## Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za mjerenje duljine

### NN 18/2002 (27.2.2002.), Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za mjerenje duljine

# DržavnI zavod za normizaciju i mjerite­ljstvo

447

Na teme­lju članka 22. Zakona o mjerite­ljskoj djelatnosti (»Narodne
novine« broj 11/94) ravnate­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo
donosi

## PRAVILNIK

### O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE ZA MJERENJE DULJINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjerite­ljski zahtjevi koje moraju zadovo­ljavati
uređaji za automatsko mjere­nje du­ljine materijala koji je u obliku vrpce,
žice ili kabela (u da­lj­njem tekstu: uređaji).

Članak 2.

Uređaj je u smislu ovog pravilnika, mjerilo koje radi na principu
premata­nja mjerenog materijala preko mjernog kotača, pri čemu se mjereni
materijal prisilno dovodi u smjeru tangente na mjerni kotač ili se djelomično
ili potpuno omotava oko ­nje­ga.

Okreta­nje mjernog kotača prenosi se na pokazni mehanizam i na mehanizam
za obi­lježava­nje.

Članak 3.

Odredbe ovog pravilnika primje­njive su i na ručne uređaje za mjere­nje
du­ljine puta (npr. za mjere­nje du­ljine puta koče­nja u policijskim
izvješćima).

Članak 4.

Uređaj se upotreb­ljava za:

1. mjere­nje du­ljine materijala

2. neprekidno odmjerava­nje jednakih du­ljina materijala.

II. MJERITELJSKE ZNAČAJKE

Najveće dopuštene pogreške i razredi točnosti

Članak 5.

Najveća dopuštena relativna pogreška, ovisno o razredu točnosti u koji
je uređaj razvrstan, utvrđena je u tablici 1.

*Tablica
1:* Najveća
dopuštena relativna pogreška, ovisno
o razredu točnosti u koji je uređaj razvrstan

if !supportLineBreakNewLine
endif

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Razred | Najveća dopuštena | Najveća dopuštena |
| točnosti | relativna pogreška, | relativna pogreška |
| if !supportEmptyParas endif | (prva ovjera) | (ponovna ovjera) |
| if !supportEmptyParas endif | % | % |
| I | 0,125 | 0,25 |
| II | 0,25 | 0,5 |
| III | 0,5 | 1,0 |

if !supportEmptyParas endif

Najveća dopuštena apsolutna pogreška, ovisno o razredu točnosti u koji
je uređaj razvrstan i mjerenoj du­ljini materijala, utvrđena je u tablici 2.,
gdje je:

L – du­ljina materijala koju uređaj mjeri

Lm – najma­nja du­ljina materijala koju uređaj smije mjeriti, a koju je
odredio proizvođač uređaja.

*Tablica
2:*
Najveća dopuštena apsolutna pogreška, ovisno
o razredu točnosti i mjerenoj du­ljini

if !supportLineBreakNewLine
endif

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred | Najveća dopuštena  apsolutna pogreška  (prva ovjera) | | Najveća dopuštena  apsolutna pogreška  (ponovna ovjera) | |
| točnosti |
| if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | za L < 4 × Lm | za L ³ 4 × Lm | za L < 2 × Lm | za L ³ 2 × Lm |
| I | 0,005 × Lm | 0,00125 × L | 0,005 × Lm | 0,0025 × L |
| II | 0,01 × Lm | 0,0025 × L | 0,01 × Lm | 0,005 × L |
| III | 0,02 × Lm | 0,005 × L | 0,02 × Lm | 0,01 × L |

if !supportEmptyParas endif

Referencijski uvjeti

Članak 6.

Uređaj mora mjeriti s najvećom dopuštenom pogreškom, pro­pisanom u
članku 5. ovoga pravilnika, u ovim referencijskim uvjetima:

1. temperatura okolnog zraka 20°C ± 2°C

2. relativne vlažnosti okolnog zraka: 58% ± 5%.

III. TEHNIČKI ZAHTJEVI

Konstrukcija

Članak 7.

