## Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerne transformatore brojila električne energije

### NN 17/2002 (22.2.2002.), Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerne transformatore brojila električne energije

# DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

405

Na teme­lju članka 22. Zakona o mjerite­ljskoj djelatnosti (»Narodne
novine« broj 11/94), ravnate­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo
donosi

## PRAVILNIK

### O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERNE TRANSFORMATORE BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjerite­ljski zahtjevi kojima moraju udovo­ljavati
mjerni transformatori brojila električne energije (u nastavku teksta »mjerni
transformatori«) razreda točnosti 0,1, 0,2 i 0,5 koji se upotreb­ljavaju za
obračun električne energije u krugovima izmjenične struje, učestalosti 50 Hz.

Članak 2.

Mjerni su transformatori prema ovom Pravilniku:

1) strujni mjerni transformator

2) strujni mjerni transformator s proširenim opse­gom

3) skupina strujnih mjernih transformatora izrađena kao cjelina od dvaju
ili triju strujnih mjernih transformatora

4) jednopolno izolirani naponski mjerni transformator

5) dvopolno izolirani naponski mjerni transformator, pojedi­načni ili
dva transformatora u V-spoju u zajedničkom kućištu, s tri izolatora

6) kapacitivni naponski
mjerni transformator

7) kombinirani mjerni
transformator izrađen kao cjelina od jednoga strujnog mjernog transformatora i
jednoga naponskog mjernog transformatora, jednopolno izoliranoga, u zajedničkom
kućištu

8) skupina mjernih
transformatora izrađena kao cjelina od dvaju ili triju strujnih mjernih
transformatora i dva ili tri naponska mjerna transformatora u zajedničkom
kućištu.

Članak 3.

Izrazi u ovom Pravilniku
znače:

1) nazivni transformatorski
omjer strujnoga mjernog transformatora ili naponskoga mjernog transformatora
jest odnos primarne nazivne struje i sekundarne nazivne struje ili odnos između
primarnoga nazivnog napona i sekundarnoga nazivnog napona. Nazivni se
transformatorski omjer daje u obliku neskraćenog razlomka

2) primarna nazivna struja i
sekundarna nazivna struja strujnoga mjernog transformatora jesu efektivne
vrijednosti primarne i sekundarne struje što se upisuju na natpisnu pločicu i
prema kojima se određuju svojstva transformatora

3) nazivna snaga strujnoga
mjernog transformatora jest prividna snaga, izražena u voltamperima, s
propisanim faktorom snage koju transformator može davati sekundarnom krugu pri
sekundarnoj nazivnoj struji i prik­ljučenome nazivnom teretu

4) teret strujnoga mjernog
transformatora jest prividni otpor sekundarnog kruga, izražen u omima, s
naznačenim faktorom snage. Teret strujnoga mjernog transformatora može se
izraziti kao prividna snaga sekundarnog kruga, u voltamperima, s naznačenim
faktorom snage i nazivnom sekundarnom strujom

5) primarni nazivni i
sekundarni nazivni napon naponskoga mjernog transformatora jesu efektivne
vrijednosti primarnog napona i sekundarnog napona što se upisuju na natpisnu
pločicu i prema kojima se određuju svojstva transformatora

6) nazivna snaga naponskoga
mjernog transformatora jest prividna snaga, izražena u voltamperima, s
naznačenim faktorom snage što je transformator može davati sekundarnom krugu
pri sekundarnome nazivnom naponu i prik­ljučenom nazivnom teretu

7) teret naponskoga mjernog
transformatora jest prividna vod­ljivost sekundarnog kruga, izražena u
simensima, s nazna­čenim faktorom snage. Teret naponskog mjernog transformatora
može se izraziti kao prividna snaga sekundarnog kruga, u voltamperima, s
naznačenim faktorom snage i sekundarnim nazivnim naponom

8) nazivni teret jest
vrijednost tereta na kojem se teme­lje granice dopuštenih pogrešaka propisanih
ovim Pravilnikom.

II. ZAHTJEVI KOJIMA MORAJU UDOVOLJITI MJERNI TRANSFORMATORI

Članak 4.

Mjerni transformatori moraju imati ove nazivne vrijednosti:

1) sekundarnu nazivnu struju
od 1 A i 5 A, a strujni mjerni transformatori razreda točnosti 0.2 S i 0,5 S –
samo od 5 A

2) sekundarni nazivni napon
od 100 V 100 / Ö3 V, 2 · 100 / Ö3V, 200 / Ö3V i 2 · 200 / Ö3V

3) primarnu nazivnu struju od 10 A, 12,5 A, 15 A, 20 A, 30 A, 40 A, 50
A, 60 A, 75 A te od ­njihovih decimalnih dijelova ili umnožaka, a strujni
mjerni transformatori razreda točnosti 0,2 S i 0,5 S primarnu nazivnu struju od
25 A, 50 A i 100 A te od ­njihovih decimalnih umnožaka.

