## Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3

### NN 81/2005 (5.7.2005.), Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3

# DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

**1569**

Na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o
mjeriteljstvu (»Narod­ne novine« broj 163/03), ravnatelj Državnog zavoda za
mjeriteljstvo donosi

## PRAVILNIK

### O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA STATIČKA BROJILA JALOVE ELEKTRIČNE ENERGIJE RAZREDA TOČNOSTI 2 I 3

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski i
tehnički zahtjevi koje moraju zadovoljiti statička brojila jalove električne
energije izmjenične struje razreda točnosti 2 i 3 (u nastavku teksta
»brojilo«).

Članak 2.

Odredbe ovoga pravilnika ne odnose se na:

1) brojila jalove energije kod kojih napon na priključnim
stezaljkama prelazi 600 V (linijski napon brojila za trofazne sustave),

2) prijenosna brojila,

3) međusklopove za
prijenos podataka do registra brojila.

Članak 3.

Pod brojilom se prema ovom pravilniku
podrazumijeva:

1) statičko brojilo jalove energije namijenjeno
mjerenju jalove energije integracijom jalove snage tijekom vremena u kojem
struja i napon djeluju na poluvodičke (elektroničke) elemente radi stvaranja
slijeda izlaznih impulsa razmjernih količini jalove električne energije

2) statičko brojilo jalove energije opremljeno s
više registara koji se aktiviraju u određenim vremenskim razmacima koji
odgovaraju različitim tarifama

3) statičko brojilo jalove energije koje se
priključuje preko strujnih mjernih transformatora

4) statičko brojilo jalove energije koje se
priključuje preko strujnih i naponskih mjernih transformatora.

II. MJERITELJSKI I
TEHNIČKI ZAHTJEVI

*1. Tehnički zahtjevi*

Članak 4.

Brojilo daje podatke o izmjerenoj električnoj
energiji:

1) preko brojčanika ili digitalnog prikaza

2) preko impulsnog davača

3) preko impulsnog davača za daljinsko mjerenje.

Impulsni davač iz točke 2) stavka 1. ovog članka
koji se ne može regulirati (u nastavku teksta »impulsni davač«) mora biti
priključen iza integratora.

Članak 5.

Normalne vrijednosti osnovne struje brojila dane
su u tablici 1.

*Tablica 1.*

|  |  |
| --- | --- |
| Brojila za | Normalne vrijednosti osnovne struje (A) |
| Izravni priključak (*I*o) | 5-10-15-20-30-40-50 |
| Priključak preko strujnoga (stujnih) transformatora (*I*n) | 1-2-5 |

Najveća struja Imax
za izravno priključena brojila je cijeli umnožak osnovne struje.

Najveća struja brojila za priključak preko
mjernih transformatora Imax može biti 1,2
In; 1,5 In ili 2 In.

Članak 6.

Normalne vrijednosti referencijskog
napona brojila dane su u tablici 2.

*Tablica 2.*

|  |  |
| --- | --- |
| Brojila | Normalne vrijednosti referencijskog napona *U*n (V) |
| Za izravni priključak | 230 |
| Za priključak prekomjernih transformatora | 100; 100/√3 |

Osim vrijednosti referencijskih
napona danih u tablici 2. ovog članka, brojila za izravan priključak mogu imati
i druge referencijske napone do 600 V, a brojila za
priključak preko mjernih transformatora mogu imati i druge referencijske
napone do 400 V.

Članak 7.

Brojilo mora imati kućište koje se može
osigurati žigovima tako da unutrašnji dijelovi brojila budu pristupačni tek
nakon uništenja žigova.

Kućište brojila mora štititi unutrašnjost
brojila odnosno mjerni sustav od prašine i vlage te od neovlaštenih zahvata
kojima bi se moglo utjecati na mjerna svojstva brojila.

Ako poklopac brojila nije proziran, za
očitavanje mora biti ugrađen jedan ili više prozorčića od prozirnoga gradiva
koji se mogu skinuti tek nakon uništenja žiga (žigova).