Osnovni su dijelovi uređaja:

1. kućište

2. mjerni kotač (va­ljak)

3. pokazni mehanizam (brojilo)

4. komandni mehanizam.

Članak 8.

Na kućištu uređaja mora biti nanesena nepomična čvrsta oznaka početka i
kraja mjere­nja.

Članak 9.

Mjerni kotač (va­ljak) mora biti izrađen od kovine ili drugoga
odgovarajuće­g gradiva i može biti obložen tvrdom gumom ili drugim
odgovarajućim gradivom koje će uma­njiti kliza­nje i troše­nje mjernog
materijala.

Opse­g mjernog kotača ne smije biti ma­nji od 0,2 m niti veći od 1 m.

Cjelokupni rub mjernog kotača mora biti pristupačan.

Članak 10.

Mjerni kotač mora biti povezan s pokaznim mehanizmom (brojilom) tako da
se odbrojava broj okretaja mjernog kotača naprijed i natrag.

Ako uređaj ne može mjeriti u oba smjera (u normalnome smjeru povećava se
pokazana vrijednost, a u obrnutom uma­njuje), kreta­nje u obrnutom smjeru mora
biti onemogućeno.

Ako se mjereni materijal djelomično ili potpuno omotava oko mjernog
kotača, deb­ljina (promjer) mjerenog materijala  mora biti u granicama koje je odredio proizvođač uređaja.

Članak 11.

Pokazni mehanizam mora imati pokazne elemente u obliku obrojčene ­ljestvice.

Brojevi na pokaznom elementu moraju biti u jednom redu (poravnani).

Visina brojeva na pokaznom elementu mora biti ³ 4 mm.

Ako su na rubu (obodu) mjernog kotača nanesene oznake (crte), koje znače
podjelu u jedinicama du­ljine, mjerni je kotač pokazni element pokaznog
mehanizma.

Članak 12.

Najma­nji podje­ljak ­ljestvice mora iznositi:

1) 1 cm, ako se mjere du­ljine veće od 5 m

2) 1 dm, ako se mjere du­ljine veće od 50 m

3) 1 m, ako se mjere du­ljine, veće od 500 m.

Članak 13.

Pokazni mehanizam uređaja koji se upotreb­ljava u maloprodaji mora imati
pokazivač jednokratno izmjerene du­ljine, s mogućnošću poništava­nja pokazane
vrijednosti.

Pokazni mehanizam uređaja iz stavka 1. ovog članka može imati pokazivač
ukupno izmjerenih du­ljina, bez mogućnosti poništava­nja pokazane vrijednosti.

Članak 14.

Pokazni mehanizam uređaja za odmjerava­nje jednakih du­ljina mora imati
pokazivač du­ljine izmjerenog komada, na kojemu se pokaziva­nje automatski
poništava na kraju svakog odmjerava­nja zadane du­ljine te brojač izmjerenih
komada jednake du­ljine, koji mora biti povezan s pokazivačem du­ljine i imati
mogućnost poništava­nja pokazane vrijednosti.

Članak 15.

Uređaj mora imati komandne mehanizme. Ovisno o namjeni uređaja,
komandnim se mehanizmima mora osigurati potrebna funkcionalnost, tj. da se
može:

– mjerni kotač zadržati sve dok odgovarajuća du­ljina ne bude odmjerena
ili

– uređaj isk­ljučiti – nakratko zaustaviti kad se dostigne određena du­ljina
ili

– prekinuti proces mjere­nja, ako je otkazalo povlače­nje mjerenog
materijala ili materijal nije dovo­ljno zate­gnut i dr.

Članak 16.

Uređaj može imati mehanizam za obi­lježava­nje koji u procesu mjere­nja
nanosi oznake du­ljine na mjereni materijal, tako da odmjerene du­ljine obi­lježava
točkama ili crtama na svakih 0,1 m ili 1 m.

Točke ili crte iz stavka 1. ovog članka, koje predstav­ljaju cijeli broj
metara, moraju biti označene brojem i oznakom jedinice du­ljine.

