogreške brojila koja bi prelazila vrijednosti navedene u
tablici. Magnetska se indukcija dobiva stavljanjem brojila u središte kružnog
svitka srednjega promjera 1 m, kvadratnoga presjeka i male radijalne debljine u
odnosu na promjer, te s 400 amperzavoja.

7)
Ispitivanje će se provesti prema IEC 801-3, a uz ove uvjete:

–
naponski i pomoćni krugovi pod referencijskim
naponom,

–
područje frekvencije od 27 MHz do 500 MHz,

–
jakost ispitnog polja 10 V/m.

8)
Kad je u kućištu brojila, takav se pribor napaja povremeno, npr.
elektromagnet višetarifnog registra.

Priključak pomoćnog uređaja (pomoćnih uređaja)
treba biti označen kako bi se označila točna shema priključenja. Ako su
priključci ostvareni pomoću utikača i utičnica, oni moraju biti međusobno
nezamjenjivi.

Članak 23.

Kad se pri ispitivanju tipa brojila utvrdi da se
pojedini i svi mjerni rezultati nalaze izvan granica postotnih pogrešaka koje
su dane u tablicama 12. i 13. iz članka 33. ovoga pravilnika, vrši se pomak apscisne osi paralelno s njom za vrijednost ± 0,5% za
brojila razreda točnosti 1, a ± 1% za brojila razreda točnosti 2. Ako svi
mjerni rezultati pri tome ostanu u granicama postotnih pogrešaka koje su dane u
tablicama 12. i 13. iz članka 33. ovoga pravilnika, brojilo je ispravno.

Članak 24.

Srednji temperaturni koeficijent određuje se za
temperaturni opseg od 20 K, pri čemu se pogreške brojila određuju za
temperature 10 K više i 10 K niže od temperature, za koju se određuje srednji
temperaturni koeficijent:

Temperaturni opseg od 20 K treba se nalaziti u
granicama od – 10 °C do 45 °C.

Vrijednosti srednjeg temperaturnog koeficijenta
dane su u tablici 7.

*Tablica 7.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrijednost struje  (ujednačena opterećenja)  (A) | | Faktor snage  cos *φ* | Srednji temperaturni koeficient (%/K) za brojila razreda točnosti | |
| Brojila za izravni  priključak | Brojila za priključak   preko mjernih  transformatora | 1 | 2 |
| 0,1 *I*o ≤ *I* ≤ *I*max | 0,05 *I*n ≤ *I* ≤ *I*max | 1 | 0,05 | 0,10 |
| 0,2 *I*o ≤ *I* ≤ *I*max | 0,1 *I*n ≤ *I* ≤*Imax* | 0,5 ind | 0,07 | 0,15 |

Članak 25.

Utjecaj kratkotrajnih strujnih preopterećenja
(kratki spoj) ispituje se na ovaj način:

1) ispitni krug za ispitivanje kratkotrajnih
strujnih preopterećenja je bez induktiviteta;

2) brojilo za izravni priključak mora izdržati
kratkotrajnu veliku struju 30 Imax tijekom
jednoga poluperioda pri nazivnoj frekvenciji;

3) brojilo za priključak preko strujnoga
transformatora mora podnijeti struju 20 Imax
u trajanju od 0,5 s;

4) brojilo se mora vratiti na početnu
temperaturu s naponskim krugovima napajanim jedan sat referencijskim
naponom, nakon što je prije toga bilo izloženo ispitivanju propisanom u točki
2), odnosno točki 3.) ovoga članka;

Promjene pogreške nakon ovog ispitivanja, pri osnovnoj
odnosno nazivnoj struji i faktoru snage cos *φ*
= 1, ne smiju prelaziti vrijednosti navedene u tablici 8.

Tablica 8.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojila za | Vrijednost struje(A) | Faktor snage  cos *φ* | Granice promjene postotne pogreške za brojila razreda točnosti (%) | |
| 1 | 2 |
| Izravni priključak | *I*o | 1 | 1,5 | 1,5 |
| Priključak  preko strujnih transformatora | *I*n | 1 | 0,5 | 1,0 |

Članak 26.

Utjecaj vlastitoga grijanja ispituje se na ovaj
način:

1) pri otvorenim strujnim krugovima naponski krugovi
moraju biti priključeni na referencijski napon
najmanje 2 sata za brojilo razreda točnosti 1 i 1 sat za brojilo razreda
točnosti 2;

2) brojilo se optereti najvećom strujom pri
faktoru snage cos *φ* = 1, a pogreška brojila
se određuje neposredno nakon opterećenja;

3) ispitivanje se provoditi najmanje 1 sat, a
svakako dok promjena pogreške tijekom 20 minuta nije manja od 0,2 %;

4) isto se ispitivanje provodi uz faktor snage cos *φ* = 0,5 ind.

Promjena pogreške uzrokovana vlastitim grijanjem
ne smije prelaziti vrijednosti navedene u tablici 9.

