## Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za statička brojila aktivne električne energije razreda točnosti 0,2 S i 0,5 S

### NN 55/2002 (16.5.2002.), Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za statička brojila aktivne električne energije razreda točnosti 0,2 S i 0,5 S

# DrŽavni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo

1034

Na teme­lju članka 22. Zakona o mjerite­ljskoj djelatnosti (»Narodne
novine«, broj 11/94), ravnate­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo
donosi

## PRAVILNIK

### O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA STATIČKA BROJILA AKTIVNE ELEKTRIČNE ENERGIJE RAZREDA TOČNOSTI 0,2 S I 0,5 S

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjerite­ljski zahtjevi koje moraju zadovo­ljavati
statička (elektronička) brojila aktivne električne energije izmjenične struje
(u da­lj­njem tekstu: brojila) razreda točnosti 0,2 S i 0,5 S.

Članak 2.

Odredbe ovog pravilnika se ne odnose na:

1. pokazivače maksimuma

2. etalonska brojila.

Članak 3.

Pod brojilima, prema ovom pravilniku, razumijevaju se brojila:

1. koja se prik­ljučuju preko strujnih mjernih transformatora

2. koja se prik­ljučuju preko strujnih i naponskih mjernih
transformatora

3. koja su namije­njena mjere­nju energije u jednom smjeru

4. koja su namije­njena mjere­nju energije u oba smjera

5. čiji je napon na prik­ljučnici ma­nji od 600 V (kod trofaznih brojila
taj se napon odnosi na napon između faznih vodiča).

Članak 4.

Brojila mogu davati podatke o energiji:

1. preko brojčanika

2. preko impulsnog davača

3. preko impulsnog davača za da­ljinsko mjere­nje.

Impulsni davač iz točke 2. stavka 1. ovog članka koji se ne može re­gulirati
mora biti prik­ljučen iza inte­gratora.

Članak 5.

Naziva struja brojila I0 određuje se prema nazivnoj
sekundarnoj struji strujnoga mjernog transformatora.

Nazivna struja brojila In može biti:

1. jednaka nazivnoj sekundarnoj struji strujnoga mjernog transformatora

2. veća od nazivne sekundarne struje strujnoga mjernog transformatora za
postotno poveća­nje mjernog područja transformatora.

Ako je nazivna struja brojila jednaka nazivnoj sekundarnoj struji
strujnoga mjernog transformatora, brojila se mogu opteretiti do 120% In.

Ako je nazivna struja brojila veća od nazivne sekundarne struje
strujnoga mjernog transformatora, brojila se mogu opteretiti do 100% In.

Članak 6.

Brojila mogu imati vrijednost referentnog napona: 3 ´ 100/Ö3 V i 3 ´ 100 V.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, brojila mogu imati i druge
vrijednosti referentnog napona do 600 V.

Članak 7.

Pri ispitiva­nju brojila moraju biti zadovo­ljeni ovi zahtjevi:

1. za referentnu frekvenciju 50 Hz

2. za referentnu temperaturu 23° C.

Članak 8.

Pri nazivnoj struji, referentnom naponu, referentnoj učesta­los­ti
(frekvenciji) i referentnoj temperaturi, vlastita potroš­nja s­lje­dećih
dijelova brojila mora biti takva da ne premašuje vrijednosti:

1. za strujni krug 1 VA

2. za naponski krug 0,5 VA

3. za pomoćni krug 10 VA
(samo kad je spojen s naponskim krugom brojila).

Članak 9.

Pri normalnom radu brojila,
izolacijski materijal mora zadržati svoja dielektrična svojstva u opse­gu koji
neće bitno utjecati na mjerite­ljska svojstva brojila.

Članak 10.

Izolacijski materijal brojila
mora biti takav da izdrži dielektrično ispitiva­nje sinusnim naponom efektivne
vrijednosti 2000 V i učestalosti (frekvencije) 50 Hz, u traja­nju jedne minute,
između:

1. svih krugova u kojima se
pri normalnom radu brojila pojav­ljuje potencijalna razlika

2. svih dijelova brojila koji
su pod naponom, s jedne strane, i metalnih dijelova koji su pri zatvorenom
kućištu brojila pristupačni izvana, s druge strane.

