## Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za indukcijska brojila za električnu energiju

### NN 55/2002 (16.5.2002.), Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za indukcijska brojila za električnu energiju

# DrŽavni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo

1033

Na temelju članka 22. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti (»Narodne
novine« broj 11/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
donosi

## PRAVILNIK

### O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA INDUKCIJSKA BROJILA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi koje moraju
zadovoljavati indukcijska brojila za aktivnu električnu energiju razreda
točnosti 0,5; 1 i 2 i za reaktivnu električnu energiju razreda točnosti 3.

Članak 2.

Izrazi u ovom pravilniku znače:

1) brojilo električne energije (u nastavku teksta »brojilo«) -
integracijski uređaj koji mjeri električnu energiju u vatsatima ili u
decimalnim višekratnicima te jedinice

2) indukcijsko brojilo - brojilo kod kojeg magnetni tokovi proizvedeni
od struja u namotima nepokretnih elektromagneta, a i sistema za kočenje,
djeluju na inducirane struje u pokretnom dijelu – rotoru, što izaziva njegovo
kretanje, koje je proporcionalno opterećenju

3) jednofazna aktivna energija - vremenski integral proizvoda efektivne
vrijednosti napona, struje i faktora snage. Faktor snage kod sinusnog napona i
sinusne struje jest cos j, gdje je j fazna razlika između napona i struje.

4) višefazna aktivna energija – algebarski zbroj aktivnih ener­gija
pojedinih faza

5) jednofazna reaktivna (jalova) energija – energija koju mjeri brojilo
aktivne energije, ako kroz njegov strujni krug protječe ista struja, a naponski
krug mu je priključen na napon koji je po veličini jednak stvarnom naponu, ali
je prema njemu pomaknut za 900

6) višefazna reaktivna
(jalova) energija - algebarski zbroj reaktivnih energija pojedinih faza

7) faktor izobličenja
(distorzija) - odnos efektivne vrijednosti ostatka (dobivenog odbijanjem
nesinusne veličine od osnovnog harmonika) i efektivne vrijednosti nesinusne
veličine

8) postotni faktor
izobličenja - u postocima izražena vrijednost faktora izobličenja.

Članak 3.

Pod brojilima, prema ovom
pravilniku, razumijevaju se:

1) brojilo aktivne energije
(aktivno brojilo) koje mjeri aktivnu električnu energiju u jedinicama za
energiju

2) brojilo reaktivne (jalove)
energije (reaktivno – jalovo brojilo) koje mjeri reaktivnu (jalovu) električnu
energiju u jedinicama za energiju.

Egzaktno brojilo reaktivne
energije jest brojilo reaktivne (jalove) električne energije čiji unutarnji kut
sustava za pokretanje iznosi 1800 odnosno 00.

Brojilo reaktivne energije s
umjetnom spregom je brojilo reaktivne (jalove) energije s unutarnjim kutom
sustava za pokretanje različitim od 1800 odnosno 00

3) transformatorsko brojilo
koje je namijenjeno za priključak na mjerni transformator odnosno na mjerne
transformatore.

Brojilo s primarnim
brojčanikom je transformatorsko brojilo čiji brojač bilježi električnu energiju
mjerenu na primarnoj strani mjernih transformatora.

Brojilo sa sekundarnim
(poluprimarnim) brojčanikom je tran­sformatorsko brojilo kod kojega pokazivanje
brojača treba množiti konstantom (stalnicom) tranfsormacije da se dobije
električna energija mjerena na primarnoj strani mjernih transformatora

4) višetarifno brojilo s dva
brojača ili više brojača, koji u određenim vremenskim razmacima bilježe
električnu energiju različitih tarifa

5) brojilo s pokazivačem maksimuma
(maksimalno brojilo), s dodatnom napravom koja mjeri najveću vrijednost srednje
snage u razdoblju između dvaju uzastopnih očitavanja

6) brojilo s davačem impulsa, s dodatnom napravom koja daje impulse za
odgovarajuću vrijednost mjerene energije, koji služi za daljinsko mjerenje.

Članak 4.

Pod dijelovima konstrukcije indukcijskog brojila, prema ovom pravilniku,
razumijevaju se:

1) mjerni sustav kojega čine: sustav za pokretanje, pokretni dio – rotor
i sustav za kočenje, čije međusobno djelovanje izaziva kretanje pokretnog
dijela – rotora

2) sustav za pokretanje koji kao aktivni dio brojila proizvodi okretni
moment djelovanjem svojih magnetnih tokova na inducirane struje u pokretnom
dijelu – rotoru.

Sustav za pokretanje sastoji se od naponskoga i strujnog elektro­magneta,
s napravom za ugađanje

3) sustav za kočenje koji proizvodi moment kočenja djelovanjem svojega
magnetnog toka na induciranje struje u pokretnom dijelu – rotoru.

Sustav za kočenje sastoji se od jednoga ili više trajnih magneta i
naprave za njihovo ugađanje.

4) pokretni dio – rotor na koji djeluju magnetni tokovi nepokretnih
elektromagneta i elemenata za kočenje, koji pokreće brojčanik

5) brojčanik koji služi za registriranje električne energije.

Brojač je dio brojčanika koji služi za očitavanje odnosno za određivanje
električne energije.

Višetarifni brojčanik je brojčanik s dva brojača ili više brojača koji u
određenim vremenskim razmacima bilježi elek­tričnu energiju (brojilo s
dvotarifnim brojčanikom najčešće se naziva dvotarifnim brojilom, a s
trotarifnim brojčanikom – trotarifnim brojilom)

6) kućište brojila kojega čine osnovna ploča i poklopac brojila.

Osnovna ploča je stražnji dio kućišta brojila koji, u pravilu, služi za
njegovo pričvršćivanje. Na osnovnu ploču pričvršćeni su nosač mjernog sustava,
priključnica i poklopac brojila.

Poklopac brojila je prednji dio kućišta brojila koji može biti izrađen
od prozirnog materijala, a ako nije izrađen od prozirnog materijala, može imati
jedan prozorčić ili više prozorčića, tako da je omogućeno promatranje brojača i
pokretnog dijela

7) nosač sustava na kojem su pričvršćeni sistem za pokretanje i
brojčanik, sustav za kočenje i ležajevi rotora, a u nekim slučajevima i naprave
za ugađanje

8) priključnica koja služi za vezu vanjskih vodiča s elek­tričnim
krugovima brojila, koja se izrađuje od izolacijskog materijala i u kojoj su
smještene sve metalne stezaljke ili samo neke od njih.

Poklopac priključnice je dio brojila koji pokriva priključnicu i krajeve
vodiča, ili druge priključne elemente koji stvaraju vezu brojila s vanjskim
vodičima

9) strujni krug u kojem se uspostavlja struja mjerene veličine odnosno
struja koja je njoj razmjerna

10) pomoćni krug, tj. električni krug unutar kućišta brojila kojega čine
namoti tarifnih i dodatnih naprava i unutarnje veze brojila preko kojih se
tarifne i dodatne naprave povezuju s od­govarajućim napravama, odnosno
električnim krugovima (npr. sklopni sat, relej, brojač impulsa i dr.)

11) naponski krug koji je priključen na napon električnog kruga mjerene
veličine, odnosno na napon koji je njemu razmjeran.

Članak 5.

Osnovne veličine prema ovom
pravilniku znače.

1) osnovna struja (I0) je efektivna
vrijednost struje u odnosu prema kojoj su određene izvjesne značajke brojila

2) maksimalna struja (Im) je najveća
efektivna vrijednost struje kod koje brojilo u mjerno-tehničkom pogledu mora
zadovoljavati mjeriteljske zahtjeve propisane ovim pravilnikom

3) toplinska struja (It) je efektivna
vrijednost struje koju brojilo mora trajno podnositi bez oštećenja

4) osnovna (maksimalna) snaga
je proizvod osnovne (maksimalne) struje, referentnog napona i faktora snage
jednakog jedinici

5) referentni napon je napon
prema kojemu su određene izvjesne značajke brojila

6) referentna frekvencija je
frekvencija prema kojoj su određene izvjesne značajke brojila

7) referentna temperatura je
vrijednost temperature okoline za koju je brojilo namijenjeno

8) konstanta brojila je
vrijednost određena odnosom energije zabilježene brojilom, i toj energiji
odgovarajućeg broja okretaja rotora

9) osnovna brzina okretanja
je nazivna vrijednost brzine okretanja rotora, izražena u okretajima u minuti,
pri referentnim uvjetima i osnovnoj snazi

10) osnovni okretni moment je
nazivna vrijednost okretnog momenta koji djeluje na rotor kad on miruje pri
referentnim uvjetima i osnovnoj snazi

11) stanje brojača je
brojčana vrijednost dana položajem koluta, ljestvica i kazaljki, uzimajući u
obzir moguću decimalnu podjelu, odnosno faktor za povišenje mjesne vrijednosti.
Stanje brojača izražava se u jedinicama mjerene veličine.

