## Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage za građevinarstvo

### NN 24/2003 (18.2.2003.), Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage za građevinarstvo

# DrŽavni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo

355

Na
temelju članka 22. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj
11/94), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

## PRAVILNIK

### O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA MASE – VAGE ZA GRAĐEVINARSTVO

I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi
za mje­rila mase – vage za građevinarstvo (u nastavku teksta »vage«) koje se
upotrebljavaju pri pripremanju građevnog materijala.

Članak 2.

Pod vagama se razumijevaju mjerila kojima se određuje
masa sipkoga i tekućeg materijala pri određivanja sastavnica, djelovanjem sile
teže na tu masu.

Članak 3.

Vage mogu biti:

1) neautomatske (masu važe rukovatelj)

2) poluatomatske (masu važe rukovatelj pokretanjem
poluatomatskog uređaja)

3) automatske (masa se važe automatski bez pomoći
rukovatelja).

Članak 4.

Vage se prema točnosti vaganja materijala svrstavaju
u ove razrede točnosti:

1) razred točnosti 1 – vage s pogreškom do +
1% vagane mase

2) razred točnosti 2 – vage s pogreškom do +
2% vagane mase

3) razred točnosti 3 – vage s pogreškom do +
3% vagane mase.

Članak 5.

Mjerna naprava vage može se, u cijelosti ili
djelomice, sastojati od mjerila mase s neautomatskim djelovanjem razreda
točnosti ![](dodatni/375362.gif) ili ![](dodatni/375363.gif).

Vage
moraju udovoljavati zahtjevima iz ove tablice:

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razred točnosti | | Broj podjeljaka | |
| vage | mjerne naprave | najmanji | najveći |
| 1 | ![](dodatni/375362.gif) | 501 | 5 000 |
| 2 | ![](dodatni/375362.gif)  ![](dodatni/375363.gif)if !supportEmptyParas endif | 501   300 | 5 000   500 |
| 3 | ![](dodatni/375363.gif) | 200 | 500 |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

Članak 6.

Izrazi u ovom pravilniku znače:

1) *vrijednost podjeljka* *d* (u nastavku
teksta: »podjeljak«) je vrijednost iskazana u jedinici mase i predstavlja
najmanju podjelu analogne (u daljem tekstu: »neprekidne«) ljestvice, odnosno
raz­liku između dvaju uzastopnih digitalnih (u daljem tekstu: »prekidnih«)
pokazivanja;

2) *mjerno područje vage* je područje vaganja
ograničeno najmanjom (u nastavku teksta: »Min«) i najvećom (u nastavku teksta:
»Max«) vrijednosti mase koja se može vagati, pri čemu su mjerne pogreške u
granicama dopuštenih pogrešaka (u nastavku teksta: »GDP«) iz ovog pravilnika;

3) *ništični položaj* je područje u kojem se
pokazivač ravnoteže mora nalaziti prije početka vaganja, kad prijamnik mase
nije opterećen;

4) *točnost mjernog uređaja* je podudarnost
između pokazivanja vage i mase radnog etalona;

5) *mjerna ponovljivost* je podudaranje mjernih
rezultata pri ponovljenim vaganjima iste mase u nepromijenjenim uvjetima;

6) *osjetljivost vage* je odnos promjene
pokazivanja vage i mase dometka kojim je uzrokovana ta promjena;

7) *pogreška zbog zaokruživanja pri prekidnom pokazivanju*
je razlika između vrijednosti što je pokazuje prekidno pokazivanje i
vrijednosti koja bi se dobila da je pokazivanje neprekidno i smije iznositi
najviše 0,5 podjeljka;

8) *pogreška pri vraćanju na ništicu* je razlika
između prethodnog pokazivanja neopterećene vage i pokazivanja neopterećene vage
nakon uklanjanja tereta koji je na prijamniku opterećenja stajao 0,5 h;

9) *točnost vage* je podudaranje između
pokazivanja vage i točne vrijednosti mjerene mase;

10) *ciklus vaganj*a je skup radnji nakon kojih
se sustav vraća u početni položaj;

11) *granice dopuštenih pogrešaka* (u daljem
tekstu »GDP«) jesu dopuštene vrijednosti odstupanja mjernih svojstava vage
propisanih ovim pravilnikom.

II.
MJERITELJSKE ZNAČAJKE

Članak
7.