Članak 11.

Pri ispitiva­nju dielektrične
čvrstoće brojila s kućištem od izolacijskog materijala moraju biti zadovo­ljeni
ovi zahtjevi:

1. brojilo mora biti
obavijeno metalnom folijom ili postav­ljeno na ravnu metalnu ploču s kojom su
spojeni svi metalni dijelovi kućišta, pristupačni na zatvorenom brojilu

2. strujni i naponski krugovi
te nosač mjernih sistema moraju biti međusobno spojeni

3. ispitni–sinusni napon mora
biti prik­ljučen između steza­ljki i metalne folije, odnosno metalne ploče, a
razmak između steza­ljki i metalne folije, odnosno metalne ploče mora iznositi
najma­nje 2 cm.

Članak 12.

Dielektrična čvrstoća između
vijka prik­ljučnice i ­njezinog poklopca ispituje se prema zahtjevu propisanome
u članku 10. ovog pravilnika, pri čemu vijci moraju biti toliko odvrnuti da
otvor steza­ljki bude slobodan, a poklopac prik­ljučnice pričvršćen na prik­ljučnicu.

Ako se ispitiva­nje
dielektrične čvrstoće brojila ponav­lja, brojilo mora izdržati sinusni napon
koji je za 20% ma­nji od napona propisanoga u članku 10. ovog pravilnika.

Članak 13.

Pri ispitiva­nju dielektrične
čvrstoće brojila, mora biti udovo­ljeno ovim radnim uvjetima brojila:

1. okolna temperatura mora
iznositi od 15° C do 25° C

2. relativna vlažnost zraka
mora biti od 45% do 75%

3. atmosferski tlak mora biti
od 86 kPa do 106 kPa (860 mbar do 1000 mbar).

Članak 14.

Dielektrična čvrstoća brojila
mora se ispitivati pri tipnom ispitiva­nju brojila, udarnim naponom oblika
1,2/50 ms i tjemene vrijednosti 7 kV.

Članak 15.

Pod ispitiva­njem brojila,
prema ovom pravilniku, razumijevaju se ovjerava­nja i tipno ispitiva­nje
brojila.

Ispitiva­nje iz stavka 1.
ovog članka mora se obav­ljati pri ovim uvjetima:

1. kućište brojila mora biti
zatvoreno

2. redoslijed faza mora biti kao što je naznačeno u shemi spaja­nja

3. naponi i struje moraju
biti ujednačeni:

– nijedan fazni ni linijski
napon ne smije premašiti vrijednost odgovarajuće­ga sred­nje­g napona ± 1%

– nijedna struja ne smije
premašiti vrijednost odgovarajuće sred­nje struje ± 1%

– fazna razlika između struje
i odgovarajuće­g faznog napona ni pri kojem faktoru snage ne smije biti veća od
2°

4. naponski i pomoćni krugovi
brojila razreda točnosti 0,2 S moraju biti prik­ljučeni na referentni napon
brojila najma­nje dva sata prije početka ispitiva­nja

5. naponski i pomoćni krugovi
brojila razreda točnosti 0,5 S moraju biti prik­ljučeni na referentni napon
brojila najma­nje jedan sat prije početka ispitiva­nja

6. utjecajne
veličine moraju imati referentnu vrijednost s odstupa­njima navedenima u
tablici 1.