Brojilo čije je kućište u cijelosti ili
djelomično kovinsko, predviđeno za referencijski
napon veći od 250 V prema zemlji, mora biti opremljeno stezaljkom zaštitnog
uzemljenja i vijkom najmanje M4. Dio za uzemljenje mora se nalaziti na
pristupačnom mjestu osnovne ploče brojila, a njegova namjena mora biti jasno
označena simbolom za uzemljenje.

Članak 8.

Stezaljke brojila moraju biti grupirane u
priključnici i označene brojevima.

Kod brojila za izravni priključak mora postojati
mogućnost da se naponski krug rastavi od pripadajućega strujnog kruga pomoću
odgovarajućeg dijela na priključnici (npr. mosta).
Smještaj tog dijela mora odgovarati standardnim shemama spajanja.

Stezaljke brojila moraju biti zaštićene posebnim
poklopcem. Poklopac priključnice mora se moći zaštiti žigom, neovisno o
poklopcu brojila.

Poklopac priključnice mora poklapati same
stezaljke, vijke za pričvršćenje vodiča te potrebnu dužinu vanjskih vodiča i
njihovu izolaciju tako da se onemogućuju vanjski zahvati kojima bi se preko
stezaljki i vodiča moglo utjecati na rad brojila.

Članak 9.

Brojilo mora imati na vidljivom mjestu natpisnu
pločicu na kojoj su ispisani podaci, oznake i simboli.

Natpisi i oznake moraju biti ispisani na
hrvatskome jeziku, trajno i lako čitljivi u normalnim uvjetima rada brojila.

Članak 10.

Na natpisnoj pločici moraju biti navedeni
sljedeći podaci:

1) ime i naziv ili znak proizvođača i mjesto
proizvodnje;

2) tvornička oznaka tipa brojila;

3) natpis o vrsti brojila (npr.
»trofazno brojilo jalove energije«, »trofazno transformatorsko brojilo jalove
energije« itd.);

4) tvornički broj i godina proizvodnje;

5) referencijski napon
u »V« ili »kV« (npr. 3 × 230/400 V);

6) podaci o struji

– za brojila za izravni priključak podaci o
osnovnoj i najvećoj struji u »A«

(npr. 10(40) A ili
10-40 A)

– za brojila za priključak preko strujnih
mjernih transformatora podaci o sekundarnoj nazivnoj struji strujnoga mjernog
transformatora, na koji se brojilo priključuje (npr.
5 (5) A ili /5 A).

Podaci o nazivnoj i najvećoj struji brojila mogu
se nalaziti u oznaci tipa brojila

7) referencijska
frekvencija u »Hz« (npr. 50 Hz);

8) razred točnosti (npr.
2 ili r.t. 2);

9) stalnica brojila u imp./kvarh (npr.
1000 imp./kvarh);

10) službena oznaka mjerila;

11) mjerna jedinica (npr.
»kvarh«) koja se mora nalaziti na pločici brojčanika
ili među osnovnim podacima brojila;

12) znak »kvadrat u kvadratu« za brojila s
izolacijskim kućištem razreda zaštite II;

13) shema spoja ili broj sheme spoja;

14) natpis »suprotno registriranje spriječeno«
ili odgovarajući simbol za brojila s napravom za sprječavanje suprotnog
registriranja;

15) označene sve stezaljke na priključnici prema
standardnoj shemi spoja;

Podaci od 1) do 3) mogu biti na natpisnoj
pločici pričvršćenoj na poklopcu brojila.

Podaci od 4) do 12) moraju biti na natpisnoj
pločici koja je smještena unutar brojila, a čitljiva s vanjske strane brojila.

Ako je brojilo posebnoga tipa (npr. višetarifno brojilo kojem se
napon preklopnog uređaja razlikuje od referencijskog
napona), to treba biti navedeno na natpisnoj pločici ili na posebnoj pločici.