12) pokazivanje brojača je
razlika dvaju stanja brojača u vremenskome razmaku između dvaju čitanja.
Pokazivanje brojača izražava se u jedinicama mjerene veličine.

13) podatak brojača je
stvarna vrijednost mjerene veličine ako se uzme u obzir i eventualna konstanta
transformacije.

Ako je brojilo priključeno
izravno ili je priključeno preko mjernih transformatora i opremljeno primarnim
brojačem, podatak brojača jednak je pokazivanju brojača. Kod brojila s
poluprimarnim ili sekundarnim brojačem, pokazivanje brojača treba množiti
konstantom transformacije da bi se dobio podatak brojača.

14) konstanta (stalnica)
transformacije je nazivni odnos transformacije strujnih transformatora pri
poluizravnome mjerenju, odnosno proizvod nazivnih odnosa transformacije
strujnih i naponskih mjernih transformatora pri neizravnome mjerenju

15) kapacitet brojača je
podatak izražen u jedinicama mjerene veličine, što ga pokaže brojač kad njegov
kolut, ljestvica odnosno kazaljka najveće mjesne vrijednosti napravi jedan pun
okretaj

16) protočno vrijeme brojača
je u satima izražen kvocijent između kapaciteta brojača i maksimalne snage

17) prijenosni odnos brojčanika je ukupni prijenosni odnos broja
okretaja posljednjeg koluta, ljestvice odnosno kazaljke prema broju okretaja
rotora

18) zračna udaljenost je najkraća udaljenost mjerena u zraku između
dvaju vodljivih dijelova

19) strujna staza je najkraća udaljenost mjerena na vanjskoj površini
izolacije između dvaju vodljivih dijelova, pri čemu se ne uzimaju u obzir
raspori manji od 1 mm odnosno raspori ukupne širine 1 mm

20) tip brojila je oznaka
kojom se označava ista vrsta brojila što ih je proizveo isti proizvođač, a koja
imaju:

– iste mjeriteljske značajke

– istu konstrukciju elemenata
koji određuju mjeriteljske značajke

– isti broj amper-navoja i
isti broj volti po navoju za naponski elektromagnet

– isti odnos maksimalne
struje prema osnovnoj struji.

Brojila istog tipa mogu imati
više vrijednosti osnovne struje i referentnog napona.

Tip brojila proizvođač označava
nizom slova ili brojeva, ili njihovom kombinacijom.

21) tipno ispitivanje je
ispitivanje koje se provodi na uzorku brojila istoga tipa da bi se utvrdilo
zadovoljava li brojilo dotičnog tipa mjeriteljske zahtjeve propisane ovim
pravilnikom

22)
dokazni uzorak tipa je izabrano brojilo ili manji broj brojila istoga tipa na
kojima je provedeno tipno ispitivanje i koja odgovaraju mjeriteljskim
zahtjevima za odgovarajući razred točnosti brojila.

Članak 6.

Utjecajna veličina je veličina
koju brojilo ne mjeri, a utječe na pokazivanje brojila.

Referentni uvjeti su
vrijednosti utjecajnih veličina kod kojih brojilo zadovoljava mjeriteljske
zahtjeve u pogledu točnosti.

Članak 7.

Apsolutna pogreška je
algebarska razlika između energije registrirane brojilom i prave vrijednosti
energije.

Relativna pogreška je
kvocijent apsolutne pogreške i prave vrijednosti energije.

Postotna pogreška je
vrijednost relativne pogreške pomno­že­na sa 100.

Varijacija je algebarska
razlika između mjerenih vrijednosti energije, ako odabrana utjecajna veličina
dobiva uzastopce dvije određene vrijednosti.

Srednji temperaturni
koeficijent je kvocijent varijacije-po­greške u postocima i promjene
temperature koja stvara tu varijaciju.

Članak 8.

Točnost brojila je sposobnost
brojila da izmjeri energiju jednaku pravoj vrijednosti energije. Točnost
brojila određena je granicama pogreške i granicama varijacije.

Razred točnosti je broj koji
je jednak apsolutnoj vrijednosti brojčanog iznosa dopuštene pogreške brojila
pri osnovnoj snazi, uz referentne uvjete.

Članak 9.

Uobičajene, odnosno normalne
vrijednosti osnovne struje brojila dane su u tablici 1.

TABLICA 1

|  |  |
| --- | --- |
| Brojila | Normalna vrijednost |
| if !supportEmptyParas endif | osnovne struje (A) |
| za izravni priključak | 10-15-20-30 |
| za priključak preko | if !supportEmptyParas endif |
| mjernih transformatora | 0,2-0, 3-0, 4-1-1, 5-2-2, 5-3-5 |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

Osnovna struja brojila za priključak preko mjernih transformatora treba
biti dio maksimalne struje koji je cijeli broj.

Najmanja dopuštena maksimalna struja brojila mora iznositi 1,2 puta
vrijednosti osnovne struje.

Maksimalna struja brojila koja je veća od 1,2 puta vrijednosti osnovne
struje može biti samo cijela množina osnovne struje.

Maksimalna struja brojila za priključak preko mjernih transformatora
može biti 1,2 A, 2 A, 6 A i 10 A.

Brojilo mora izdržati toplinsku struju od najmanje 1,2 puta vrijednosti
maksimalne struje.

Članak 10.

Uobičajene, odnosno normalne vrijednosti
referentnog napona brojila dane su u tablici 2.

TABLICA 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| if !supportEmptyParas endif | Normalne vrijednosti referentnog  napona (V) | |
| Vrsta brojila | Brojila za izravni | Brojila za priključak |
| if !supportEmptyParas endif | priključak | preko mjernih |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | transformatora |
| Jednofazno | 220 | 100, 100/Ö3 |
| Trofazno | 3 × 220/380 | 3 × 100/Ö3 |
| if !supportEmptyParas endif | 3 × 100 | if !supportEmptyParas endif |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

Osim za vrijednosti referentnih napona danih u tablici 2. ovog članka,
brojila za izravan priključak mogu imati i druge referentne napone do 660 V, a
brojila za priključak preko mjernih transformatora – referentne napone do 400
V.

Članak 11.

Normalna vrijednost referentne frekvencije je 50 Hz.

Normalna vrijednost referentne temperature je 23 0C.

Članak 12.

Vlastita potrošnja svakoga naponskog kruga pri
referentnom naponu, referentnoj temperaturi i referentnoj frekvenciji ne smije
prelaziti vrijednosti dane u tablici 3.

TABLICA 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta | Brojila aktivne energije,  razreda točnosti | | | Brojila reaktivne |
| brojila | energije, razreda |
| if !supportEmptyParas endif | točnosti |
| if !supportEmptyParas endif | 0,5 | 1 | 2 | 3 |
| Jednofazno | 3 W (12 VA) | 3 W (12 VA) | 2 W (8 VA) | 2 W (8 VA) |
| Trofazno | 2 W (12 VA) | 2 W (12 VA) | 2 W (10 VA) | 2 W (10 VA) |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

Vlastita potrošnja svakoga strujnog kruga pri
osnovnoj struji, referentnoj temperaturi i referentnoj frekvenciji ne smije pre­mašiti
vrijednosti dane u tablici 4.

TABLICA 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta | Brojila aktivne energije,  razreda točnosti | | | Brojila reaktivne |
| brojila | energije, razreda |
| if !supportEmptyParas endif | točnosti |
| if !supportEmptyParas endif | 0,5 | 1 | 2 | 3 |
| Jednofazno i | 6 VA | 4 VA | 2,5 VA | 2,5 VA |
| trofazno | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |

if !supportEmptyParas endif

Članak 13.

Izolacijski materijal ne smije tijekom vremena, pri normalnome radu
brojila, promijeniti svoja dielektrična svojstva toliko da bi to moglo bitno
utjecati na rad brojila.

Smatra se da brojilo
udovoljava uvjetima iz stavka 1. ovog članka ako nakon dielektričnih
ispitivanja odgovara zahtjevima propisanima ovim pravilnikom.