*Tablica 1*

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Utjecajna | Referentna | Dopuštena |
| veličina | vrijednost | odstupa­nja |
| Okolna temperatura | 23° C | ± 2° C |
| Radni položaj | uspravni radni položaj ili | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | položaj što ga je naznačio | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | proizvođač, ako je | ± 3° C |
| if !supportEmptyParas endif | drugačiji | if !supportEmptyParas endif |
| Napon mjernih i | prema članku 6. ovog | if !supportEmptyParas endif |
| pomoćnih krugova | pravilnika | ± 1% |
| Oblik vala | sinusni napon i struja | faktor |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | izobliče­nja 2% |
| Učestalost (frekvencija) | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| mjernih i pomoćnih | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| krugova | 50 Hz | ± 0,5% |
| Magnetska indukcija stra- | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| nog podrijetla pri referent- | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| noj učestalosti (frekvenciji) | 0 | 0,0025 mT |
| na mjestu ispitiva­nja bez | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| prisutnosti brojila i ­nje­- | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| govih spojeva | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| Vlažnost zraka | relativna, 60% | ± 15% |

Članak 16.

Brojila moraju biti tako
konstruirana da ne daju izlazne impulse, odnosno da ne bi­lježe energiju pri
otvorenim strujnim krugovima i pri naponskim krugovima prik­ljučenim na
referentni napon.

Članak 17.

Brojila moraju početi davati
izlazne impulse i neprestano bi­lježiti energiju pri struji koja ne smije
premašiti vrijednost 0,1 In i faktor snage 1.

Impulsni davač mora imati
toliku učestalost (frekvenciju) da se početak bi­lježe­nja energije (polazak)
može ispitati u roku od 10 min.

Članak 18.

Pri ispitiva­nju brojila
prema uvjetima propisanima u članku 15. točki 6. ovog pravilnika, u vremenu
koje odgovara najma­nje 1000 perioda mjerene snage, granice dopuštenih
pogrešaka iskazane u postocima moraju imati:

1. za jednofazna i trofazna
brojila pri ujednačenom optereće­nju, vrijednosti navedene u tablici 2

2. za trofazna
brojila opterećena jednofazno, pri simetričnim trofaznim naponima, vrijednosti
navedene u tablici 3.

*Tablica 2*

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrijednost struje | Faktor snage  cos j | Granice dopuštenih pogrešaka  u postocima | |
| brojila razreda točnosti  if !supportLineBreakNewLine  endif | |
| 0,2 S | 0,5 S |
| 1% In | 1 | ± 0,4 | ± 1,0 |
| 50% In do 120% In | 1 | ± 0,2 | ± 0,5 |
| 2% In | 0,5 ind. | ± 0,5 | ± 1,0 |
| if !supportEmptyParas endif | 0,8 kap. | ± 0,5 | ± 1,0 |
| 10% In do 120% In | 0,5 ind. | ± 0,3 | ± 0,6 |
| if !supportEmptyParas endif | 0,8 kap. | ± 0,3 | ± 0,6 |
| Na poseban zahtjev | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| korisnika | 0,25 ind. | ± 0,5 | ± 1,0 |
| 10% In do 120% In | 0,5 kap. | ± 0,5 | ± 1,0 |

*Tablica 3*

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | Granice dopuštenih pogrešaka  u postocima | |
| Vrijednost struje | Faktor snage |
| if !supportEmptyParas endif | cos j | brojila razreda točnosti | |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | 0,2 S | 0,5 S |
| 5% In do 120% In | 1 | ± 0,3 | ± 0,6 |
| 10% In do 120% In | 0,5 ind. | ± 0,3 | ± 1,0 |

if !supportEmptyParas endif

Članak 19.

Pri ispitiva­nju brojila,
konstanta brojila mora se provjeravati tako da se određuje odnos pokaziva­nja
brojčanika i impulsa koje daje impulsni davač.

Članak 20.

Kad se pri tipnom ispitiva­nju
brojila utvrdi da se pojedini ili svi mjerni rezultati nalaze izvan granica
dopuštenih pogrešaka navedenih u tablicama 2 i 3 iz članka 18. ovog pravilnika,
apscisna os mora se pomicati paralelno samoj sebi za vrijednost:

a) ± 0,1%, ako su brojila
razreda točnosti 0,2 S

b) ±0,2%, ako se radi o
brojilima razreda točnosti 0,5 S.