Brojila za priključak preko mjernih
transformatora moraju imati natpis »transformatorsko brojilo«, odnosno
odgovarajući simbol na posebnoj natpisnoj pločici, na kojoj se naknadno može
upisati prijenosni odnos (odnosi) transformatora, kojim treba množiti
pokazivanje brojača da bi se dobila energija na primarnoj strani mjernih
transformatora.

Na svakome brojilu mora biti neizbrisivo
označena shema spoja. Za višefazna brojila shema spoja mora pokazivati i redoslijed
faza za koje je brojilo predviđeno. Oznake stezaljki u priključnici brojila
moraju se vidjeti na shemi spoja.

*2. Mjeriteljski zahtjevi*

Članak 11.

Ispitivanje tipa brojila obavlja se prema
normama IEC 62052-11i IEC 62053-23, odnosno odgovarajućim hrvatskim normama i
prema odredbama ovog pravilnika.

Članak 12.

Ispitivanje brojila obavlja se pri ovim
uvjetima:

1) referencijska
frekvencija 50 Hz

2) referencijska
temperatura od 23 °C, ako na natpisnoj pločici nije drugačije označeno.

Članak 13.

Vlastita potrošnja svakoga naponskog kruga
brojila pri referencijskom naponu, referencijskoj temperaturi i referencijskoj
frekvenciji ne smije prelaziti vrijednosti dane u tablici 3.

*Tablica 3.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brojilo | Razred točnosti | |
| 2 | 3 |
| Jednofazno i višefazno | 2 W (10 VA) | 2 W (10 VA) |

Vlastita potrošnja svakog strujnog kruga brojila
pri osnovnoj struji, referencijskoj temperaturi i referencijskoj frekvenciji, spojenog izravno ili preko
strujnog transformatora, ne smije prelaziti vrijednosti navedene u tablici 4.

*Tablica 4.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brojilo | Razred točnosti | |
| 2 | 3 |
| Jednofazna i višefazna | 5,0 VA | 5,0 VA |

*Članak 14.*

Pri referencijskim
uvjetima izolacijsko gradivo brojila ne smije tijekom vremena mijenjati svoja dielektrična svojstva u takvom opsegu koji bi bitno utjecao
na mjeriteljske osobine brojila.

*Članak 15.*

Ispitivanje dielektrične
čvrstoće provodi se pri ovim normalnim uvjetima rada brojila:

1) lokalna temperatura od 15 °C do 25 °C;

2) relativna vlažnost zraka od 45% do 75%;

3) atmosferski tlak od 86 kPa
do 106 kPa (860 mbar do 1060 mbar).

*Članak 16.*

Izolacijsko gradivo brojila mora izdržati dielektrično ispitivanje tijekom 1 minute sinusnim naponom
frekvencije 50 Hz iz izvora snage najmanje 500 VA, prema tablici 5.

Ispitivanje se provodi na brojilu sa zatvorenim
kućištem i s postavljenim poklopcem i poklopcem priključnice.

*Tablica 5.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Test | Primjena | Ispitni napon | Točke primjene ispitnog napona |
| A | Brojilo s kućištem zaštite I | 2 kV | a) između, s jedne strane, svih strujnih i naponskih krugova kao i pomoćnih krugova s referencijskim naponom preko 40 V, a spojenih međusobno i, s druge strane, zemlje |
| 2 kV | b) između krugova za koje nije predviđeno da u radu budu međusobno spojeni. |
| B | Brojilo s izolacijskim kućištem zaštite II | 4 kV | a) između, s jedne strane, svih strujnih i naponskih krugova, kao i pomoćnih krugova s referencijskim naponom preko 40 V, a spojenih međusobno i, s druge strane, zemlje: 1) |
| 2 kV | b) između krugova za koje nije predviđeno da u radu budu međusobno spojeni. |
| – | c) vizualni pregled kućišta brojila prema uvjetima u IEC 62052-11 |

Članak 17.