Brojilo mora izdržati jednu
minutu dielektričnog ispitivanja sinusnim naponom efektivne vrijednosti 2000 V
frekvencije 50 Hz, i to:

1) između svih krugova u
kojima se za normalnog rada brojila pojavljuje potencijalna razlika

2) između dijelova brojila
koji su pod naponom, s jedne strane i metalnih dijelova koji su pri zatvorenom
brojilu pristupačni izvana, s druge strane.

Ispitni napon treba postepeno
povećavati do određene vrijednosti.

Ako je kućište brojila od
izolacijskog materijala, brojilo treba obaviti metalnom folijom ili postaviti
na ravnu metalnu ploču s kojom se spoje svi metalni dijelovi kućišta koji su
pristupačni na zatvorenome brojilu. Strujni i naponski krugovi i nosač sustava
trebaju se pritom međusobno povezati. Ispitni napon pri­ključuje se između
strujnih stezaljki i metalne folije, odnosno neizolirane ploče. Stezaljke
pritom moraju biti udaljene najmanje 2 cm od metalne folije, odnosno
neizolirane ploče. Uvjeti ispitivanja moraju biti isti kao uvjeti iz stava 3.
ovog članka.

Zahtjevima iz stavka 3. ovog
članka mora odgovarati die­lektrična čvrstoća između vijka priključnice i
njezina poklopca. Pri ispitivanju te čvrstoće vijci moraju biti odvrnuti toliko
da je otvor stezaljke sasvim slobodan, a poklopac priključnice pričvršćen na
priključnicu.

Izolacija između strujnih i
naponskih krugova, koji su nami­jenjeni za priključak na istu fazu, a u
normalnim radu brojila su povezani mostićem, mora izdržati jednu minutu
dielektričnog ispitivanja sinusnim naponom efektivne vrijednosti 1000 V,
frekvencije 50 Hz, ako je mostić rastavljen.

Dielektrično ispitivanje,
prema zahtjevima iz ovog članka, obavlja se samo jedanput, i to na potpuno
sastavljenom brojilu.

Pri ponovljenom ispitivanju,
brojilo mora izdržati napone ispitivanja koji su za 20 % manji od napona danih
u stavku 3. i 6. ovog članka.

Dielektrično ispitivanje
treba biti obavljeno pri normalnim uvjetima upotrebe brojila. Dielektrična
čvrstoća ne smije biti uma­njena prašinom ni povećanjem vlažnosti zraka.

Normalni uvjeti za
ispitivanje dielektrične čvrstoće su:

1) temperatura okoline od 15 0C do 25 0C

2) relativna vlažnost zraka od 45 % do 75 %

3) atmosferski tlak od 86 kPa do 106 kPa (860 mbar do 1060 mbar).

Pri tipnom ispitivanju, strujni i naponski krugovi brojila moraju prema
kućištu izdržati udarni napon tjemene vrijednosti 7 kV i 1,5/50 ms.

Članak 14.

Pri normalnim uvjetima rada brojila njegovi namoti i izolacija ne smiju
se zagrijati do temperature koja bi mogla utjecati na ispravan rad brojila.

Ako se svaki strujni krug
optereti maksimalnom strujom, a svaki naponski krug priključi na napon koji
iznosi 1,2 puta vrijednosti referentnog napona, porast temperature promatranih
dijelova brojila pri temperaturi okoline brojila najniže 40 0C ne smije
premašiti vrijednosti dane u tablici 5.

TABLICA 5

|  |  |
| --- | --- |
| Dio brojila | Porast temperature (0C) |
| Namoti | 60 |
| Vanjske površine kućišta | 25 |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

Odredbe stavka 2. ovog članka odnose se i na pomoćne krugove brojila
koji su periodično priključeni za vrijeme duže od vremena koje odgovara
njihovoj vremenskoj toplinskoj konstanti.

Za vrijeme ispitivanja, koje
traje dva sata, brojilo ne smije biti izloženo strujanju zraka niti izravnome
sunčevom zračenju.

Nakon ispitivanja, brojilo ne
smije imati nikakva oštećenja i mora zadovoljavati zahtjeve dielektričnog
ispitivanja dane u članku 13. ovog pravilnika.

Porast temperature namota
mjeri se metodom mjerenja pro­mjene otpora pojedinih krugova, pri čemu se otpor
mjeri između priključnih stezaljki. Pri mjerenju otpora kruga, veze koje se
upotrebljavaju za priključenje brojila moraju biti duge oko 1 m, a takva
presjeka da gustoća struje ne bude veća od 4 A/mm.

II. KONSTRUKCIJSKA SVOJSTVA

Članak 15.

Dijelovi brojila moraju biti
izrađeni od materijala čije pro­mje­­ne mehaničkih, toplinskih, električnih i
magnetnih osobina neće utjecati na točnost mjerenja ni nakon višegodišnjeg rada
pri normalnim radnim uvjetima.

Svi dijelovi brojila koji su
pri normalnim radnim uvjetima izloženi štetnom djelovanju hrđanja moraju biti
trajno zaštićeni od korodiranja do kojeg bi moglo doći zbog atmosferskih utje­caja.
Zaštitni slojevi moraju biti izvedeni tako da se ne oštećuju pri normalnim
radnim uvjetima.

Pri ispitivanju uz referentne
uvjete i pri bilo kojem opte­rećenju do maksimalne snage te ispitivanju pri
promjenama utjecajnih veličina propisanih ovim pravilnikom, brojilo ne smije
šumiti.

Članak 16.

Kućište brojila mora biti
izrađeno tako da trajno omogućuje zaštitu od prodora prašine i da se brojilo
može žigosati.

Kućište brojila mora u
potpunosti zaštititi unutrašnjost žigosanog brojila, odnosno mehanizma brojila
od neprimjetnih zahvata kojima bi se trajno ili povremeno mogla mijenjati
mjerna svojstva brojila.

Ako poklopac brojila nije proziran, mora imati jedan pro­zorčić ili više
prozorčića za promatranje pokretnih dijelova i pokaznih uređaja za utvrđivanje
stanja brojača i podataka o brojilu, ako se oni nalaze u unutrašnjosti kućišta.
Prozorčići moraju biti zatvoreni pločom od prozirnog materijala. Veličina i
smještaj prozorčića moraju biti takvi da se s udaljenosti od 2 m podaci o
brojilu mogu lako čitati, i da se prilikom ispitivanja brojila može lako
promatrati znak na kolutu rotora.

Brojila s metalnim poklopcem ili osnovnom pločom koja je građena za
napon prema zemlji veći od 250 V mora biti opremljena dijelom za uzemljenje
(npr. stezaljkom i vijkom M6).

Dio za uzemljenje treba se nalaziti na pristupačnom mjestu osnovne ploče
brojila, a njegova namjena mora biti jasno ozna­čena simbolom za uzemljenje.

Dijelovi za ovješenje i pričvršćivanje brojila moraju imati eliptične
rupe koje omogućavaju učvršćenje brojila s vijkom M5 ili većim.

Kućište brojila razreda
točnosti 0,5 treba biti konstruirano tako da se na mjestu mjerenja koje
odgovara uputama proiz­vođača brojila i drugim zahtjevima, može lako postaviti
u normalan radni položaj, s odstupanjem ne većim od 0,50 u svim
smjerovima.

Članak 17.

Priključnica brojila mora
biti izrađena tako da omogućuje trajnu i dobru električnu vezu svih električnih
krugova brojila s vanjskim krugovima.

Priključnica koja ne čini
nerazdvojenu cjelinu s osnovnom pločom brojila mora biti pričvršćena za osnovnu
ploču brojila tako da se ne može izvaditi ni ponovno umetnuti bez oštećenja
plombi na kućištu.

Izolacijski materijal
priključnice mora biti toplinski postojan, nehigroskopan, mehanički čvrst, i
dovoljno otporan prema vatri i mora biti trajno dobar izolator.

Stezaljke moraju biti
smještene u priključnicu tako da se ne mogu iz nje izvaditi, a da se to ne
uoči.

Redoslijed naponskih i
strujnih stezaljki i stezaljki pomoćnih krugova brojila mora odgovarati
uvjetima predviđenima ovim pravilnikom i standardnim shemama veze.

Stezaljke koje su na
različitim potencijalima, osim strujnih stezaljki istih strujnih krugova s
malom potencijalnom razlikom, moraju biti zaštićene od slučajnog kratkog spoja.
Zaštita može biti izvedena stepenastim razmještajem stezaljki u unutrašnjosti
izolacijske mase ili pomoću pregrade od izolacijskog materijala.