Točke ili crte iz stavka 1. ovog članka, koje predstav­ljaju polovine
metra, mogu biti označene samo brojem, bez oznake jedinice du­ljine.

Članak 17.

Uređaj može imati ove dodatne mehanizme:

1. tiska­ljku, koja na kartici ili vrpci bi­lježi vrijednost izmjerene
du­ljine, koja mora biti jednaka vrijednosti očitanoj na pokaznom mehanizmu
(najma­nji podje­ljak na kartici ili vrpci mora biti jednak najma­njem podje­ljku
na pokaznom mehanizmu)

2. mehanizam za signalizaciju
koji se uk­ljučuje neposedno prije ne­go se dostigne određena odmjerena du­ljina

3. mehanizam za ručno isk­ljučiva­nje
i uk­ljučiva­nje pokazi­vača izmjerene du­ljine, s pomoću koje­ga se može
izbjeći mjere­nje mjesta s pogreškom na mjerenom materijalu. Taj mehanizam mora
biti povezan s drugim pokazivačem, koji mora re­gistrirati izmjerene du­ljine
mjesta s pogreškom na mjerenome materijalu.

Značajke mjerenog materijala

Članak 18.

Značajke materijala od
tkanine opisane su karakterističnim faktorom K, pri čijem se računa­nju uzimaju
u obzir rastez­ljivost tkanine i sila po jedinici površine. Karakterističan
faktor K utvrđuje se izrazom:

     K = e x (Ga + 2,2 N/m2),
gdje je:

e – relativno produ­lje­nje
uzorka tkanine du­ljine 1 m pri sili vlače­nja od 10 N

Ga – težina uzorka
tkanine po jedinici površine, u N/m2.

Radni uvjeti

Članak 19.

Uređaj se mora upotreb­ljavati
u ovim radnim uvjetima (ako proizvođač nije drugačije odredio):

1. temperature okolnog zraka:
od –10 °C do 40 °C

2. relativne vlažnosti
okolnog zraka: 58% ± 15%

3. brzine materijala: u
granicama koje je odredio proizvođač uređaja

4. mrežnog napona: 220 V ± 10%

5. deb­ljine mjerenog
materijala: u granicama koje je odredio proizvođač uređaja.

Članak 20.

Dimenzije materijala od
tkanine i faktor K moraju biti u granicama koje je odredio proizvođač uređaja.

Materijali od tkanine
razvrstavaju se u skupine, ovisno o veličini faktora K i rastez­ljivosti, što
je utvrđeno u tablici 3.

*Tablica 3:* Razvrstava­nje materijala
od tkanine u skupine, ovisno o veličini faktora K i rastez­ljivosti
if !supportLineBreakNewLine
endif

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oznaka | Raspon faktora K, | Rastez­ljivost |
| skupine | N/m2 | if !supportEmptyParas endif |
| I | 0 < K < 2 x 10–2 | mala |
| II | 2 x 10–2 < K < 8 x 10–2 | sred­nja |
| III | 8 x 10–2 < K < 24 x 10–2 | velika |
| IV | 24 x 10–2 < K | vrlo velika |

if !supportEmptyParas endif

Članak 21.

Ako prijenos mjerenog materijala ne obav­lja uređaj, brzina prijenosa
mora biti u granicama koje je odredio proizvođač uređaja.

Članak 22.

Ako rezultat mjere­nja ovisi
o deb­ljini mjerenog materijala, površinskim uvjetima i vrsti isporuke (npr. u
bali ili na hrpi), odgovarajuća ograniče­nja određuje proizvođač.

Članak 23.

Uređaj mora omogućiti da se
materijal, za čiju je rastez­ljivost uređaj konstruiran, prilikom mjere­nja ne
produ­lji.

Poremećaji uvjeta rada

Članak 24.