*Tablica 9.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrijednost struje (A) | Faktor snage  Cos *φ* | Granice promjene postotne pogreške za brojila razreda točnosti (%) | |
| 1 | 2 |
| *I*max | 1 | 0,7 | 1,0 |
| 0,5 ind. | 1,0 | 1,5 |

Članak 27.

Brojilo ne smije stvarati šum preko vođenja ili
isijavanja koji bi mogao izazvati smetnje kod drugih uređaja.

Prilikom ispitivanja brojila elektrostatičko
izbijanje ne smije izazvati promjenu u registru veću od 0,01 kWh.

Prilikom ispitivanja neosjetljivosti na
elektromagnetska VF polja bez struje u strujnim krugovima i uz otvorene strujne
stezaljke primjena VF polja ne smije izazvati promjenu u registru veću od 0,01
kWh.

Ispitivanje na brze prijelazne pojave (ometajuće
impulse) također ne smije izazvati promjenu u registru veću od 0,01 kWh.

Članak 28.

Pri ispitivanju utjecaja zagrijavanja pri
najvišoj struji i 115% referencijskog napona brojilo
ne smije doseći temperaturu koja bi mogla nepovoljno utjecati na rad brojila.
Porast temperature na bilo kojoj točki vanjske površine brojila ne smije
prelaziti 25 K uz okolnu temperaturu od 40 °C.

Članak 29.

Ispitivanje promjene postotnih pogrešaka,
uzrokovane promjenom utjecajnih veličina, provodi se pri ovim uvjetima:

1) kućište brojila je zatvoreno;

2) redoslijed faza je naznačen u shemi spajanja;

3) naponi i struje su ujednačeni:

– nijedan fazni ni linijski napon ne smije
premašivati vrijednost odgovarajućega srednjeg napona za 1%;

– nijedna struja ne smije premašivati vrijednost
odgovarajuće srednje struje za 2%;

– razlika faza izmedu
struje i odgovarajućega faznog napona ni pri kojem faktoru snage ne smije
premašivati 2°;

4) naponski i pomoćni krugovi brojila razreda
točnosti 1 i 2 priključeni su na referencijski napon brojila
najmanje jedan sat prije početka pregleda;

5) ispitivanje se obavlja pri referencijskim uvjetima danim u tablici 10.

*Tablica
10.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Utjecajna veličina | Referencijska vrijednost | Dopušteno odstupanje za brojila razreda točnosti | |
| 1 | 2 |
| Okolna temperatura | Naznačena ili 23 °C 1) | ± 2 °C | ± 2 °C |
| Napon | Referencijski napon | ± 1% | ± 1% |
| Frekvencija | Referencijska frekvencija | ± 0,3% | ± 0,5% |
| Valni oblik | Sinusoidalni naponi i struje | Faktor izobličenja manji od 2% | Faktor izobličenja manji od 3% |
| Magnetska indukcija stranog podrijetla pri referencijskoj učestalosti | 0 | Vrijednost indukcje koja izaziva promjenu manju od: 0,2%                   0,3% u svakom slučaju treba biti manja od 0,05 mT 2) | |

*Opaske:*

1)
Ako se ispitivanja provode pri temperaturi različitoj od referencijske
temperature, uključivo dopuštene tolerancije, rezultat treba ispraviti
primjenom odgovarajućega temperaturnog koeficijenta brojila.

2)
Ispitivanje se sastoji:

a)
kod jednofaznih brojila, od određivanja pogreški, i to najprije s brojilom
normalno priključenim na glavne priključne vodiče, a onda s obrnutim
priključenjem na strujne i naponske krugove. Pola razlike između dviju
pogrešaka vrijednost je promjene pogreške. Budući da je nepoznata faza vanjskog
polja, ispitivanje će se provesti uz 0,1 Io te faktor snage cos
*φ* = 1, te 0,2 Io i faktor snage cos
*φ* = 0,5;

b)
kod trofaznih brojila, od provođenja triju mjerenja uz 0,1 Io i faktor snage cos *φ* = 1, s tim da se nakon svakog od tih
mjerenja priključci na strujne i naponske krugove fazno promijene za 120° dok
se ne promijeni redoslijed faza. Vrijednost promjene pogreške je najveća
razlika svake od tako određenih pogrešaka i njihove prosječne vrijednosti.

*2. Ispitivanje brojila*

Članak 30.

Ispitivanje brojila provodi se na svakom brojilu
u cilju utvrđivanja zadovoljavanja mjeriteljskih zahtjeva.

Članak 31.

Brojilo ne smije davati izlazne impulse, odnosno
da ne smije registrirati energiju, pri otvorenim strujnim krugovima (stanje bez
opterećenja) i pri naponskim krugovima priključenim na 115% referencijskoga
napona.