Ako svi mjerni rezultati
pritom ostanu u granicama dopuštenih pogrešaka, navedenim u tablicama 2 i 3 iz
članka 18. ovog pravilnika, brojilo je ispravno.

Članak 21.

Pri određiva­nju varijacije
pogreške uzrokovane promjenom jedne od utjecajnih veličina, vrijednosti svih
ostalih utjecajnih veličina moraju zadovo­ljavati zahtjeve propisane u članku
15. ovog pravilnika.

Utjecajne veličine koje se uzimaju u obzir za određiva­nje referentnih
uvjeta prema kojima se obav­lja ispitiva­nje brojila i za određiva­nje
varijacija uzrokovanih ­njihovom promjenom su okolna temperatura, napon
pomoćnih krugova, napon mjernih krugova, učestalost (frekvencija), oblik vala,
magnetna indukcija stranog podrijetla i redoslijed faza.

Varijacije pogrešaka uzrokovanih promjenom utjecajnih ve­liči­na iz
stavka 2. ovog članka određuju se samo pri tipnom ispitiva­nju brojila.

Članak 22.

Sred­nji temperaturni koeficijent mora se određivati za temperaturni
opse­g od 20 °C, pri čemu se pogreške brojila moraju određivati za temperaturu
10 °C višu i 10 °C nižu od temperature za koju se određuje sred­nji
temperaturni koeficijent.

Temperaturni opse­g od 20 °C mora se nalaziti u granicama od 0 °C do 40
°C.

Vrijednost sred­nje­ga
temperaturnog koeficijenta navedene su u tablici 4.

*Tablica 4*

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | Srednji temperaturni koeficijent | |
| Vrijednost struje | Faktor snage | %  °C | |
| if !supportEmptyParas endif | cos j | brojila razreda točnosti | |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | 0,2 S | 0,5 S |
| 5% In do 120% In | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 10% In do 120% In | 0,5 ind. | 0,02 | 0,05 |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

Članak 23.

if !supportEmptyParas endif

Varijacije pogreške uzrokovane promjenom ostalih utjecajnih veličina
navedene su u tablici 5.

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

*Tablica 5*

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Promjena utjecajne | Vrijednost | Faktor | Granice dopuštenih  pogrešaka u postocima | |
| veličine u odnosu | struje | snage |
| na referentne | (ujednačena | cos j | brojila razreda točnosti | |
| uvjete | opterećenja) | if !supportEmptyParas endif | 0,2 S | 0,5 S |
| Napon pomoćnog | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| kruga koji je | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| neovisan o mjer- | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| nom krugu ±15% | 1% In | 1 | 0,05 | 0,1 |
| Faza napona pomoć- | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| nog kruga koji je | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| neovisan o mjernom | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| krugu ±120° | 1% In | 1 | 0,1 | 0,2 |
| Napon mjernog | In | 1 | 0,1 | 0,2 |
| kruga ±10% | In | 0,5 ind. | 0,2 | 0,4 |
| Učestalost | In | 1 | 0,1 | 0,2 |
| (frekvencija) ±5% | In | 0,5 ind. | 0,1 | 0,2 |
| Magnetska indukcija | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| stranog podrijetla | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| 0,5 mT | In | 1 | 0,5 | 1,0 |
| Oblik vala: 10% | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| treće­g harmonika | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| u struji | 50% In | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Promije­njeni redosli- | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| jed faza mjernih | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| krugova | 10% In | 1 | 0,05 | 0,1 |
| Magnetsko po­lje | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| pomoćnog kruga | 1% In | 1 | 0,05 | 0,1 |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

Članak 24.

Struja koja stvara magnetsku indukciju
stranog podrijetla mora biti jednake frekvencije kao i napon prik­ljučen na
brojilo.

Varijacija pogreške
uzrokovana magnetskom indukcijom stranog podrijetla mora biti određena pod
najnepovo­ljnijim faznim stavom i smjerom magnetske indukcije.