Električni i elektromagnetski poremećaji uvjeta rada, utvr­đeni u
tablici 4., smiju kod uređaja uzrokovati s­ljedeće:

a) promjenu pokaziva­nja ma­nju ili jednaku vrijednosti naj­ma­nje­g
podje­ljka

b) promjene koje se ne mogu objasniti kao istiniti rezultati mjere­nja
(prolazne promjene pokaziva­nja, očigledna pogrešna pokaziva­nja, samoizbaciva­nje
i potpuni kvar uređaja).

*Tablica 4:* Električni i
elektromagnetski poremećaji uvjeta rada
if !supportLineBreakNewLine
endif

|  |  |
| --- | --- |
| Poremećaj | Veličina poremećaja |
| Kratkotrajni prekid napona mreže | 100% za pola perioda |
| if !supportEmptyParas endif | 50% za period |
| Niz električnih udara na glavnome | if !supportEmptyParas endif |
| vodu | 1000 V |
| Dodir elektrostatskoga praž­nje­nja | 6 kV |
| Atmosfersko elektrostatsko | if !supportEmptyParas endif |
| praž­nje­nje | 8 kV |
| Elektromagnetska po­lja: | if !supportEmptyParas endif |
| 0,15 MHz do 500 MHz | 10 V/m |
| 500 MHz do 1000 MHz | 3 V/m |

if !supportEmptyParas endif

Natpisi i oznake

Članak 25.

Natpisi i oznake moraju biti
ispisani na hrvatskome jeziku.

Članak 26.

Uređaj mora imati ove, jasno vid­ljive,
čit­ljive i, kod normalnih uvjeta uporabe, neizbrisive natpise i oznake:

a) na pločici koja se nalazi
na kućištu mjerila:

1. ime i naziv ili znak
proizvođača

2. tvornički broj i godinu
proizvod­nje

3. razred točnosti

4. službenu oznaku mjerila iz
tipnog odobre­nja

5. najma­nju du­ljinu
materijala koju uređaj smije mjeriti

6. najveću du­ljinu
materijala koju uređaj smije mjeriti

7. najma­nji podje­ljak ­ljestvice

8. oznaku skupine u koju je
svrstan materijal koji uređaj mjeri (na uređaju koji mjeri materijal od
tkanine)

9. dopuštenu deb­ljinu
materijala, u mm (na uređaju kod ko-je­g deb­ljina materijala utječe na mjere­nje)

10. najveću brzinu mjere­nja
(vmax), u m/s (na
uređaju kod koje­g brzina mjere­nja utječe na mjere­nje)

b) na ploči pokaznog
mehanizma:

1. oznaku jedinice du­ljine, u cm, dm, m (pokraj pokazivača izmjerene du­ljine)

2. oznaku jedinice du­ljine,
u cm, dm, m (pokraj pokazivača ukupno izmjerene du­ljine, ako taj pokazivač
postoji)

3. riječ »komada« (pokraj
brojača izmjerenih jednakih du­ljina).

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Odredbe ovog pravilnika
primje­njivat će se na uređaje koji se podnose na tipno ispitiva­nje nakon dana
stupa­nja na snagu ovog pravilnika.

Uređaji koji su u uporabi
primat će se na ovjeru i nada­lje, ako zadovo­ljavaju zahtjeve u pogledu
najveće dopuštene po­greške propisane člankom 5. ovog pravilnika.

Članak 28.

Danom stupa­nja na snagu ovog
pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o metrološkim uvjetima za strojeve
kojima se mjeri du­ljina žice i kabela (Sl. list SFRJ br. 51/86 i NN br.
53/91).

Članak 29.

Ovaj pravilnik stupa na snagu
osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/01-04/21
Urbroj: 558-03/3-01-1
Zagreb, 15. ve­ljače 2002.

Ravnate­lj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjerite­ljstvo
**dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing.,** v. r.

Pravilnik, NN 18/2002-447
Opći uvjeti korištenjaZaštita privatnosti[Pristup podatcima](/data_access_hr.aspx)[ELI](/about_eli_hr.aspx)

©2026. g. Narodne novine d.d.

, izrada [Novena d.o.o.](http://novena.hr/)