Pri ispitivanju dielektrične
čvrstoće brojila moraju biti zadovoljeni ovi zahtjevi:

1) brojilo s kovinskim kućištem mora biti
postavljeno na ravnu kovinsku ploču

2) brojilo s kućištem od izolacijskog gradiva mora
biti omotano kovinskom folijom i postavljeno na ravnu kovinsku ploču s kojom su
spojeni svi kovinski dijelovi kućišta, pristupačni na zatvorenom brojilu

3) strujni i naponski krugovi te nosač mjernih
sustava moraju biti međusobno spojeni

4) ispitni sinusni napon mora biti priključen
između stezaljki i kovinske folije, odnosno kovinske ploče, a razmak između
stezaljki i kovinske folije, odnosno kovinske ploče mora iznositi najmanje 2
cm.

Članak 18.

Dielektrična čvrstoća između vijaka
priključnice i njezina poklopca ispituje se prema uvjetu propisanom u članku
16. ovoga pravilnika, pri čemu su vijci toliko odvijeni da otvor stezaljki bude
slobodan, a poklopac priključnice pričvršćen na priključnicu.

Članak 19.

Ako se ispitivanje dielektrične
čvrstoće brojila ponavlja, brojilo mora izdržati ispitni sinusni napon koji
iznosi 80 % od propisanog ispitnog napona u članku 16. ovoga pravilnika.

Članak 20.

Ispitivanje izolacije provodi se udarnim naponom
oblika 1,2/50 ms, tjemene vrijednosti 7
kV s deset impulsa jednog polariteta i deset impulsa obrnutog polariteta.

Članak 21.

Pri određivanju promjene pogreške uzrokovane
promjenom jedne od utjecajnih veličina, uvjeti i vrijednosti svih ostalih
utjecajnih veličina moraju zadovoljiti uvjete propisane u članku 30. ovoga
pravilnika.

Utjecajne veličine koje se uzimaju u obzir za
određivanje referencijskih uvjeta u kojima se obavlja
pregled te za određivanje promjena postotnih pogrešaka uzrokovanih njihovom
promjenom jesu okolna temperatura, napon pomoćnih krugova, frekvencija, valni
oblik, magnetska indukcija vanjskoga podrijetla i redoslijed faza.

Promjene postotnih pogrešaka uzrokovane
promjenom utjecajnih veličina iz stavka 2. ovog članka određuju se samo pri
ispitivanju tipa brojila.

Članak 22.

Dodatne postotne pogreške uzrokovane promjenom
nekih utjecajnih veličina dane su u tablici 6.

*Tablica 6.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promjene utjecajne veličine prema referencijskim uvjetima | Vrijednost struje (ujednačena opterećenja) (A) | | Faktor snage sin *φ* (induktivno ili kapacitivno) | Granice promjene postotne pogreške za brojila razreda točnosti | |
| Brojila za izravni priključak | Brojila za priključak preko mjernih transformatora | 2 | 3 |
| Napon ±10% 1) 2) | 0,05 *I*o ≤ *I* ≤ *I*max | 0,02 *I*n ≤ *I* ≤ *I*max | 1 | 1,0 | 2,0 |
| 0,1 *I*o ≤ *I* ≤ *I*ma | 0,05 *I*n ≤ *I* ≤ *I*max | 0,5 | 1,5 | 3,0 |
| Frekvencija ± 2% 2) | 0,05 *I*o ≤ *I* ≤ *I*max | 0,02 *I*n ≤ *I* ≤ *I*max | 1 | 2,5 | 2,5 |
| 0,1 *I*o ≤ *I* ≤ *I*max | 0,05 *I*n ≤ *I* ≤ *Imax* | 0,5 | 2,5 | 2,5 |
| Istosmjerna komponenta u izmjeničnome strujnom krugu 3) | *I*max/√2 | - | 1 | 6,0 | 6,0 |
| Stalna magnetska indukcija vanjskoga podrijetla 4) | *I*o | *I*n | 1 | 3,0 | 3,0 |
| Magnetska indukcija vanjskoga podrijetla 0,5 mT 5) | *I*o | *I*n | 1 | 3,0 | 3,0 |
| Elektromagnetska visokofrekventna polja | *I*o | *I*n | 1 | 3,0 | 3,0 |
| Magnetsko polje pomoćnog kruga 6) | 0.05 *I*o | 0,05 *I*n | 1 | 1,0 | 1,0 |

*Opaske:*

1)
Za naponska područja od – 20% do – 10% i od + 10% do + 15% granice promijene
postotne pogreške su trostruke vrijednosti navedene u tablici. Za naponsko
područje ispod 0,8 Un pogreška brojila može se kretati izmedu
+ 10% i – 100%.