Priključne stezaljke za
pričvršćivanje vanjskih vodiča na bro­jilo mogu biti čahuraste, elastične i u
obliku noževa, odnosno čepova. Čahuraste stezaljke za pričvršćivanje vodiča
moraju biti opskrbljene najmanje s dva pritezna vijka, od materijala dovoljne
mehaničke čvrstoće.

Za pričvršćivanje vodiča
pomoćnih krugova, stezaljke mogu biti opskrbljene samo jednim priteznim vijkom.

Električne stezaljke i
stezaljke koje se izrađuju u obliku no­ževa, odnosno čepova moraju omogućiti
dobar priključak provodnika istog presjeka kao kod čahurastih stezaljki.

Najmanje dimenzije čahurstih
stezaljki dane su u tablici 6.

TABLICA 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | Presjeci vodiča |
| Vrste stezaljki | Maksimalna | Najmanji promjer | Najmanji | za koje mora biti |
| if !supportEmptyParas endif | struja  (A) | otvora stezaljke | promjer priteznog | omogućeno |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | (mm) | vijka (mm) | pričvršćivanje |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | (mm2) |
| Strujne stezaljke | do 60 | 6,5 | 5 | od 2,5 do 25 |
| brojila za izravni priključak | do 100 | 8,5 | 6 | od 10 do 35 |
| Strujne i naponske stezaljke | do 10 | 4,5 | 4 | od 1,5 do 10 |
| transformatorskih brojila | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| Stezaljke pomoćnih krugova | do 2 | 3,3 | 2,8 | od 1,5 do 6 |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

Otvor u izolacijskom materijalu priključnice brojila za izravni priključak,
koji vodi do otvora priključne stezaljke, treba biti najmanje 2 mm veći od
otvora priključne stezaljke. Ako su otvori u izolacijskom materijalu
priključnice okrugli, moraju biti sto­žasti prema otvoru priključne stezaljke.

Kod brojila za izravni priključak mora postojati mogućnost da se
naponski krug rastavi od pripadajućega strujnog kruga pomoću odgovarajućeg
dijela na priključnici (npr. mosta). Smje­štaj tog dijela mora odgovarati
standardnim shemama veza.

Zračne udaljenosti i strujne
stezaljke u priključnici, a i zrač­ne udaljenosti i strujne staze između
stezaljki i najbližih dijelova kućišta, ako su od metala, ne smiju biti manji
od vrijednosti danih u tablici 7.

TABLICA 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referentni napon | Zračna udaljenost | Strujna staza |
| (V) | (mm) | (mm) |
| do 25 | 1 | 1 |
| od 26 do 60 | 2 | 2 |
| od 61 do 250 | 3 | 3 |
| od 251 do 450 | 3 | 4 |
| od 451 do 600 | 4 | 6 |

if !supportEmptyParas endif

Brojila kod kojih se strujni
i naponski krugovi priključuju na odvojene vanjske krugove (npr. na mjerne
transformatore) moraju imati odvojene i lako pristupačne naponske i strujne
stezaljke.

Ako se cijeli pomoćni krug nalazi u unutrašnjosti brojila, mora biti
priključen na napon u unutrašnjosti brojila, a ako je pomoćni krug djelomično
smješten izvan kućišta brojila, pri­ključnica mora imati potreban broj
stezaljki koje služe za priključak pomoćnih krugova.

Članak 18.

Svako brojilo mora imati odgovarajući poklopac za pokrivanje priključnih
stezaljki. Poklopac mora biti izrađen tako da se stezaljke mogu žigosanjem
osigurati od nepoželjnih zahvata i da ne postoji mogućnost da se priđe
stezaljci priključnog brojila ili krajevima vanjskih vodiča, a da se najprije
ne odstrani ili ošteti žig kojim je on žigosan.

Poklopac priključnice mora biti izrađen tako da pokriva i donje dijelove
za pričvršćivanje brojila te da se ispod njega mogu lako smjestiti vodiči izvan
priključnice.

Poklopac priključnice mora biti izrađen tako da se može lako postaviti
na svoje mjesto, a da se žig kojim je žigosano kućište brojila ne ošteti.

Članak 19.

Obod i dio gornje površine
jednog koluta rotora brojila moraju imati uočljiv znak, veličine oko 1/25
opsega koluta, koji služi za brojenje okretaja rotora. Rotor brojila može imati
i druge oznake, koje ne smiju ometati individualno ili fotoelektrično brojenje
okretaja. Obod koluta mora biti izrađen tako da se lako može uočiti njegovo
kretanje pri ispitivanju polaska rotora.

Smjer okretanja rotora, kad
se brojilo promatra s prednje stra­ne, mora biti slijeva nadesno, i mora biti
označen uočljivom nepokretnom strelicom ili drugim uočljivim nepokretnim zna­kom.

Naprava za sprječavanje
okretanja rotora u praznom hodu mora biti izrađena tako da brojilo zadovoljava
zahtjeve, propisane ovim pravilnikom, koji se odnose na prazan hod brojila.

Članak 20.

Brojčanik mora biti izrađen
tako da je omogućeno lako i točno očitavanje stanja brojača. Brojčanik može
biti s kolutima ili s kružnim ljestvicama (kazaljkama).

Brojevi koji služe za čitanje
stanja brojača moraju biti ujed­načeno raspoređeni po obodu koluta, odnosno
kružne ljestvice.

Svaki broj na brojaču mora
biti visok najmanje 4 mm. Kolut najmanje mjesne vrijednosti, koji je u stalnom
zahvatu s pužem rotora, treba na obodu imati, u pravilu, 100 jednakih
podjeljaka, pri čemu je svaka deseta crtica – podjeljak obilježena brojem.
Svaka peta crta – podjeljak mora biti duža od ostalih. Sve crtice – podjeljci
moraju biti jednake širine.

Za očitavanje stanja brojača
brojčanik treba imati odgo­varajući indeks. Širina indeksa, odnosno oblik
indeksa treba biti takav da je omogućeno lako jednoznačno očitavanje stanja
brojača. Decimalna mjesta brojača moraju biti obilježena bojom koja se
razlikuje od boje kojom su obilježena cijela mjesta brojača i odvojena zarezom.
Povećanje mjesne vrijednosti brojeva na brojaču zbog očitavanja stanja brojača
dopušteno je samo kod brojčanika s kolutima bez decimalnih mjesta, i to samo
pomoću faktora 10, 100, 1000 itd.

Za najniže decimalno mjesto,
brojčanik s kolutima smije se upotrebljavati okrugla pločica (ljestvica) s
brojevima ili posebno izrađen kolut.

Smjer okretanja koluta, ako
su smješteni na vodoravnoj osovini, treba biti naznačen strelicom na pločici
brojčanika, ako se prednja strana pri rastućem stanju brojača ne okreće odozdo
prema gore.

Promjer kružne ljestvice brojčanika s ljestvicama mora iznositi najmanje
14 mm. Kružne ljestvice moraju biti podijeljene na 10 jednakih podjeljaka.
Kružne ljestvice mogu biti izvedene kao okrugle pločice s brojevima koje
rotiraju uz nepomični indeks, ili kao nepomične ljestvice s brojevima pored
kojih, odnosno povrh kojih rotira kazaljka. Posljednja kružna ljestvica treba,
u pravilu, imati 100 jednakih podjeljaka, pri čemu je svaka deseta crtica –
podjeljak obilježena brojem. Ljestvice decimalnih mjesta moraju biti obilježene
bojom koja se razlikuje od boje kojom su obilježena cijela mjesta brojača.

Dekadna vrijednost najnižeg
mjesta brojača mora biti jednaka ili manja od vrijednosti iz tablice 8.

TABLICA 8

|  |  |
| --- | --- |
| Osnovna snaga | Vrijednost najmanjega |
| (kW, odnosno MW) | dekadnog mjesta brojača |
| if !supportEmptyParas endif | (kWh, odnosno MWh) |
| 0,1 do 1 | 0,01 |
| 1 do 10 | 0,1 |
| 10 do 100 | 1 |
| 100 do 1000 | 10 |
| 1000 do 10 000 | 100 |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

Pri određivanju vrijednosti najmanjega dekadnog mjesta brojača
transformatorskih brojila, osnovna snaga odnosi se na primarnu, odnosno
sekundarnu struju strujnoga mjernog transformatora.

Protočno vrijeme brojača ne smije iznositi manje od 1500 sati.