Osjetljivost
mjernog uređaja mora biti takva da se stav­lja­njem ili uklanjanjem dometka,
mase jednake vrijednosti podjeljka, uzrokuje trajan otklon pokazivala:

1) kod
mjernog uređaja sa stalnim ravnotežnim položajem najmanje 2 mm;

2) kod
mjernog uređaja s promjenljivim ravnotežnim položajem 0,7 podjeljka.

Osjetljivost
vage s pokazivalom s prekidnim pokazivanjem mora biti takva da stavljanje i
uklanjanje dometka mase jednake vrijednosti od jednog podjeljka do 1,4
podjeljka uzrokuje pro­mjenu prethodnog pokazivanja za jedan podjeljak.

Članak 8.

GDP može biti:

1) GDP pri ispitivanju tipa i pregledu

2) GDP u radu.

GDP prema načinu ispitivanja može biti:

1) GDP pri ispitivanju s radnim etalonima (statičko
ispitivanje)

2) GDP pri ispitivanju s materijalom (dinamičko ispitivanje).

Članak 9.

GDP ništičnog položaja iznosi + 0,5 podjeljka
za neopte­rećenu vagu, pri čemu pokazivanje pokazivala mora najprije biti
dovedeno u ništični položaj odnosno mora biti automatski ispravljeno odstupanje
od ništičnog položaja.

Članak 10.

GDP vaganja za mjerni uređaj razreda točnosti  ![](dodatni/375362.gif) pri ispitivanju s radnim etalonima
iznosi:

1) + 0,5 podjeljka od vrijednosti Min vaganja
do 500 podjeljaka uključujući i 500. podjeljak

2) + 1 podjeljak za opterećenja veća od 500
podjeljaka do 2 000 podjeljaka uključujući i 2 000. podjeljak

3) + 1,5 podjeljka za opterećenja veća od
2 000 podjeljaka.

Članak 11.

GDP vaganja za mjerni uređaj razreda točnosti ![](dodatni/375363.gif) pri
ispitivanju s radnim etalonima iznosi:

1) + 0,5 podjeljka od vrijednosti Min vaganja
do 50 podjeljaka uključujući i 50. podjeljak

2) + 1 podjeljak za opterećenja veća od 50
podjeljaka do 200 podjeljaka uključujući i 200. podjeljak

3) + 1,5 podjeljka za opterećenja veća od 200
podjeljaka.

Članak 12.

Kod mjernih uređaja s pokaznim uređajem s prekidnim
pokazivanjem GDP iz čl. 10. i 11. ovog pravilnika moraju se primijeniti na
mjerne rezultate koji su ispravljeni pogreškom zaokruživanja.

Apsolutna vrijednost GDP-a iz stavka 1. ovog članka
kod uređaja s prekidnim pokazivanjem može se povećati za 0,2 podjeljka.

Članak 13.

GDP ponovljivosti jednaka je apsolutnoj vrijednosti
GDP-a pri opterećenju danome u čl. 10. i 11. ovog pravilnika.>

Mjerni rezultati iz stavaka 1. ovog članaka kod
mjernih uređaja s pokazivačima s prekidnim pokazivanjem moraju se najprije
ispraviti za pogrešku zaokruživanja.

Članak 14.

GDP mjernog naprave, kad je izdvojena, iznosi 0,7
GDP-a propisanih u čl. 10. i 11. ovog pravilnika.

Članak 15.

GDP pri
vraćanju pokazivala na ništicu iznosi 0,5 podjeljka.

Članak
16.

Ako
vaga ima više pokaznih uređaja, razlika između njihovih međusobnih pokazivanja
ne smije biti veća od apsolutne vrijednosti GDP-a propisanih u čl. 10. i 11.
ovog pravilnika.

Članak
17.

GDP u
radu može imati dvostruku vrijednost GDP-a iz čl. 10. i 11. ovog pravilnika.

Članak
18.

GDP pri
ispitivanju s materijalom iznose:

1) +
1% vagane mase – za vage razreda točnosti 1

2) +
2% vagane mase – za vage razreda točnosti 2

3) +
3% vagane mase – za vage razreda točnosti 3.

Članak
19.

Vrijednost
Min vaganja mora iznositi najmanje:

1) 50 d
– za vage razreda točnosti 1 i 2

2) 35 d
– za vage razreda točnosti 3.