2)
Preporučena ispitna točka za promjenu naponske pogreške i promjenu
frekvencijske pogreške je Io za brojila za izravni priključak i In za brojila
za priključak preko mjernih transformatora.

3)
Faktor izobličenja napona treba biti manji od 1%. Promjena postotne pogreške
mjeri se pri najnepovoljnijem faznom pomaku trećeg harmonika struje u odnosu na
osnovnu struju.

4)
Stalna magnetska indukcija može se postići uporabom elektromagneta napajanog
istosmjernom strujom. To se magnetsko polje primjenjuje na sve dostupne
površine na brojilu, koje je postavljeno u normalni radni položaj. Vrijednost magnetomotorne sile koju treba primijeniti je 100 amperzavoja.

5)
Magnetska indukcija vanjskoga podrijetla od 0,5 mT
stvorena strujom čija je frekvencija jednaka frekvenciji napona ispitivanog
brojila, a pri najnepovoljnijim uvjetima glede faze i smjera, ne smije izazvati
promjenu postotne pogreške brojila koja bi prelazila vrijednosti navedene u
tablici. Magnetska se indukcija dobiva stavljanjem brojila u središte kružnog
svitka srednjega promjera 1 m, kvadratnoga presjeka i male radijalne debljine u
odnosu na promjer, te s 400 amperzavoja.

6)
Kad je u kućišta brojila takav se pribor napaja povremeno, npr.
elektromagnet višetarifnog registra.

Priključak
pomoćnog uređaja (pomoćnih uređaja) mora biti označen, kako bi se mogla
označila točna shema priključenja. Ako se ti priključci ostvaruju pomoću
utikača i utičnica, oni moraju biti međusobno nezamjenjivi.

Članak 23.

Kad se pri ispitivanju tipa brojila utvrdi da se
pojedini ili svi mjerni rezultati nalaze izvan granica postotnih pogrešaka koje
su dane u tablicama 11. i 12. iz članka 33. ovoga pravilnika, vrši se pomak apscisne osi paralelno s njom za vrijednost ± 1,0% za
brojila razreda točnosti 2, a ± 1% za brojila razreda točnosti 3. Ako svi
mjerni rezultati pri tome ostanu u granicama postotnih pogrešaka koje su dane u
tablicama 11. i 12. iz članka 33. ovoga pravilnika, brojilo je ispravno.

Članak 24.

Srednji temperaturni koeficijent određuje se za
temperaturni opseg od 20 K, pri čemu se pogreške brojila određuju za
temperature 10 K više i 10 K niže od temperature, za koju se određuje srednji
temperaturni koeficijent:

Temperaturni opseg od 20 K treba se nalaziti se
u granicama od – 10 °C do + 45 °C.

Vrijednosti srednjeg temperaturnog koeficijenta
dane su u ovoj tablici 7.

Tablica 7.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrijednost struje (ujednačena opterećenja) (A) | | Faktor snage  sin *φ*(induktivno ili kapacitivno) | Srednji temperaturni koeficient (%/K) za brojila razreda točnosti | |
| Brojila za izravni priključak | Brojila zapriključak preko mjernih transformatora | 2 | 3 |
| 0,1 *I*o ≤ *I* ≤ *I*max | 0,05 *I*o ≤ *I* ≤ *I*max | 1 | 0,10 | 0,15 |
| 0,2 *I*o ≤ *I* ≤ *I*max | 0,1 *I*o ≤ *I* ≤ *I*max | 0,5 | 0,15 | 0,25 |

Članak 25.