Neposredno uz brojače višetarifnog brojčanika mora biti broj koji
označava tarifni stav. Kod dvotarifnog brojčanika broj 1 označava gornji brojač
– viši tarifni stav, a broj 2 donji brojač – niži tarifni stav. Visina tih
brojeva ne smije biti manja od 4 mm.

Višetarifni brojčanik mora
imati indikator koji pokazuje koji brojač bilježi energiju u dotičnom trenutku.

Brojači višetarifnog
brojčanika moraju biti osigurani tako da se ne mogu okretati kad nisu ukopčani.

Releji za uklapanje brojača
moraju ispravno raditi u rasponu od 80 % do 120 % referentnog napona releja i
pri promjeni referentne frekvencije od 3 %.

Članak 21.

Brojilo mora imati sve
potrebne naprave za ugađanje pri velikim i malim opterećenjima te za ugađanje
unutrašnjeg kuta sustava za pokretanje, a trofazno brojilo – i napravu za
izjednačivanje okretnih momenata sustava za pokretanje.

Naprave za ugađanje moraju
što manje djelovati jedna na drugu. One moraju biti izrađene i pričvršćene tako
da se pri normalnom transportu i radu brojila njihov položaj ne može
promijeniti. Te naprave moraju biti lako pristupačne. Područje ugađanja tih naprava
mora biti u granicama propisanima ovim pravilnikom.

Naprave za ugađanje brojila
koje je ugođeno tako da zadovoljava zahtjeve propisane ovim pravilnikom moraju
imati takvo područje ugađanja da je pri prvom pregledu brojila pri referentnim
uvjetima omogućeno ugađanje u skladu s vrijednostima danima u tablici 9.

TABLICA 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | Najmanje područje ugađanja brzine okretanja rotora, u % | | | | |
| Naprava za ugađanje | Vrijednost  struje | Faktor snage  cos j | Brojila aktivne  energije, razreda  točnosti | | | Faktor  reaktivne  snage sin j  (ind. ili kap.) | Brojila  reaktivne  energije,  razreda  točnosti |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | 0,5 | 1 | 2 | if !supportEmptyParas endif | 3 |
| Magnet za kočenje | 50 % Im | 1 | ± 2 | ± 2 | ± 4 | 1 | ± 4 |
| Ugađanjem pri malim | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| opterećenjima | 50 % I0 | 1 | ± 2 | ± 2 | ± 4 | 1 | ± 4 |
| Ugađanje unutrašnjeg kuta | 50 % I0 | 0,5 ind. | ± 1 | ± 1 | – | – | – |
| if !supportEmptyParas endif | 50 % Im | 0,5 ind. | – | – | ± 1 | 0,5 | ± 1 |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

Brojila namijenjena za mjerenje pri kapacitivnom optere­ćenju treba
kapacitivno opteretiti.

Ugađanje unutarnjeg kuta trofaznih brojila treba biti omogućeno za svaki
sustav za pokretanje.

Područje ugađanja utvrđuje se ako je strujni krug jednog sustava za
pokretanje opterećen osnovnom strujom koja zaostaje za 60o za naponom koji
joj pripada. Naponski krugovi svih sustava za pokretanje moraju pritom biti
priključeni na uravnotežene napone čija je vrijednost jednaka referentnoj, a
redoslijed faza u skladu s onim koji je naznačen u shemi veze.

Članak 22.

Naprava za sprječavanje
suprotnog registriranja ne smije omogućiti da suprotno registriranje, zbog
prijenosa energije u suprotnom smjeru, bude veće od onoga koje odgovara jednom
okretaju rotora. Ako su brojila opremljena davačem impulsa, suprotno
registriranje ne smije biti veće od vrijednosti koja odgovara jednom impulsu.

Napravu za sprečavanje suprotnog registriranja moraju imati sva brojila
koja su u sastavu mjerne skupine za mjerenje primljene i predane energije, a i
sva brojila reaktivne energije.

Članak 23.

Dijelovi brojila na koje se stavlja žig su poklopac kućišta i poklopac
priključnice.

Brojilo mora biti izrađeno tako da se poklopac kućišta i poklopac
priključnice mogu žigosati, neovisno jedan o drugome.

Dijelovi brojila koji i nakon žigosanja poklopca kućišta ostaju
pristupačni, moraju biti smješteni tako da se bez oštećenja žiga ne može
utjecati na otkazivanje brojila.

III. MJERITELJSKE ZNAČAJKE

Članak 24.

Uvjeti uz koje se obavlja ispitivanje:

1) kućište brojila mora biti zatvoreno

2) kod trofaznih brojila, pri
redoslijedu faza koji je naznačen u shemi veza, naponi i struje moraju biti
uravnoteženi, a odstupanja ne smiju premašiti vrijednosti dane u tablici 10.

TABLICA 10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| if !supportEmptyParas endif | Brojila aktivne energije,  razreda točnosti | | | Brojila reaktivne energije,    razreda točnosti |
| if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | 0,5 | 1 | 2 | 3 |
| Napon između faze i nule ili između bilo koje dvije faze ne smije odstupat | ± 0,5 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % |
| i od odgovarajućega srednjeg napona | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| više od | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| Struja ne smije odstupati od odgovarajuće srednje struje više od | ± 1 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % |
| Fazni stav struje prema odgovarajućem naponu između faze i nule ne smije pri | 20 | 20 | 20 | 20 |
| bilo kojem faktoru snage odstupati više | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| od | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |

3) utjecajne veličine moraju
imati referentnu vrijednost s odstupanjima danima u tablici 11.

TABLICA
11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | Dopuštena odstupanja | | | |
| Utjecajne veličine | Referentna vrijednost | Brojila aktivne energije,  razreda točnosti | | | Brojila |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | reaktivne |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | energije, |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | razreda točnosti |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | 0,5 | 1 | 2 | 3 |
| Temperatura okoline | Referentna temperatura ili | ± 1 0C | ± 2 0C | ± 2 0C | ± 2 0C |
| if !supportEmptyParas endif | 23 0C ako nije naznačena\* | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| Radni položaj | Vertikalni radni položaj\*\* | ± 0,50 | ± 0,50 | ± 0,50 | ± 0,50 |
| Napon | Referentni napon | ± 0,5 % | ± 1,0 % | ± 1,0 % | ± 1,0 % |
| Frekvencija | Referentna frekvencija | ± 0,2 % | ± 0,3 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % |
| Oblik valova | Sinusni napon i sinusuna struja | Faktor izobličenja manji od: | | | 5 % |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | 2 % | 2 % | 3 % | if !supportEmptyParas endif |
| Magnetna indukcija stranog | 0 (nula) | Vrijednost indukcije koja ne uzrokuje varijaciju  relativne pogreške veću od:\*\*\* | | | |
| podrijetla pri referentnoj | if !supportEmptyParas endif |
| frekvenciji | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % |

if !supportEmptyParas endif

4) naponski krugovi brojila moraju se priključiti na referentni napon,
odnosno na napon pri kojem se obavlja ispitivanje:

– najmanje četiri sata prije ispitivanja brojila razreda točnosti 0,5

– najmanje dva sata prije ispitivanja brojila razreda točnosti 1

– najmanje jedan sat prije ispitivanja brojila razreda točnosti 2 i
brojila reaktivne energije razreda točnosti 3.

Struje pri kojima se obavlja ispitivanje ugađaju se postupno do
vrijednosti ispitivanja u porastu ili u opadanju. One se uspostavljaju u
strujnom krugu brojila sve dok se ne postigne toplinska stabilnost koja
odgovara konstantnoj brzini okretanja rotora brojila

5) ispitivanje brojila reaktivne energije obavlja se pri induktivnom ili
kapacitivnom opterećenju, ovisno o namjeni brojila.

\* Ako je ispitivanje obavljeno na temperaturi koja se razlikuje od
referentne temperature, rezultat se ispravlja primjenom određenoga
temperaturnog koeficijenta brojila.

\*\* Konstrukcija brojila treba biti takva da je vertikalni položaj
osiguran (u dvije međusobno okomite ravnine »naprijed – nazad« i »lijevo –
desno«) kad je:

– osnovna ploča brojila postavljena na vertikalnu podlogu

– referentni rub (npr. donji rub priključnice), ili referentna crta
obilježena na brojilu, vodoravna.