Članak 25.

Varijacija pogreške
uzrokovana utjecajem valnog oblika mora biti određena pod najnepovo­ljnijim
faznim stavom treće­g harmonika u odnosu na osnovni val struje.

Kod višefaznih brojila
naponski krugovi moraju biti vezani paralelno, a strujni krugovi serijski.

Faktor izobliče­nja napona
mora biti ma­nji od 1%.

Članak 26.

Pri tipnom ispitiva­nju
brojila ispituje se utjecaj:

1. kratkotrajnih strujnih
preoptereće­nja

2. vlastitog zagrijava­nja

3. smet­nji.

Članak 27.

Utjecaji kratkotrajnih
strujnih preoptereće­nja ispituju se ovako:

1. ispitni krug za ispitiva­nje
kratkotrajnih strujnih preoptere­će­nja mora biti bez induktivnosti.

2. brojila moraju izdržati
struju čija je vrijednost 12 puta veća od vrijednosti nazivne struje In u traja­nju 0,5
s.

3. brojila se moraju vratiti
na početnu temperaturu s naponskim krugovima napajanima jedan sat referentnim
naponom, na­kon što su bila izložena ispitiva­nju propisanom u točki 2. ovog
članka.

4. nakon ispitiva­nja
varijacija pogreške pri nazivnoj struji i faktoru snage 1, ne smije imati
vrijednost veću od 0,5%.

Članak 28.

Utjecaj vlastitog zagrijava­nja
ispituje se ovako:

1. pri otvorenim strujnim
krugovima, naponski krugovi moraju biti prik­ljučeni na referentni napon najma­nje
jedan sat prije početka ispitiva­nja.

2. brojila se moraju
opteretiti najvećom strujom koja odgovara vrijednosti nazivne trajne toplinske
struje transformatora pri faktoru snage 1, pri čemu se, neposredno nakon
optereće­nja, odredi pogreška brojila. Ispitiva­nje mora trajati jedan sat.

3. varijacija pogreške za 20
min ne smije biti veća od 0,5%.

Pogreške
uzrokovane vlastitim zagrijava­njem ne smiju varirati preko vrijednosti
navedenih u tablici 6.

*Tablica 6*

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | Srednji temperaturni koeficijent | |
| Vrijednost struje | Faktor snage | %  °C | |
| if !supportEmptyParas endif | cos j | brojila razreda točnosti | |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | 0,2 S | 0,5 S |
| 120% In | 1 | 0,1 | 0,2 |
| if !supportEmptyParas endif | 0,5 ind. | 0,1 | 0,2 |

Članak 29.

Utjecaji smet­nji ispituju se pri mjernim i pomoćnim krugovima brojila
prik­ljučenima na referentni napon i pri otvorenim strujnim krugovima.

Svi se krugovi
moraju ispitivati valom prigušene učestalosti (frekvencije) od 1 MHz,
moduliranim s 400 Hz u traja­nju 2 s, prema tablici 7.

*Tablica 7*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | **Maksimum prve** | **Dopuštena promjena** |
| **Ispitiva­nje** | **Ispitni napon** | **poluperiode** | **brojača i impulsnog** |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | **davača (impulsi)** |
| 1 | napon na svakome | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | naponskom krugu | 1kV | 0 |
| 2 | napon na svakom strujnom | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | krugu | 1kV | do 5 |
| 3 | napon na svakom drugom | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | neovisnom krugu | 1kV | 0, |
| 4 | napon između bilo koja dva | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | neovisna kruga | 2,5 kV | 0 |
| 5 | između svakoga neovisnog | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | kruga i mase | 2,5 kV | 0 |

Članak 30.

Brojilo mora na vid­ljivome
mjestu imati natpisnu pločicu na kojoj su jasno vid­ljivi, čit­ljivi i, kod
normalnih uvjeta uporabe, neizbrisivi natpisi i oznake.

Članak 31.