Utjecaj kratkotrajnih strujnih preopterećenja
(kratki spoj) ispituje se na ovaj način:

1) ispitni krug za ispitivanje kratkog spoja je
praktički bez induktiviteta;

2) brojilo za izravni priključak mora izdržati struju
kratkog spoja od 30 Imax tijekom jednoga poluperioda pri nazivnoj frekvenciji;

3) brojilo za priključak preko strujnoga
transformatora mora podnijeti struju kratkog spoja od 20 Imax
tijekom 0,5 s;

4) brojilo se mora vratiti na početnu
temperaturu tijekom jednog sata s naponskim krugovima priključenim na referencijski napon, nakon što je prije toga bilo izloženo
ispitivanju propisanom u točki 2), odnosno točki 3) ovoga članka;

Promjene pogreške nakon ovog ispitivanja, pri
nazivnoj struji i faktoru snage sin *φ* = 1, ne smiju prelaziti
vrijednosti navedene u tablici 8.

*Tablica 8.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojila za | Vrijednost struje (A) | Faktor snage sin*φ* (induktivno ili kapacitivno) | Granice promjene postotne pogreške za brojila razreda točnosti (%) | |
| 2 | 3 |
| Izravni priključak | *I*o | 1 | 1,5 | 1,5 |
| Priključak preko strujnih transformatora | *I*o | 1 | 1,0 | 1,5 |

Članak 26.

Utjecaj vlastitoga zagrijavanja ispituje se na
ovaj način:

1) pri otvorenim strujnim krugovima naponski krugovi
moraju biti priključeni na referencijski napon
najmanje 1 h;

2) brojilo se optereti najvećom strujom pri
faktoru snage sin *φ* = 1, a pogreška brojila se određuje
neposredno nakon opterećenja;

3) ispitivanje se provodi najmanje 1 sat, a svakako
dok promjena pogrješke tijekom 20 minuta nije manja od 0,2%;

4) isto se ispitivanje provodi uz faktor snage
sin *φ* = 0,5 (induktivno ili kapacitivno).

Promjena pogreške uzrokovana vlastitim grijanjem
ne smije prelaziti vrijednosti navedene u tablici 9.

*Tablica 9.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrijednost struje (A) | Faktor snage  sin *φ*  (induktivno ili kapacitivno) | Granice promjene postotne pogreške za brojila razreda točnosti (%) | |
| 2 | 3 |
| *I*max | 1 | 1,0 | 1,5 |
| 0,5 | 1,5 | 2,0 |

Članak 27.

Brojilo ne smije stvarati šum preko vođenja ili
isijavanja koji bi mogao izazvati smetnje kod drugih uređaja.

Prilikom ispitivanja brojila elektrostatičko
izbijanje ne smije izazvati promjenu u registru veću od 0,01 kWh.

Prilikom ispitivanja neosjetljivosti na
elektromagnetska VF polja bez struje u strujnim krugovima i uz otvorene strujne
stezaljke primjena VF polja ne smije izazvati promjenu u registru veću od 0,01
kWh.

Ispitivanje na brze prijelazne pojave (ometajuće
impulse) također ne smije izazvati promjenu u registru veću od 0,01 kWh.

Članak 28.

Pri ispitivanju utjecaja zagrijavanja pri
najvišoj struji i 115 % referencijskog napona brojilo
ne smije doseći temperaturu koja bi mogla nepovoljno utjecati na rad brojila.
Porast temperature na bilo kojoj točki vanjske površine brojila ne smije
prelaziti 25 K uz okolnu temperaturu od + 40 °C.

Članak 29.