\*\*\* Ispitivanje se obavlja:

– kod jednofaznog brojila
odredi se pogreška pri normalnom priključku, a zatim pri obrnutom priključku
strujnoga i naponskog kruga. Polovica razlike između tih dviju pogrešaka jest
varijacija relativne pogreške. Ako je faza magnetne indukcije stranog
podrijetla nepoznata, ispitivanje se obavlja pri 10 % I0, cos j = 1 i 20 % I0, cos j = 5

– kod trofaznog brojila
obavljaju se tri mjerenja pri opterećenju 10 % I0, cos j = 1, a nakon
svakog mjerenja priključci strujnih i naponskih krugova promijene se za 1200, bez promjene
redoslijeda faza. Vrijednost varijacije relativne po­greške je najveća razlika
između svake od pogrešaka određene na navedeni način i njihove srednje vrijednosti.

Članak 25.

Kod otvorenoga strujnog kruga brojila, rotor brojila ne smije napraviti
pun okret za sve napone između 80 % (najmanjeg) i 110 % (najvećeg) referentnog
napona.

Kod brojila koja imaju brojčanik s kolutima u radu (zahvatu) mora biti
samo kolut najniže mjesne vrijednosti brojača, tj. kolut koji se najbrže
okreće.

Pri ispitivanju praznog hoda, rotor brojila mora se zaustaviti tako da u
otvoru pločice brojčanika bude vidljiva najmanje jedna trećina znaka na kolutu
rotora.

Pri ispitivanju praznog hoda brojilo može biti izloženo lakom potresu.

Članak 26.

Rotor brojila mora krenuti
bez potresa i neprekidno se okretati pri struji čije su vrijednosti dane u
tablici 12.

TABLICA 12

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| if !supportEmptyParas endif | Struja u % osnovne struje | | | | | |
| if !supportEmptyParas endif | Faktor snage  cos j | Brojila aktivne energije,  razreda točnosti | | | Faktor reaktivne | Brojila reaktivne |
| if !supportEmptyParas endif | snage sin j | energije, razreda |
| if !supportEmptyParas endif | (ind. ili kap.) | točnosti |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | 0,5 | 1 | 2 | if !supportEmptyParas endif | 3 |
| Brojilo s jednotarifnim | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| brojčanikom, bez naprave za sprječavanje suprotnog | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| registriranja | 1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | 1 |
| Sva ostala brojila | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 1 | 1 |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

Pri ispitivanju polaska, treba provjeriti je li rotor brojila načinio
najmanje jedan pun okret. Kod brojila koja imaju brojčanik s kolutima, pri
takvu ispitivanju mogu biti najviše dva koluta u radu (zahvatu).

Članak 27.

Ako se brojilo ispituje uz referentne uvjete dane u članku 24. stavku 3.
ovog pravilnika, postotni iznos pogrešaka ne smije premašiti granice dane u
tablicama 13 i 14.

Granice postotne pogreške
jednofaznih i trofaznih brojila pri uravnoteženom opterećenju dane su u tablici
13.

TABLICA 13

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| if !supportEmptyParas endif | Granice pogreške u postocima | | | | | |
| Vrijednost struje | Faktor snage  cos j | Brojila aktivne energije,  razreda točnosti | | | Faktor reaktivne | Brojila reaktivne |
| if !supportEmptyParas endif | snage sin j | energije, razreda |
| if !supportEmptyParas endif | (ind. ili kap.) | točnosti |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | 0,5 | 1 | 2 | if !supportEmptyParas endif | 3 |
| 50 % I0 | 1 | ± 1,0 | ± 1,5 | ± 2,5 | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| 10 % I0 | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | 1 | ± 4,0 |
| 10 % I0 do Im | 1 | ± 0,5 | ± 1,0 | ± 2,0 | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| 20 % I0 do Im | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | 1 | ± 3,0 |
| 50 % I0 do Im | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | 0,5 | ± 3,0 |
| 10 % I0 | 0,5 ind. | ± 1,3 | ± 2,5 | ± 2,5 | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | 0,8 kap. | ± 1,3 | ± 1,5 | – | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| 20% I0 do Im | 0,5 ind. | ± 0,8 | ± 1,0 | ± 2,0 | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | 0,8 kap. | ± 0,8 | ± 1,0 | – | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |

if !supportEmptyParas endif

Granice postotne
pogreške trofaznih brojila opterećenih jednofazno, pri uravnoteženom trofaznom
naponu dane su u tablici 14.

TABLICA 14
if !supportLineBreakNewLine
endif

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| if !supportEmptyParas endif | Granice pogreške u postocima | | | | | |
| Vrijednost struje | Faktor snage | Brojila aktivne energije,  razreda točnosti | | | Faktor reaktivne  snage sin j  (ind. ili kap.) | Brojila reaktivne |
| if !supportEmptyParas endif | cos j | energije, razreda |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | točnosti |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | 0,5 | 1 | 2 | if !supportEmptyParas endif | 3 |
| 50 % I0 | 1 | ± 1,0 | ± 1,5 | ± 2,5 | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| 20 % I0 do 100 % I0 | 1 | ± 1,5 | ± 2,0 | ± 3,0 | 1 | ± 4,0 |
| 50 % I0 | 0,5 ind. | ± 1,5 | ± 2,0 | – | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| 100% I0 | 0,5 ind. | ± 1,5 | ± 2,0 | ± 3,0 | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| 100 % I0 do Im | 1 | – | – | ± 3,0 | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| 100% I0 | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | 0,5 | ± 4,0 |

if !supportEmptyParas endif

Pri provjeri
granica postotne pogreške iz tablice 14. ovog članka, ispitivanje se obavlja
postupno za svaki sustav za pokretanje.

Razlika između
postotne pogreške trofaznog brojila optere­ćenoga jednofazno osnovnom strujom
pri faktoru snage jednakome jedan, i postupne pogreške pri uravnoteženom
opterećenju, ne smije iznositi više od ovih vrijednosti:

1) 1 % za brojila
razreda točnosti 0,5 %

2) 1,5 % za brojila
razreda točnosti 1

3)
2,5 % za brojila razreda točnosti 2 i za brojila reaktivne energije razreda
točnosti 3.

Članak
28.

Konstanta
brojila provjerava se tako što se utvrđuje je li ispravan odnos između broja
okreta rotora i pokazivanja brojača.

Članak
29.

Zbog nesigurnosti
mjerenja i drugih parametara koji utječu na točnost mjerenja pri tipnom
ispitivanju brojila, neki rezultati ispitivanja mogu biti izvan granica
postotne pogreške danih u tablicama 13 i 14 članka 27. ovog pravilnika.

Ako se apscisna os pomakne
paralelno samoj sebi za vrijednost danu u tablici 15 iz ovog članka, a svi
rezultati ispitivanja pri tome ostanu u granicama pogrešaka danim u tablicama
13 i 14 članka 27. ovog pravilnika, brojilo se smatra ispravnim.

TABLICA 15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| if !supportEmptyParas endif | Brojila aktivne  energije, razreda  točnosti | | | Brojila reaktivne |
| if !supportEmptyParas endif | energije, razreda |
| if !supportEmptyParas endif | točnosti |
| if !supportEmptyParas endif | 0,5 | 1 | 2 | 3 |
| Dopušteno pomicanje | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| apscisne osi u % | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

Članak 30.

Pri određivanju varijacije uzrokovane
promjenom jedne od utjecajnih veličina, treba biti udovoljeno svim uvjetima uz
koje se obavlja ispitivanje iz članka 24. ovog pravilnika.

Utjecajne veličine koje se uzimaju u obzir za
određivanje referentnih uvjeta uz koje se obavlja ispitivanje i za određivanje
varijacija uzrokovanih njihovom promjenom su:

1) temperatura okoline

2) radni položaj

3) napon

4) frekvencija

5) oblik valova

6) magnetna indukcija stranog podrijetla.

Varijacija uzrokovana promjenom temperature
okoline određuje se ispitivanjem u zatvorenome prostoru u kojem nema propuha.
Prije ispitivanja brojilo mora biti izloženo temperaturi okoline oko tri sata,
tako da se temperatura u unutrašnjosti kućišta brojila ustali.

Srednji temperaturni koeficijent za određenu
temperaturu određuje se u temperaturnom rasponu od 20 0C, i to 10 0C iznad i 10 0C ispod te
temperature. U svakom slučaju, temperatura ne smije biti niža od 0 0C ni viša od 40 0C.

Srednji temperaturni
koeficijent treba u svakom slučaju biti određen barem za referentnu temperaturu
brojila, i on pri promjeni temperature okoline za ± 10 0C ne smije
premašiti granice dane u tablici 16.