Natpisi i oznake moraju biti
ispisani na hrvatskome jeziku.

Članak 32.

Na natpisnoj pločici moraju
biti s­ljedeći podaci:

1. oznake mjerne jedinice na
pločici brojčanika ili među osnovnim podacima brojila s »kWh« ili »MWh«.

2. oznaka vrste brojila (npr.
»Trofazno transformatorsko brojilo«)

3. službena oznaka mjerila iz
tipnog odobre­nja

4. tvornička oznaka tipa
brojila

5. tvornički broj brojila

6. referentni napon, u V
(npr. 3 ¤ 100/Ö3 V)

7. nazivna sekundarna struja
strujnoga mjernog transformatora, koji se stav­lja ispred zagrade i podatak o
nazivnoj struji brojila koji se stav­lja u zagradu (npr. 1 (1) A, 5 (5) A, 1
(1,5) A, 5 (7,5) A, 1 (2) A, 5 (10) A)

 8. razred točnosti
(npr. »0,2 S« ili »r. 0,2 S«)

 9. referentna
učestalost (frekvencija) u Hz (npr. 50 Hz)

10. konstanta brojila, u imp./kWh,
odnosno imp./MWh

11. shema spaja­nja ili broj
sheme spaja­nja

12. godina proizvod­nje

13. tvrtka, odnosno ime ili
znak proizvođača

14. konstanta impulsnog
davača za da­ljinsko mjere­nje, u Wh/imp., odnosno kWh/imp.

15. impuls impulsnog davača
za da­ljinsko mjere­nje:

– traja­nje impulsa ili traja­nje
pauze impulsa

– napon impulsa

– snage kruga kojim impulsni
davač izravno uprav­lja (npr. 80 ms, 100 V, 1 A)

16. podaci o naponu pomoćnih krugova, ako ti krugovi nisu povezani s
naponskim krugovima brojila (npr. Up = 3 ¤ 100 V, Up = 100 V)

17. natpis »Suprotno re­gistrira­nje
spriječeno« ili odgova­rajući simbol za brojilo s  napravom za sprečava­nje suprotnog re­gistrira­nja

18. oznaka za brojilo namije­njeno
mjere­nju energije u oba smjera.

Steza­ljke u prik­ljučnici
brojila obi­lježavaju se brojkama na prik­ljučnici prema normiranim shemama
spaja­nja.

Članak 33.

Transformatorsko brojilo sa
sekundarnim brojčanikom mora imati posebnu natpisnu pločicu na kojoj će se
naknadno moći upisati podaci o mjernim transformatorima i o konstanti
transformacije kojom treba množiti pokaziva­nje brojača da bi se dobila
energija na primarnoj strani mjernih transformatora.

Članak 34.

Podaci o impulsima impulsnog
davača za da­ljinsko mjere­nje mogu se naznačiti na posebnoj natpisnoj pločici,
koja se može postaviti na poklopac kućišta brojila.

Članak 35.

Možebitno poveća­nje
kapaciteta brojača mora biti označeno na pločici brojčanika dekadnim množite­ljem
(npr. ¤ 100, ¤ 1000 itd.).

Članak 36.

Danom stupa­nja na snagu ovog
pravilnika prestaje važiti Pravilnik o metrološkim uvjetima za statička brojila
aktivne električne energije razreda točnosti 0,2 S i 0,5 S (»Sl. list SFRJ« br.
28/89 i »Narodne novine« br. 53/91).

Članak 37.

Ovaj pravilnik stupa na snagu
osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-04/38
Urbroj: 558-03/2-02-1
Zagreb, 9. svib­nja 2002.

Ravnate­lj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjerite­ljstvo
**dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing.,**  v. r.

Pravilnik, NN 55/2002-1034
Opći uvjeti korištenjaZaštita privatnosti[Pristup podatcima](/data_access_hr.aspx)[ELI](/about_eli_hr.aspx)

©2026. g. Narodne novine d.d.

, izrada [Novena d.o.o.](http://novena.hr/)