Ispitivanje promjene postotnih pogrešaka,
uzrokovane promjenom utjecajnih veličina, provodi se pri ovim uvjetima:

1) kućište brojila je zatvoreno

2) redoslijed faza je označen u shemi spajanja

3) naponi i struje su ujednačeni:

– nijedan fazni ni linijski napon ne smije
premašivati vrijednost odgovarajućega srednjeg napona za 1%

– nijedna struja ne smije premašivati vrijednost
odgovarajuće srednje struje za 2%

– razlika faza između struje i odgovarajućega
faznog napona ni pri kojem faktoru snage ne smije premašivati 2°

4) naponski i pomoćni krugovi brojila razreda
točnosti 2 i 3 priključeni su na referencijski napon
brojila najmanje jedan sat prije početka ispitivanja;

5) ispitivanje se obavlja pri referencijskim uvjetima danim u tablici 10.

*Tablica
10.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Utjecajna veličina | Referencijska vrijednost | Dopušteno odstupanje za brojila razreda točnosti | |
| 2 | 3 |
| Okolna temperatura | Označena temperatura ili 23 °C 1) | ± 2 °C | ± 2 °C |
| Napon | Referencijski napon | ± 1% | ± 1% |
| Frekvencija | Referencijska frekvencija | ± 0,5% | ± 0,5% |
| Redoslijed faza | R – S – T | – | – |
| Naponska nesimetrija | Prisutne sve faze | – | – |
| Valni oblik | Sinusi naponi i struje | Faktor izobličenja manji od 2% | Faktor izobličenja manji od 3% |
| Stalna magnetska indukcija vanjskog podrijetla | Vrijednost indukcije 0. | – | – |
| Magnetska indukcija stranog podrijetla pri referencijskoj učestalosti | 0 | Vrijednost indukcije koja izaziva promjenu manju od: | |
| ± 0,3% | ± 0,3% |
| u svakom slučaju treba biti manja od 0,05 mT 2) | |

*Opaske:*

1)
Ako se ispitivanja provode pri temperaturi različitoj od referencijske
temperature, uključivo dopuštene tolerancije, rezultat treba ispraviti
primjenom odgovarajućega temperaturnog koeficijenta brojila.

2)
Ispitivanje se sastoji:

a)
kod jednofaznih brojila, od određivanja pogreški, i to najprije s brojilom
normalno priključenim na glavne priključne vodiče, a onda s obrnutim
priključenjem na strujne i naponske krugove. Pola razlike između dviju
pogrešaka vrijednost je promjene pogreške. Budući da je nepoznata faza vanjskog
polja, ispitivanje treba provesti pri 0,1 Io, odnosno 0,05 In uz faktor snage
sin ö = 1, te 0,2 Io, odnosno 0,1 In uz faktor snage sin ö = 0,5 (induktivno
ili kapacitivno);

b)
kod trofaznih brojila provode se tri mjerenja pri 0,1 Io, odnosno 0,05 In uz
faktor snage sin ö = 1, s tim da se pri svakom od tih mjerenja priključci
strujnih i naponskih krugove tako promjene, da se fazni pomak promijeni za
120°, a da se pritom ne promijeni redoslijed faza. Vrijednost promjene pogreške
je najveća razlika svake od tako određenih pogrešaka i njihove prosječne
vrijednosti.

*3. Ispitivanje brojila*

Članak 30.

Ispitivanje brojila provodi se na svakom brojilu
radi utvrđivanja zadovoljavanja mjeriteljskih zahtjeva.

Članak 31.

Brojilo ne smije davati izlazne impulse, odnosno
da ne smije registrirati energiju, pri otvorenim strujnim krugovima (stanje bez
opterećenja) i pri naponskim krugovima priključenim na 115% referencijskog
napona Un.

Najmanje trajanje ispitivanja Δt treba
biti:

480 x 106

Δt  ≥ ------------------- (min) za brojila
razreda točnosti 2

k m Un Imax

300 x 106

Δt  ≥ ------------------- (min) za brojila
razreda točnosti 3

k m Un Imax

gdje je:

k – stalnica brojila (imp./kvah)

m – broj mjernih elemenata brojila

Un – referencijski
napon (V)

Imax – najveća struja
brojila (A)

Za vrijeme ovog ispitivanja ispitni izlazni
uređaj brojila smije dati samo jedan impuls.