TABLICA 16

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| if !supportEmptyParas endif | Srednji temperaturni koeficijent (% / 0C) | | | | | |
| Vrijednost struje | Faktor snage | Brojila aktivne energije,  razreda točnosti | | | Faktor reaktivne | Brojila reaktivne |
| if !supportEmptyParas endif | cos j | snage sin j | energije, razreda |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | (ind. ili kap.) | točnosti |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | 0,5 | 1 | 2 | if !supportEmptyParas endif | 3 |
| 10 % I0 do Im | 1 | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 1 | 0,15 |
| 20 % I0 do Im | 0,5 | ind. 0,05 | 0,07 | 0,15 | 0,5 | 0,25 |

if !supportEmptyParas endif

Varijacije uzrokovane promjenom ostalih
utjecajnih veličina dane su u tablici 17.

if !supportEmptyParas endif

TABLICA 17

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promjene utjecajne | Vrijednost struje | Granice varijacije pogreške u % | | | | | |
| veličine prema | (uravnoteženo | Faktor | Brojila aktivne  energije, razreda točnosti | | | Faktor | Brojila |
| referentnim uvjetima | opterećenje ako | snage | reaktivne | reaktivne |
| if !supportEmptyParas endif | nije drugačije | cos j | snage sin j | energije, |
| if !supportEmptyParas endif | predviđeno) | if !supportEmptyParas endif | (ind. ili kap.) | razreda točnosti |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | 0,5 | 1 | 2 | if !supportEmptyParas endif | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kosi položaj 30 | 5 % I0 | 1 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 1 | 3,0 |
| if !supportEmptyParas endif | 100 % I0 do Im | 1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | 1,0 |
| Napon ± 10 % | 10 % I0 | 1 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1 | 2,0 |
| if !supportEmptyParas endif | 50 % Im | 1 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | 50 % Im | 0,5 ind | 0,7 | 1,0 | 1,5 | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | 100 % I0 do Im | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | 1 | 1,5 |
| Frekvencija  ± 5% | 10 % I0 | 1 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1 | 2,5 |
| if !supportEmptyParas endif | 50 % Im | 1 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | 50 % Im | 0,5 ind. | 0,8 | 1,0 | 1,5 | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | 100 % I0 | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | 1 | 2,5 |
| if !supportEmptyParas endif | 100 % I0 | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | 0,5 | 2,5 |
| Magnetna indukcija stranog porijekla od 0,5 mT1 | 100% I0 | 1 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 1 | 3,0 |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| Oglik valova:   10 % trećeg harmonica  u struji2 | 100% I0 | 1 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | – | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
|  | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| Promijenjeni redoslijed | 50 % I0 do Im 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| faza | 50 % I0 | 1 | 2 | 2 | 0,2 | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | (jednofazno opterećenje) | | | | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| Magnetno polje pomoćnih | 50 % I0 | 1 | 0,3 | 0,5 | 1 | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| krugova3 |  | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| Mehaničko opterećenje | 50 % I0 | 1 | 0,8 | 1,5 | 2,0 | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| Jednotarifnoga i višetarifnog brojčanika4 | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

1 Magnetna indukcija stranog podrijetla od 0,5 mT proizvedena od struje
iste frekvencije koji ima napon priključen na brojilo, uz najpovoljnije uvjete
faze i smjera, ne smiju uzrokovati varijaciju pogreške u postocima koja
premašuje vrijednosti dane u tablici iz ovog člana.

Brojilo je izloženo magnetnoj
indukciji od 0,5 mT, ako se postavi u centar kružnog svitka srednjeg promjera 1
m, kvadratnog presjeka male radijalne debljine u odnosu prema promjeru i koji
ima 400 ampernavoja.

Ispitivanje se obavlja za tri
ova smjera magnetne indukcije stranog podrijetla prema položaju brojila:

– vektor indukcije okomit na
osnovnu ploču brojila

– vektor indukcije vertikalan

– vektor indukcije vodoravan
i usporedan s osnovnom pločom brojila.

2 Faktor
izobličenja napona treba biti manji od 1 %.

Varijacija pogreške u
postocima treba biti određena pod najnepovoljnijim faznim stavom trećeg
harmonika u usporedbi s osnovnim valom struje.

3 Priključci pomoćnog kruga trebaju biti točno označeni, ili imati sustav
priključivanja koji onemogućuje pogrešku u priklju­čivanju.

Varijacija pogreške u
postocima ne smije premašiti vrijednosti dane u tablici 17 iz ovog članka, ako
se brojilo ispituje s priključenim pomoćnim krugovima čije magnetno polje ima
najveći utjecaj na pokazivanje brojila.

4 Kompenzacija
utjecaja mehaničkog opterećenja brojčanika obavlja se pri ugađanju brojila.

Varijacije prouzročene
promjenom utjecajnih veličina navedenih u ovom članku određuju se samo pri
tipnom ispitivanju brojila.

Članak 31.

Brojilo aktivne energije za
izravni priključak mora izdržati strujni impuls čija tjemena vrijednost iznosi
50 puta vrijednosti maksimalne struje (ne više od 7000 A), koji održava vrijednost
iznad 25 puta vrijednost maksimalne struje za vrijeme jedne milisekunde.

Brojila za priključak preko
mjernih transformatora moraju izdržati, za vrijeme 0,5 sekundi, struju jednaku
10 puta vrijednosti maksimalne struje.

Brojila reaktivne energije za izravni priključak moraju izdržati, za
vrijeme 0,5 sekundi, struju koja iznosi:

1) 30 puta vrijednost osnovne struje, ako osnovna struja nije veća od 10
A

2) 20 puta vrijednost osnovne struje. ako je osnovna struja veća od 10
A.

Nakon ispitivanja prema zahtjevima navedenima
u stavcima 1. do 3. ovog članka, varijacija pogreške ne smije premašiti
vrijednosti dane u tablici 18.

TABLICA 18

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | Granice varijacije u postocima | | | | |
| Vrsta brojila | Vrijednost | Faktor snage | Brojila aktivne  energije, razreda  točnosti | | | Faktor | Brojila |
| if !supportEmptyParas endif | struje | cos j | reaktivne | reaktivne |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | snage sin j | energije, |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | (ind. ili | razreda |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | kap.) | točnosti |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | 0,5 | 1 | 2 | if !supportEmptyParas endif | 3 |
| Brojila za izravni priključak | 100 % I0 | 1 | - | 1,5 | 1,5 | 1 | 1, |
| Brojila za priključak mjernih | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| transformatora | 100 % I0 | 1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1 | 1,5 |

if !supportEmptyParas endif

Članak 32.

Prije ispitivanja brojila,
naponski krugovi brojila moraju biti priključeni na referentni napon najmanje
jedan sat, pri čemu su strujni krugovi otvoreni. Brojilo se optereti
maksimalnom strujom pri faktoru snage jednakom 1, i neposredno nakon
opterećenja odredi se pogreška brojila. Nakon toga određuje se pogreška brojila
u dovoljno kratkim vremenskim razmacima da bi se dobio pravilan tok krivulje
varijacije pogreške brojila u funkciji vremena.

Ispitivanje brojila uz uvjete iz stavka 1. ovog članka traje:

1) četiri sata za brojila razreda točnosti 0,5

2) dva sata za brojila razreda točnosti 1

3) jedan sat za brojila razreda točnosti 2 i za brojila reaktivne
energije razreda točnosti 3.

Varijacija pogreške za 20 minuta ne smije premašiti vrijednost od 0,2 %.

Varijacija pogreške
prouzročena vlastitim zagrijavanjem ne smije premašiti vrijednosti dane u
tablici 19.

TABLICA 19

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| if !supportEmptyParas endif | Granice vrijednosti pogreške u postocima | | | | | |
| Vrijednost | Faktor snage | Brojila aktivne energije,  razreda točnosti | | | Faktor reaktivne | Brojila reaktivne |
| struje | cos j | snage sin j | energije, razreda |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | (ind. ili kap.) | točnosti |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | 0,5 | 1 | 2 | if !supportEmptyParas endif | 3 |
| Im | 1 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1 | 1,0 |
| Im | 0,5 ind. | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 1,3 |

if !supportEmptyParas endif

Varijacija prouzročena vlastitim zagrijavanjem određuje se samo pri
tipnom ispitivanju brojila.

IV. NATPISI I OZNAKE

Članak 33.

Natpisi i oznake moraju biti
ispisani na hrvatskome jeziku.

Članak 34.

Brojilo mora na vidljivu
mjestu imati natpisnu pločicu na kojoj su jasno vidljivi, čitljivi i, kod
normalnih uvjeta uporabe, neizbrisivi natpisi i oznake.