Vrijednosti iz ove točke odnose se i na najma­nju vrijednost primarne
struje kod prespojivih mjernih transformatora.

4) nazivnu  snagu od 2,5 VA, 5
VA, 10 VA, 15 VA i 30 VA strujni mjerni transformatori, a strujni mjerni
transformatori razreda točnosti 0,2 S i 0,5 S nazivnu snagu od 2,5 VA, 5 VA, 10
VA i 15 VA

5) nazivnu snagu od 10 VA, 15 VA, 25 VA, 30 VA, 50 VA, 75 VA, 100 VA,
150 VA, 200 VA i 300 VA naponski mjerni transformatori.

Mjerni transformatori moraju imati nazivnu vrijednost učestalosti 50 Hz.

Članak 5.

Ovisno o konstrukciji, mjerni transformatori moraju imati potreban broj
mjesta za stav­lja­nje žigova.

Žig se stav­lja na natpisnu pločicu i na druge dijelove mjernog
transformatora.

Natpisna pločica mora biti pričvršćena za mjerni transformator tako da
se ne može skinuti ni zamijeniti.

Članak 6.

Mjerni transformator mora imati odgovarajući poklopac za pokriva­nje
sekundarnih prik­ljučaka.

Poklopac mjernog transformatora mora biti izrađen tako da se sekundarni
prik­ljučci mogu žigosati.

Članak 7.

Strujna pogreška strujnoga mjernog transformatora izračuna­va se jedna­džbom

![](dodatni/357940.gif)

gdje je:

Kn – nazivni transformatorski omjer

Ip – efektivna vrijednost primarne struje, u A

In – efektivna vrijednost sekundarne struje, u
A, koja odgovara struji Ip u danim uvjetima mjere­nja.

Članak 8.

Fazna pogreška strujnoga mjernog transformatora jest fazna razlika
između vektora primarne struje i vektora sekundarne struje. Smjer vektora bira
se tako da za savršen mjerni transfor­mator fazna razlika bude jednaka ništici.

Fazna pogreška strujnoga mjernog transformatora pozitivna je ako vektor
sekundarne struje prethodi vektoru primarne struje. Ta se pogreška izražava u
minutama.

Članak 9.

Naponska pogreška naponskoga mjernog transformatora izračunava se jedna­džbom

![](dodatni/357941.gif)

gdje je:

Kn – nazivni transformatorski omjer

Up – efektivna vrijednost primarnog napona, u V

Us – efektivna vrijednost sekundarnog napona, u
V, koja odgovara naponu Up u danim uvjetima mjere­nja.

Članak 10.

Fazna pogreška naponskoga mjernog transformatora jest fazna razlika
između vektora primarnog napona i vektora sekun­darnog napona. Smjer vektora
bira se tako da za savršen mjerni transformator fazna razlika bude jednaka
ništici.

Fazna pogreška naponskoga mjernog transformatora pozitivna je ako vektor
sekundarnog napona prethodi vektoru primarnog napona. Ta se pogreška izražava u
minutama.

Članak 11.

Granice pogrešaka strujnih mjernih transformatora dane su u ovoj
tablici:

if !supportLineBreakNewLine
endif

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka  razreda  točnosti | Granice dopuštenih pogrešaka u ovisnosti o postotku nazivne struje | | | | | | | | | | | | | |
| Strujna pogreška ± Pi % | | | | | | | Fazna pogreška ± d1 min | | | | | | |
| 200 | 150 | 120 | 100 | 20 | 5 | 1 | 200 | 150 | 120 | 100 | 20 | 5 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0,1 | – | – | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | – | – | – | 5 | 5 | 8 | 15 | – |
| 0,2 | – | – | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,75 | – | – | – | 10 | 10 | 15 | 30 | – |
| 0,5 | – | – | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 1,5 | – | – | – | 30 | 30 | 45 | 90 | – |
| 0,1 | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| ext. 150% | – | 0,1 | – | 0,1 | 0,2 | 0,4 | – | – | 5 | – | 5 | 8 | 15 | – |
| 0,1 | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| ext. 200% | 0,1 | – | – | 0,1 | 0,2 | 0,4 | – | 5 | – | – | 5 | 8 | 15 | – |
| 0.2 | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| ext. 150% | – | 0,2 | – | 0,2 | 0,35 | 0,75 | – | – | 10 | – | 10 | 15 | 30 | – |
| 0.2 | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| ext. 200% | 0,2 | – | – | 0,2 | 0,35 | 0,75 | – | 10 | – | – | 10 | 15 | 30 | – |
| 0.5 | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| ext. 150% | – | 0,5 | – | 0,5 | 0,75 | 1,5 | – | – | 30 | – | 30 | 45 | 90 | – |
| 0.5 | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| ext. 200% | 0,5 | – | – | 0,5 | 0,75 | 1,5 | – | 30 | – | – | 30 | 45 | 90 | – |
| 0.2 S | – | – | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,75 | – | – | 10 | 10 | 10 | 15 | 30 |
| 0,5 S | – | – | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 1,5 | – | – | 30 | 30 | 30 | 45 | 90 |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