Članak 32.

Brojilo mora početi davati izlazne impulse
(polazak) i neprekidno registrirati energiju pri struji koja ne smije prelaziti
vrijednosti dane u tablici 11.

*Tablica
11.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Brojila za | Faktor snage  sin *φ*  (induktivno ili kapacitivno) | Vrijednost struje (A) za brojila razreda točnosti | |
| 2 | 3 |
| Izravni priključak | 1 | 0,005 *I*o | 0,01 *I*o |
| Priključak preko strujnih transformatora | 1 | 0,003 *I*n | 0,005 *I*n |

Članak 33.

Pri ispitivanju brojila prema uvjetima
propisanim u članku 29. ovog pravilnika dopuštene pogrješke su:

1) za jednofazna i trofazna brojila pri
ujednačenom opterećenju, dane u tablici 12. ovog članka:

2) za trofazna brojila opterećena jednofazno pri
simetričnim trofaznim naponima, dane u tablici 13. ovog članka.

*Tablica
12.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrijednost struje | | Faktor snage sin *φ* (induktivno ili kapacitivno) | Dopuštene pogreške (%) za brojila razreda točnosti | |
| Brojila za izravni priključak | Brojila za priključak preko mjernih transformatora | 2 | 3 |
| 0,05 *I*o ≤ *I* ≤ 0,1 *I*o | 0,02 *I*n ≤ *I* ≤ 0,05 *I*n | 1 | ± 2,5 | ± 4,0 |
| 0,1 *I*o ≤ *I* ≤ *I*max | 0,05 *I*n ≤ *I* ≤ *I*max | 1 | ± 2,0 | ± 3,0 |
| 0,1 *I*o ≤ *I* ≤ 0,2 *I*o | 0,05 *I*n ≤ *I* ≤ 0,1 *I*n | 0,5 | ± 2,5 | ± 4,0 |
| 0,2 *I*o ≤ *I* ≤ *I*max | 0,1 *I*n ≤ *I* ≤ *I*max | 0,5 | ± 2,0 | ± 3,0 |
| 0,2 *I*o ≤ *I* ≤ *I*max | 0,1 *I*n ≤ *I* ≤ *I*max | 0,25 | ± 2,5 | ± 4,0 |

*Tablica
13.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrijednost struje | | Faktor snage sin *φ* (induktivno ili kapacitivno) | Granice postotnih pogrešaka za brojila razreda točnosti | |
| Brojila za izravni priključak | Brojila za priključak preko mjernih transformatora | 2 | 3 |
| 0,1 *Io* ≤ *I* ≤ *I*max | 0,05 *I*n ≤ *I* ≤ *I*max | 1 | ± 3,0 | ± 4,0 |
| 0,2 *I*o ≤ *I* ≤ *I*max | 0,1 *I*n ≤ *I* ≤ *I*max | 0,5 | ± 3,0 | ± 4,0 |

Razlika između postotne pogrješke trofaznog
brojila opterećenog jednofazno i postupne pogreške pri uravnoteženom trofaznom
opterećenju osnovnom strujom Io uz sin *φ* = 1 za brojila za izravni priključak,
odnosno nazivnom strujom In uz sin *φ* = 1 za brojila za priključak preko mjernih
transformatora, ne smije iznositi više od:

1) 2,5 % za brojila razreda točnosti 2

2) 3,5 % za brojila razreda točnosti 3.

Članak 34.

Pri ispitivanju stalnice
brojila provjerava se odnos pokazivanja energije na digitalnom prikazu
(brojčaniku) i impulsa koje daje impulsni davač.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje
vrijediti Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za statička brojila jalove
električne energije razreda točnosti 2 i 3 (»Narodne novine« br. 47/05).

Članak 36.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-07/19

Urbroj: 558-03/10-05-2

Zagreb, 31. siječnja 2005.

Ravnatelj

Državnog zavoda za mjeriteljstvo

**dr****. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing**., v. r.

Pravilnik, NN 81/2005-1569