Najmanje trajanje ispitivanja Δt treba
biti:

600 x 106

Δt  ≥ ------------------- (min) za brojila
razreda točnosti 1

k m Un Imax

             480 x 106

Δt  ≥------------------- (min) za brojila
razreda točnosti 2

k m Un Imax

gdje je:

k – stalnica brojila (imp./kWh)

m – broj mjernih elemenata brojila

Un – referencijski
napon (V)

Imax – najveća struja
brojila (A)

Za vrijeme ovog ispitivanja ispitni izlazni
uređaj brojila smije dati samo jedan impuls.

Članak 32.

Brojila moraju početi davati izlazne impulse
(polazak) i neprekidno bilježiti energiju pri uravnoteženom opterećenju i
struji koja ne smiju prelaziti vrijednosti navedene u tablici 11.

Ako je brojilo konstruirano za mjerenje energije
u dva smjera, ispitivanje polaska navedeno u stavku 1. treba provesti za svaki
smjer.

*Tablica
11.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Brojila za | Faktor snage cos *φ* | Vrijednost struje (A) za brojila razreda točnosti | |
| 1 | 2 |
| Izravni priključak | 1 | 0,004 *I*o | 0,005 *I*o |
| Priključak preko strujnih transformatora | 1 | 0,002 *I*n | 0,003 *I*n |

Članak 33.

Pri ispitivanju brojila prema uvjetima propisanim
u članku 29. ovog pravilnika u vremenu koje odgovora najmanje 1000 perioda
mjerene snage dopuštene pogreške su:

1) za jednofazna i trofazna brojila pri
ujednačenom opterećenju, dane u tablici 12. ovog članka:

2) za trofazna brojila opterećena jednofazno pri
simetričnim trofaznim naponima, dane u tablici 13. ovog članka.

*Tablica
12.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrijednost struje  (ujednačena opterećenja)  (A) | | Faktor  Snage  cos *φ* | Granice promjene postotne pogreške za brojila razreda točnosti (%) | |
| Brojila za izravni priključak | Brojila za priključak  preko mjernih  transformatora | 1 | 2 |
| 0,05 *I*o ≤ *I* ≤ 0,1 *I*o | 0,02 *I*n ≤ *I* ≤ 0,05 *I*n | 1 | ± 1,5 | ± 2,5 |
| 0,1 *I*o ≤ *I* ≤ *I*max | 0,05 *I*n ≤ *I* ≤ *I*max | 1 | ± 1,0 | ± 2,0 |
| 0,1 *I*o ≤ *I* ≤ 0,2 *I*o | 0,05 *I*n ≤ *I* ≤ 0,1 *I*n | 0,5 ind. | ± 1,5 | ± 2,5 |
| 0,8 kap. | ± 1,5 | - |
| 0,2 *I*o ≤ *I* ≤ *I*max | 0,1 *I*n ≤ *I* ≤ *I*max | 0,5 ind. | ± 1,0 | ± 2,0 |
| 0,8 kap. | ± 1,0 | - |
| Na poseban zahtjev korisnika | | 0,25 ind. | ± 3,5 | - |
| 0,05 *I*o ≤ *I* ≤ 0,1 *I*o | 0,02 *I*n ≤ *I* ≤ 0,05 *I*n | 0,8 kap. | ± 2,5 | - |

*Tablica
13.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrijednost struje  (ujednačena opterećenja)   (A) | | Faktor snage cos *φ* | Granice promjene postotne pogreške za brojila razreda točnosti (%) | |
| Brojila za izravni priključak | Brojila za priključak  preko mjernih  transformatora | 1 | 2 |
| 0,1 *I*o ≤ *I* ≤ *I*max | 0,05 *I*n ≤ *I* ≤ *I*max | 1 | ± 2,0 | ± 3,0 |
| 0,2 *I*o ≤ *I* ≤ *I*max | 0,1 *I*n ≤ *I* ≤ *I*max | 0,5 ind | ± 2,0 | ± 3,0 |

Razlika između postotne pogreške trofaznog brojila
opterećenog jednofazno osnovnom strujom, odnosno nazivnom strujom pri faktoru
snage cos *φ* = 1, i postupne
pogreške pri uravnoteženom opterećenju, ne smije iznositi više od ovih
vrijednosti:

1) 1,5 % za brojila razreda točnosti 1

2) 2,5 % za brojila razreda točnosti 2.

Članak 34.

Pri ispitivanju stalnice
brojila provjerava se odnos pokazivanja energije na digitalnom prikazu
(brojčaniku) i impulsa koje daje impulsni davač.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje
vrijediti Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila
djelatne električne energije razreda točnosti 1 i 2 (»Narodne novine« br. 47/05).

Članak 36.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-07/20

Urbroj: 558-03/10-05-2

Zagreb, 31. svibnja 2005.

Ravnatelj

Državnog zavoda za mjeriteljstvo

**dr****. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing**., v. r.

Pravilnik, NN 81/2005-1570