Članak 12.

Strujne i fazne
pogreške strujnih mjernih transformatora pri nazivnoj frekvenciji ne smiju
premašiti vrijednosti dane u tablici iz članka 11. ovog Pravilnika za sve
vrijednosti tereta između 25% i 100% nazivnog tereta.

Teret upotrijeb­ljen
pri ispitiva­nju treba biti induktivan, faktor snage 0,8, osim ako je ­nje­gova
snaga ispod 5 VA, a u tom slučaju faktor snage tereta mora biti jednak
jedinici.

Teret, izražen u
voltamperima, ne smije biti ma­nji od 1VA.

Članak 13.

Pogreške strujnih mjernih
transformatora s više jezgara moraju se za svaku jezgru koja se upotreb­ljava
za obračun električne energije održavati u granicama koje su dane u tablici iz
članka 11. ovog Pravilnika – i kad su sekundarni namoti ostalih jezgra kratko
spojeni i kad su opterećeni nazivnim teretima.

Članak 14.

Granice dopuštenih pogrešaka
naponskih mjernih transformatora dane su u ovoj tablici.

if !supportLineBreakNewLine
endif

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznake  razreda  točnosti | Granice dopuštenih pogrešaka u ovisnosti o postotku nazivnog napona | | | | | |
| Naponska pogreška  ± Pn% | | | Fazna pogreška  ± du min | | |
| if !supportEmptyParas endif | 120 | 100 | 80 | 120 | 100 | 80 |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 5 | 5 | 5 |
| 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 10 | 10 | 10 |
| 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 20 |

if !supportEmptyParas endif

Članak 15.

Naponske i fazne pogreške naponskih mjernih transformatora pri nazivnoj
frekvenciji, a kad je riječ o kapacitivnome mjernom transformatoru u opse­gu od
99% do 101% nazivne frekvencije, za sve vrijednosti tereta između 25% i 100%
nazivnog tereta, uz induktivni faktor snage 0,8 ne smiju premašiti vrijednosti
dane u tablici iz članka 14. ovog Pravilnika.

Naponske i fazne pogreške moraju se odrediti na prik­­­­ljučcima
naponskih mjernih transformatora, uk­­­­ljučujući i utjecaj osigurača ili
otpornika ako su oni sastavni dijelovi tog transformatora.

Članak 16.

Pogreške naponskih mjernih transformatora s više namota moraju se za
svaki namot koji se upotreb­­­­ljava za obračun elek­trične energije održavati
u granicama što su dane u tablici iz članka 14. ovog Pravilnika – i pri praznom
hodu ostalih namota, a i kad su ti namoti opterećeni nazivnim teretima.

Namot za spaja­­­­nje u otvoreni trokut pri ispitiva­­­­nju razreda
točnosti naponskoga mjernog transformatora ostaje neopterećen.

Članak 17.

Granice dopuštenih pogrešaka dane u tablici iz čl. 11. i 14. ovog
Pravilnika vrijede za sva traja­­­­nja uk­­­­ljuče­­­­nja i temperature okoline
između najviše sred­­­­nje dnevne temperature od + 30°C i najniže temperature
od – 5°C za smještaj mjernih transformatora u prostorije odnosno najniže
temperature od – 25°C za ­­­­njihov smještaj na otvorenom prostoru. Za
kapacitivne naponske transformatore granice dopuštenih pogrešaka iz tablice iz
članka 14. ovog Pravilnika vrijede nakon dostiza­­­­nja stacionarnog sta­­­­nja.

Članak 18.

Kad je riječ o kombiniranim mjernim transformatorima koji su izrađeni
kao cjelina od jednoga strujnog mjernog transfor­matora i jednoga naponskog
mjernog transformatora, jednopolno izoliranoga, u zajedničkom kućištu, mora:

1) pri radu naponskoga mjernog transformatora između 80% i 120% nazivnog
napona, za sve vrijednosti tereta između 25% i 100% nazivnog tereta, strujni
mjerni transformator udovo­­­­ljiti granicama pogrešaka koje odgovaraju ­­­­nje­govu
razredu točnosti,

2) pri radu strujnoga mjernog transformatora između 5% odnosno 1%
nazivne struje i trajne nazivne toplinske struje za sve vrijednosti tereta
između 25% i 100% nazivnog tereta na svim jezgrama, naponski mjerni
transformator udovo­­­­ljiti granicama pogrešaka koje odgovaraju ­­­­nje­govu
razredu točnosti.