Članak
20.

Vaga
mora udovoljavati zahtjevima propisanim ovim pravil­nikom, ako se:

1)
temperatura mijenja od – 10 oC do + 40 oC, pri čemu se temperatura ne smije promijeniti više
od 5 oC na sat. Ako temperaturni
raspon odstupa od navedenoga mora biti naznačen na vazi i ne smije biti manji
od 30 oC

2)
napon izvora električne energije mijenja od – 15% do + 10% nazivne vrijednosti

3)
učestalost mijenja za + 2% nazivne vrijednosti.

III.
IZVEDBENE ZNAČAJKE

Članak
21.

Vage
moraju imati ove sklopove:

1)
uređaj za dovod materijala

2)
prijamnik mase

3)
uređaj za vaganje

4)
pokazni uređaj

5)
uređaj za prethodno određivanje mase

6)
upravljački uređaj

7)
regulacijski uređaj.

Osim
sklopova iz stavka 1. ovog članka, vage mogu imati i ove sklopove:

1)
uređaj za tiskanje mjernih rezultata

2)
uređaj za kontrolu ispravnosti rada

3)
uređaj za ispravljanje odstupanja od ništičnog položaja.

Članak
22.

Uređaj
za dovod materijala (dozator) je sklop kojim se osigurava doprema materijala u
prijamnik tereta.

Uređaj
za prethodno određivanje mase je sklop koji omo­gućuje da se unaprijed odredi
nazivna vrijednost mase koja će se vagati.

Uređaj
za regulaciju je sklop koji služi za ugađanje naknadnog dovoda, tako da stvarna
masa odgovara prethodno određenoj nazivnoj vrijednosti.

Članak
23.

Prijamnik
tereta je dio vage koji služi za primanje mase vaganoga materijala.

Uređaj za prijenos sile je dio vage koji prenosi silu
od pri­jamnika opterećenja do uređaja za uravnoteženje.

Elektromehanički mjerni pretvornik je dio vage koji
djelovanje sile pretvara u električni signal.

Članak 24.

Pokazni uređaj je dio vage koji služi za pokazivanje
ravnoteže i mjernih rezultata.

Pokazni uređaj može biti s podjelom i bez podjele.
Kod pokaznog uređaja s podjelom, pokazivanje može biti neprekidno ili prekidno.

Ako vaga ima više pokaznih, uređaja pod pokaznim se
ure­đa­jem prema ovom pravilniku razumijeva pokazni uređaj koji ima najmanju
vrijednost podjeljka.

Pod pokaznim uređajima razumijevaju se i uređaji za
tis­ka­nje mjernih rezultata.

Članak 25.

Vrijednost podjeljka mora biti iskazana u obliku 1 × 10n, 2 × 10n ili 5 × 10n, gdje je n cijeli broj –
pozitivan, negativan ili ništica.

Članak 26.

Širina podjeljka mora iznositi najmanje (L + 0,5) mm,
gdje je L brojčano jednak udaljenosti očitavanja, iskazanoj u metrima, ali ne
smije biti manja od 2 mm.

Članak 27.

Podjelne crte moraju biti jednako debele i nalaziti
se između 1/10 i 3/10 širine podjeljka, ali ne smije biti manje od 0,2 mm.

Duljina najkraćih podjelnih crta ne smije biti manja
od najmanje širine podjeljka.

Članak 28.

Najviše svaka 25. podjelna crta mora biti obilježena
brojem. Brojke moraju označivati vrijednost podjeljka u obliku 1 x 10k, 2 x 10k ili 5 x 10k, gdje je k cijeli broj –
pozitivan, negativan ili ništica.

Članak 29.

Visina brojki iskazana u milimetrima mora biti
jednaka najmanje trostrukom razmaku očitavanja, iskazanome u metrima i ne smije
biti manja:

1) od 2 mm – kod uređaja s neprekidnim (analognim)
pokazivanjem

2) od 5 mm – kod uređaja s prekidnim (digitalnim)
pokazivanjem.

Članak 30.