Na brojilu moraju biti
sljedeći podaci:

1) mjerna jedinica, koja se
na pločici brojčanika ili među osnovnim podacima brojila označava s »kWh« ili
»MWh«, a za brojila reaktivne energije – a »kvarh« ili »Mvarh«

Ako brojilo ima brojčanik s
kružnim ljestvicama, mjesna vrijednost kružne ljestvice mora biti označena
brojevima: 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000 itd.

2) oznaka vrste brojila, npr.
»jednofazno brojilo«, »trofazno brojilo«, »trofazno brojilo reaktivne
energije«, »trofazno transformatorsko brojilo« itd.

Specijalna namjena brojila ne
mora biti naznačena, ako se ona jasno vidi iz samog oblika brojila pri
zatvorenom kućištu brojila. To se odnosi i na brojila s višetarifnim
brojčanikom.

3) službena oznaka mjerila iz
tipnog odobrenja

4) oznaka tipa brojila

5) tvornički broj

6) podaci o referentnom
naponu u »V« ili »kV« (npr. 3 x 220/380 V)

7) podaci o osnovnoj struji,
a za brojila s proširenim strujnim mjernim područjem i podacima o maksimalnoj
struji u »A« (npr. 10 A, 10-30 A), s tim da se maksimalna struja brojila, koja
iznosi 1,2 puta vrijednost osnovne struje, ne označava.

Kod transformatorskih brojila
mora se ispred vrijednosti struje brojila naznačiti nazivna vrijednost struje
strujnoga mjernog transformatora

8) podaci o referentnoj frekvenciji u “Hz” (npr. 50 Hz)

9) razred točnosti (npr. 2 ili razred 2)

10) konstanta brojila u o./kWh, odnosno o./kvarh (npr. 1200 o./kWh, 1200
o./kvarh)

11) shema veze ili broj sheme veze

12) godina proizvodnje (npr. 1997. ili 97)

13) ime i naziv ili znak proizvođača

14) natpis »suprotno registriranje spriječeno« ili odgovarajući simbol
za brojila s napravom za sprečavanje suprotnog registriranja

15) obilježene sve stezaljke na priključnici prema standardnoj shemi
veze

16) natpisi »transformatorsko brojilo«, odnosno odgova­rajući simbol za
brojila za priključak preko mjernih transformatora. Taj se natpis može ispisati
na posebnoj natpisnoj pločici ili kombinirati s ostalim glavnim podacima o
brojilu, npr. »trofazno transformatorsko brojilo«. Transformatorsko brojilo
mora imati posebnu natpisnu pločicu, na kojoj će se moći naknadno upisati
podaci o mjernim transformatorima i o konstanti transformacije kojom treba
množiti pokazivanje brojača da bi se dobila energija na primarnoj strani
mjernih transformatora

17) natpisi »za rad pri 40 0C« ili »40 0C« za brojila
namijenjena za rad pri temperaturi višoj od 23 0C.

Ako je natpisna pločica na
kojoj su naznačeni podaci o brojilu iz stavka 2. ovog članka smještena na
poklopcu brojila, tvornički broj proizvodnje brojila mora se naznačiti na
nosaču mjernog sustava ili na osnovnoj pločici brojila.

Možebitno povećanje
kapaciteta brojača s kolutima mora biti označeno na pločici brojčanika (npr. x
100, x 1000).

Načini označivanja
referentnog napona dani su u tablici 20.

TABLICA 20

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | Označenja napona | | | |
| Vrsta mreže | Vrsta brojila | Brojila za  izravni priključak | | Brojila za priključak preko  mjernih transformatora | |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | s primarnim | sa sekundarnim |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | brojačem | brojačem |
| Jednofazna s dva | Jednofazno | 220 V | | 10000/100 V | 100 V |
| vodiča | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| Trofazna s tri vodiča | Trofazno s dva sustava  za pokretanje | 3 × 380 V | | 3 × 10000/100 V | 3 × 100 V |
| Trofazna s četiri | Trofazno s tri sustava | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| vodiča | za pokretanje | if !supportEmptyParas endif | 3 x 10000/Ö3 /100/Ö3 V,3 x 100/Ö3 V | | |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | 3 x 10000/Ö3/100/Ö3 V | | |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | 3 x 10/ Ö3/ 0,1/Ö3 kV, 3 x 100 /Ö3 V | | |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | 3 x 10/V/0,1/Ö3 kV | | |
if !supportMisalignedColumns|  |  |  |  |  |  |
endif

Načini
označavanja struje dani su u tablici 21.

TABLICA 21

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označenje struje | | | | | |
| Brojila za izravni priključak | | Brojila za priključak preko mjernih transformatora | | | |
| Osnovna  struja (I0) | Osnovna (Io)  – maksimalna  (Im) struja | s primarnim brojčanikom | | sa sekundarnim (poluprimarnim)  brojčanikom | |
| Osnovna | Osnovna (Io) | Osnovna | Osnovna (Io) |
| struja (Io) | – maksimalna (Im) | struja (Io) | – maksimalna |
| if !supportEmptyParas endif | struja | if !supportEmptyParas endif | (Im) struja |
| 10 A | 10 – 40 A | 1000/5 A | 200/5(3-6)A | 5 A | 5(3-6)A |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | 100-200/1-2(0,4-2) | 1 A | 1-2(1-2)A |
| 20 A | 20-60 A | 500/1 A | 100/5(1,5-6)A | if !supportEmptyParas endif | 1-2(0,4-2)A |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | 200-400/1-2(1-2)A | 5 A | 5(2,5-10)A |
| 10 A | 10-60 A | 200/5 A | 500/1(0,4-1,2)A | if !supportEmptyParas endif | 1(0,3-1,2) A |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | 100-500/1-5(1-6)A | 1 A | 1-5(1-6) A |

if !supportEmptyParas endif

Ako su brojila izrađena tako
da pri popravku, ugađanju i ispitivanju treba primijeniti neki neuobičajeni
način rukovanja, moraju imati natpis i simbol koji upozorava na to, npr.
»ležaje ne podmazivati«, »brojčanik ne čistiti benzinom«.

Na namotu naponskog kruga
moraju biti naznačeni podaci o namotu; broj navoja i promjer žice.

Brojila čija se dodatna
naprava ne priključuje na referentni napon brojila, a iz sheme veze brojila ne
može se vidjeti veličina napona na koji se ona priključuje, moraju imati natpis
koji upozorava na to. Ako se dodatna naprava priključuje na istosmjerni napon,
mora postojati natpis npr. »relej 65 V«, a ako se priključuje na izmjenični
napon, mora postojati natpis npr. »relej 100 V, 50 Hz«. Umjesto tih natpisa
dopuštena je upotreba odgovarajućih simbola.

Podaci o imatelju brojila mogu biti posebno naznačeni na brojilu.

Članak 35.

Shema veze određuje vezu vanjskih vodiča s električnim krugovima
brojila, a prema potrebi, i unutarnju vezu brojila s dodatnim i tarifnim
napravama.

Iz sheme veze brojila koje
radi u vezi s drugim napravama, npr. s mjernim transformatorima ili ukupnim
satovima, mora se jasno vidjeti način vezivanja brojila s tim napravama.

Svako brojilo mora biti
opskrbljeno shemom veze. Shema veze mora biti naznačena na natpisnoj pločici
brojila, odnosno jednom dijelu pločice brojčanika ili na unutarnjoj strani
poklopca priključnice.

Sheme veze moraju biti
nacrtane tako da pri normalnim uvjetima rada brojila ostanu trajno vidljive.
Sheme veza moraju se crtati simbolima i oznakama koji su predviđeni
odgovarajućim hrvatskim normama.

Oznake na priključnici
brojila moraju odgovarati oznakama u shemi veze.

Priključak brojila mora
odgovarati standardnim shemama veza koje su predviđene odgovarajućim hrvatskim
normama.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o
metrološkim uvjetima za indukcijska brojila za elektirčnu energiju (»Sl. list
SFRJ« br. 54/89 i »Narodne novine« br. 53/91).

Članak 37.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim
novinama«.

Klasa: 011-02/02-04/37
Urbroj: 558-03/2-02-1
Zagreb, 2. svibnja 2002.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
**dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing.,** v. r.

Pravilnik, NN 55/2002-1033
Opći uvjeti korištenjaZaštita privatnosti[Pristup podatcima](/data_access_hr.aspx)[ELI](/about_eli_hr.aspx)

©2026. g. Narodne novine d.d.

, izrada [Novena d.o.o.](http://novena.hr/)