Članak 19.

Natpisi i oznake na mjernom transformatoru moraju biti ispisani na
hrvatskome jeziku.

Članak 20.

Natpisi i oznake na mjernom transformatoru moraju biti jasni, dobro vid­­­­ljivi
u radnim uvjetima i ispisani tako da se ne mogu izbrisati ni skinuti.

Članak 21.

Natpisna pločica mjernog transformatora mora sadržavati:

1) oznaku vrste mjernog transformatora (strujni transfor­mator, naponski
transformator itd.)

2) tvrtku odnosno naziv ili znak proizvođača

3) oznaku tipa

4) tvornički broj i godinu proizvod­­­­nje, pri čemu zad­­­­nje dvije
znamenke godine proizvod­­­­nje moraju biti kosom crtom odvojene od tvorničkog
broja, npr. 25 050/80

5) nazivnu vrijednost primarne struje i sekundarne struje ili primarnog
napona i sekundarnog napona

6) nazivnu frekvenciju

7) nazivnu snagu i
odgovarajuću oznaku razreda točnosti

8) nazivne snage i
odgovarajuće oznake razreda točnosti za mjerne transformatore s više nazivnih
snaga i razreda točnosti, npr. 15 (30) VA, kl. 0,2 (0,5)

9) službenu oznaku tipa
mjernog transformatora, ako je tip ispitan

10) oznaku odgovarajućih prik­­­­ljučaka
i jezgara ili namota, ako mjerni transformator ima dvije jezgre ili više
jezgara odnosno namota

11) najviši pogonski napon
odvojen kosom crtom od vrijednosti podnosivoga izmjeničnog napona i podnosivoga
udarnog napona. Podnosivi udarni napon daje se samo za mjerne transformatore
namije­­­­njene ugrad­­­­nji u postroje­­­­nja na otvorenom prostoru

12) oznaku proširenog opse­ga,
npr. ext. 150%

13) toplinski razred
izolacije, ako se razlikuje od razreda A

14) faktor sigurnosti

15) kratkotrajnu nazivnu
toplinsku struju za strujne mjerne transformatore

16) nazivni faktor napona i
odgovarajuće nazivno traja­­­­nje za naponske mjerne transformatore.

Članak 22.

Za mjerne transformatore s
više sastavnih dijelova na natpisnoj se pločici, osim podataka iz članka 21.
ovog Pravilnika, moraju navesti i podaci o sastavnim dijelovima.

Za strujne mjerne
transformatore s jezgrom ili za naponske mjerne transformatore s više namota na
natpisnoj se pločici, osim podataka iz članka 21. ovog pravilnika, moraju
navesti i nazivne vrijednosti snage za svaku jezgru ili za svaki namot.

Za kombinirane mjerne
transformatore i skupine mjernih transformatora daju se odvojeno podaci o
strujnome mjernom transformatoru i o naponskome mjernom transformatoru.

Članak 23.

Za kapacitivne naponske
mjerne transformatore na natpisnoj se pločici, osim podataka iz članka 21. ovog
pravilnika, moraju navesti i ovi podaci:

1) nazivni kapacitet djelila
napona

2) nazivni napon djelila
napona u kilovatima.

Članak 24.

Strujni mjerni transformatori
s proširenim opse­gom moraju na natpisnoj pločici osim oznake razreda točnosti
imati i dodatnu oznaku vrijednosti trajne nazivne toplinske struje proširenih
strujnih opse­ga, u postocima nazivne struje, dane u obliku ext. 150% ili ext.
200%.

Ako je strujni opse­g
proširen do 1% nazivne struje, iza oznake razreda točnosti stav­­­­lja se slovo
S, npr. 0,5 S.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Na dan stupa­­­­nja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o
metrološkim uvjetima za mjerne transformatore brojila električne energije (»Sl.
list SFRJ« br. 66/84 i »Narodne novine« br. 53/91).

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim
novinama«.

Klasa: 011-02/02-02/10
Urbroj: 558-03/2-02-1
Zagreb, 15. ve­­­­ljače 2002.

Ravnate­­­­lj
Državnog zavoda za normizaciju i
mjerite­­­­ljstvo
**dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing.,** v. r.

Pravilnik, NN 17/2002-405