## Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za laboratorijska mjerila - kapaljke (pipete) za mješanje krvi kojima se broje krvna tjelešca

### NN 51/2002 (8.5.2002.), Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za laboratorijska mjerila - kapaljke (pipete) za mješanje krvi kojima se broje krvna tjelešca

# DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

989

Na teme­­­­­lju članka 22. Zakona o mjerite­­­­­ljskoj djelatnosti (»Narodne
novine« broj 11/94) ravnate­­­­­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­­­­­ljstvo
donosi

## PRAVILNIK

### O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA LABORATORIJSKA MJERILA – KAPALJKE (PIPETE) ZA MIJEŠANJE KRVI KOJIMA SE BROJE KRVNA TJELEŠCA

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjerite­­­­­ljski zahtjevi kojima moraju
udovo­­­­­ljavati laboratorijska mjerila – kapa­­­­­ljke za miješa­­­­­nje krvi
kojima se broje krvna tjelešca (u nastavku teksta »kapa­­­­­ljke«).

Članak 2.

Pod kapa­­­­­ljkama se prema ovom Pravilniku razumijevaju:

1) kapa­­­­­ljke za broje­­­­­nje crvenih krvnih tjelešaca

2) kapa­­­­­ljke za broje­­­­­nje bijelih krvnih tjelešaca.

Članak 3.

Pogreške odnosa obujma ne smiju premašiti vrijednosti:

1) 1 : (100 ± 3) za crvena krvna tjelešca

2) 1 : (100 ± 0,3) za bijela krvna tjelešca.

Članak 4.

Kapa­­­­­ljke se sastoje od dvaju ograničenih prostora (dvaju
ograničenih obujama) i to od kapilarnog prostora V1
i
prostora za miješa­­­­­nje V2 kojima su obujmi jedan prema drugome u odre­đenom
odnosu – odnosu miješa­­­­­nja.

Odnos miješa­­­­­nja jest odnos obujma kapilarnog prostora prema obujmu
prostora za miješa­­­­­nje.

Odnos miješa­­­­­nja za crvena krvna tjelešca je V1 : V2 = 1 : 100

Odnos miješa­­­­­nja za bijela krvna tjelešca je V1 : V2 = 1 : 10.

Obujmni odnos kapilarnog prostora i prostora za miješa­­­­­nje je bez
dimenzija.

Obujmi kapilarnog prostora V1 i prostora za
miješa­­­­­nje V2 pri ispitiva­­­­­nju kapa­­­­­ljki izračunavaju se u
kubnim milimetrima (mmł) ili kubnim centimetrima (cmł).

Članak 5.

Kapa­­­­­ljke moraju biti pre­gledane s vodom i živom na u­­­­­ljev pri
+20°C.

Članak 6.

Kapa­­­­­ljke moraju biti od prozirna stakla odgovarajućih kemijskih i
toplinskih svojstava (hidrolitske skupine 1, 2 ili 3) bez vid­­­­­ljivih
pogrešaka i unutar­­­­­njih napreza­­­­­nja.

Članak 7.

Kapilarni prostor kapa­­­­­ljki do­­­­­lje je ograničen vrhom za istjeca­­­­­nje
tekućine a gore razinom (meniskom) tekućine koja se dovodi na mjernu crtu ispod
prostora za miješa­­­­­nje.

Prostor za miješa­­­­­nje kapa­­­­­ljki okrugla je ili kruškasta oblika
koji je do­­­­­lje ograničen mjernom crtom ispod tog prostora, a gore mjernom
crtom – najvišom mjernom crtom – iznad tog prostora.

Ukupni prostor kapa­­­­­ljki (cjelokupni obujam) ograničen je u do­­­­­njem
kraju vrhom za istjeca­­­­­nje tekućine, a gore je ograničen razinom tekućine
koja je dovedena na najvišu mjernu crtu iznad prostora za miješa­­­­­nje.

Članak 8.

Prostor za miješa­­­­­nje kapa­­­­­ljki mora sadržati masivno okruglo
zata­­­­­ljeno tijelo za mućka­­­­­nje od obojena stakla promjera oko 2 mm.

Tijelo za mućka­­­­­nje kod kapa­­­­­ljki za broje­­­­­nje crvenih
krvnih tjelešaca crvene je boje a tijelo za mućka­­­­­nje kod kapa­­­­­ljki za
broje­­­­­nje bijelih krvnih tjelešaca bijele je boje.

Članak 9.

Na do­­­­­njem kraju kapa­­­­­ljke se završavaju vrhom za istjeca­­­­­nje
tekućine u obliku stošca.

Vrh za istjeca­­­­­nje tekućine mora biti na završetku uglačan, okomit
na os kapa­­­­­ljki i malo iskošen.

Unutar­­­­­nji promjeri kapilarne cijevi kapa­­­­­ljki iznad i ispod
prostora za miješa­­­­­nje ne smiju se vid­­­­­ljivo razlikovati.