Uređaj za dovođenje pokazivača u ništični položaj
odnosno uređaj za ispravljanje odstupanja od ništičnog položaja je dio vage
namijenjen za dovođenje pokazivača u ništični položaj ili održavanje pokazivača
u ništičnom položaju kad prijamnik mase nije opterećen, i može biti:

1) neautomatski uređaj za dovođenje pokazivača u
ništični položaj (pokazivalo u ništični položaj dovodi rukovatelj)

2)
poluatomatski uređaj za dovođenje pokazivača u ništični položaj (pokazivač u
ništični položaj dovodi rukovatelj pokretanjem poluautomatskog uređaja)

3) automatski uređaj za dovođenje pokazivača u
ništični položaj (pokazivač se u ništični položaj dovodi automatski bez pomoći
rukovatelja)

4) automatski uređaj za ispravak odstupanja od
ništičnog položaja koji automatski ispravlja rezulat svakog vaganja kod kojeg
je bilo odstupanja od ništičnog položaja.

Upravljač uređaja za dovođenje u ništični položaj
mora biti postavljen tako da rukovatelj pri rukovanju može vidjeti
signalizaciju položaja ništice.

Članak 31.

Uređaj za kontrolu ispravnosti rada može biti s
poluatomat­skim ili automatskim djelovanjem s kontrolnim utegom (po
konstrukciji određene mase) ili s oponašanjem, električnim putem, kontrolnog
opterećenja na 80% do 95% Max vaganja u obliku kontrolnog broja koji smije
odstupati najviše dva podjeljka od naznačene vrijednosti.

Članak 32.

Kod vaga za vaganje više sastavnica upravljački uređaj
mora biti konstruiran tako da se svaka sastavnica može statički vagati.

Članak 33.

Konstrukcijom prijamnika opterećenja moraju se
predvidjeti mjesta za utegea utege u količini od Max vaganja.

class=Clanak style='mso-line-height-alt:11.0pt'>Članak 34.

Konstrukcijom vage moraju se predvidjeti mjesta za utiskivanje
žigova.

IV.
NATPISI I OZNAKE

Članak 35.

Natpisi i oznake moraju biti ispisani na hrvatskom
jeziku.

Članak 36.

Natpisi i oznake moraju biti jasni, dobro vidljivi u
radnim uvjetima i ispisani tako da se ne mogu izbrisati ni skinuti bez
oštećenja.

Članak 37.

Natpisi i oznake moraju biti na vidljivu mjestu na
vagi ili na natpisnoj pločici i moraju sadržavati ove podatke:

1) tvrtku odnosno ime ili znak proizvođača

2) tip vage

3) serijski ili tvornički broj i godinu proizvodnje

4) mjerno područje od ... do ... ili Min ... Max ...

5) podjeljak d = ...

6) razred točnosti (razred točnosti mjernog
uređaja/razred točnosti vage, npr**.![](dodatni/375362.gif)**/2)

7) službenu oznaku tipa vage ako je tip ispitan

8) temperaturno područje ako je drugačije od područja
od – 10oC do + 40 oC

9) električni priključak (napon i učestalost).

Članak
38.

Natpisi
mjerno područje (Min ..., Max ... ) i podjeljak (d) moraju biti ispisani u
blizini pokaznog uređaja.

U
neposrednoj blizini pokazivača mase, a i pri tiskanju vrijednosti mase, mora
biti oznaka jedinice za masu.

Na
vagama s uređajem za kontrolu ispravnosti rada u blizini pokaznog uređaja mora
biti naznačena vrijednost kontrolnog broja odnosno masa kontrolnog utega.

V.
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Izuzetno od odredaba ovog pravilnika, automatske i
neautomatske vage kod kojih nije moguće postići automatski i poluautomatski
način rada, a ovjerene su prema Pravilniku o metrološkim uvjetima za mjerila
mase – vage za građevinske potrebe (»Službeni list« br. 19/86 i »Narodne
novine«, br. 53/91), ovjeravat će se kao neautomatske vage najdulje do 31.
prosinca 2005. godine uz uvjet, da održavaju GDP propisane u čl. 10. i 11. ovog
pravilnika.

Članak 40.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje
važiti Pravilnik o metrološkim uvjetima za mjerila mase – vage za gra­đevinske
potrebe (»Službeni list« br. 19/86 i »Narodne novine«, br. 53/91).

Članak 41.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana
objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-04/23
Urbroj: 558-03/6-02- 1
Zagreb, 1. listopada 2002.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
**dr****.
sc****. Jakša Topić,** **dipl. ing.,** v. r.

Pravilnik, NN 24/2003-355