Kapilarna cijev kapa­­­­­ljki na gor­­­­­njem kraju kapa­­­­­ljki može
biti proširena u obliku lijevka (kratera).

Sve mjerne crte i brojevi moraju biti jasno vid­­­­­ljivi i neizbrisivi.

Članak 11.

Mjerne crte moraju biti ravne i okomite na os kapa­­­­­ljki.

Sve mjerne crte moraju biti jednake deb­­­­­ljine i ne smiju biti deb­­­­­lje
od 0,25 mm.

Članak 12.

Mjerna crta obi­­­­­lježena brojem 1 mora biti uda­­­­­ljena najma­­­­­nje
50 mm od vrha kapa­­­­­ljki za istjeca­­­­­nje tekućine.

Članak 13.

Mjerna crta ispod prostora za miješa­­­­­nje kapa­­­­­ljki i mjerna crta
iznad prostora za miješa­­­­­nje kapa­­­­­ljki moraju biti najma­­­­­nje 2 mm a
najviše 5 mm uda­­­­­ljene od početka prostora za miješa­­­­­nje.

Najviša mjerna crta odnosno mjerna crta iznad prostora za miješa­­­­­nje
kapa­­­­­ljki mora biti najma­­­­­nje 20 mm uda­­­­­ljena od gor­­­­­nje­g kraja
kapa­­­­­ljki.

Članak 14.

Broj 1 koji označuje kapilarni prostor mora biti obi­­­­­lježen
neposredno ispod mjerne crte na koju se odnosi a ostali brojevi moraju biti obi­­­­­lježeni
neposredno iznad mjerne crte na koju se odnose.

Članak 15.

Kapa­­­­­ljke mogu biti izrađene s mliječnom crtom ili bez mliječne
crte.

if !supportEmptyParas endif

Članak 16.
if !supportLineBreakNewLine
endif

Obujam prostora za miješa­­­­­nje kapa­­­­­ljki, du­­­­­ljina mjernih crta i
obi­­­­­lježava­­­­­nje brojevima kapa­­­­­ljki za broje­­­­­nje crvenih i
bijelih krv­nih tjelešaca imaju vrijednosti navedene u ovoj tablici:
if !supportLineBreakNewLine
endif

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kapa­­­­­ljke | Za crvena krvna | Za bijela krvna |
| if !supportEmptyParas endif | tjelešca | tjelešca |
| Obujam prostora | od 400 mm3 do | od 150 mm3 do |
| za miješanje | 1350 mm3 | 370 mm3 |
| Odnos obujma V1 : V2 | 1 : 100 | 1 : 10 |
| Granice dopuštene | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| pogreške u obujmnim | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| odnosima | 1 : (100 ± 3) | 1 : (10 ± 0,3) |
| Du­­­­­ljina mjernih crta | Kod kapa­­­­­ljki bez mliječne crte  9/10 opse­ga kapa­­­­­ljke  Kod kapa­­­­­ljki s mliječnom crtom  3/5 opse­ga kapa­­­­­ljke | |
| if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif |
| Obi­­­­­lježava­­­­­nje brojevima | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| ½ V1 | 0,5 | 0,5 |
| 1 V | 1 | 1 |
| V1 + V2 | 101 | 11 |

Članak 17.

Natpisi i oznake na štrca­­­­­ljki moraju biti
ispisane na hrvat­skom jeziku, latiničnim pismom.

Članak 18.

Natpisi i oznake moraju biti jasni, dobro vid­­­­­ljivi u radnim
uvjetima i ispisani tako da se ne mogu izbrisati ni skinuti.

Članak 19.

Na kapa­­­­­ljkama moraju biti ispisani ovi natpisi i oznake:

1) tvrtka odnosno ime ili
znak proizvođača

2) službena oznaka tipa kapa­­­­­ljke
ako je tip ispitan.

Sve oznake iz stavka 1. ovog
članka moraju biti napisane na gor­­­­­njem dijelu kapa­­­­­ljki iznad najviše
mjerne crte i moraju biti vid­­­­­ljive i neizbrisive u redovitim uvjetima.

Članak 20.

Za kapa­­­­­ljke se može
dopustiti da kapilarna cijev bude podije­­­­­ljena na deset jednakih dijelova
obujma, pri čemu je samo peta crta ­­­­­ljestvice obi­­­­­lježena brojem 0,5.

Članak 21.

Stupa­­­­­njem na snagu ovoga
pravilnika prestaje važiti Pravilnik o metrološkim uvjetima za pipete (kapa­­­­­ljke)
za miješa­­­­­nje krvi za broja­­­­­nje krvnih tjelešaca (»Službeni list SFRJ«
br. 28/85 i »Narodne novine«, br. 53/91).

Članak 22.

Ovaj pravilnik stupa na snagu
osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-04/30
Urbroj: 558-03/5-02-1
Zagreb, 10. trav­­­­­nja 2002.

Ravnate­­­­­lj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjerite­­­­­ljstvo
**dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing.,** v. r.

Pravilnik, NN 51/2002-989