## Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za fotoelektrične luksometre - mjerila osvjetljenja

### NN 9/2002 (25.1.2002.), Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za fotoelektrične luksometre - mjerila osvjetljenja

# DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

224

Na temelju članka 22. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti (»Narodne
novine« broj 11/94), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
donosi

## PRAVILNIK

### o mjeriteljskim zahtjevima za fotoelektriČne luksometre – mjerila osvjetljenja

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi kojima moraju
udovoljavati – fotoelektrični luksometri – mjerila osvjet­ljenja (u nastavku
teksta: luksometri) u mjernom području od 1,0 × 10-2 lx do 1,0 × 10-4 lx.

Članak 2.

Prema eksploatacijskim karakteristikama luksometri se dijele:

1) po točnosti
mjerenja – na četiri razreda točnosti: 2,5, 5, 10 i 15

2) po opremljenosti priborom za smanjenje kosinusne pogreške:

a) na luksometre s kosinusnim korektorom

b) na luksometre bez kosinusnog korektora

3) po opremljenosti odvojivim spektralno neselektivnim apsorpcijskim
filterom za promjenu mjernog područja:

a) na luksometre s filterom

b) na luksometre bez filtera.

Članak 3.

Izrazi u ovom pravilniku znače:

1) fotoelement je dio luksometra koji sadrži svjetlosno osjetljivi
prijamnik i sredstva za spektralno i prostorno (ovisno o upadnom kutu)
vrednovanje svjetlosti

2) pokazni (mjerni) instrument je dio luksometra za iskazivanje mjerene
veličine (analogno ili digitalno)

3) osnovna pogreška luksometra je pogreška koja se javlja kad se
luksometar upotrebljava u referentnim uvjetima

4) vrijednost
osnovne pogreške luksometra u postocima, definirana je formulom:

        Exo - Eo

do = ————– . 100

           Eo

gdje je:

Exo – pokazivanje luksometra u luksima, pri osvjetljenju fotoelementa iz
smjera normale na prijamnu površinu i pri refrentnim uvjetima

Eo – stvarna (dogovorena prava, etalonska) vrijednost os­vjetljenja u
luksima, pri jednakim uvjetima osvjetljenja i primjene luksometra

5) područje pokazivanja jest područje svih vrijednosti osvjetljenja koje
se mogu očitati na pokaznom (mjernom) instrumentu luksometra

6) mjerno područje jest područje svih vrijednosti osvjetljenja u kojem
nisu premašene granice deklariranih pogrešaka luksometra

7) kosinusna pogreška luksometra definirana je formulom:

if !supportEmptyParas endif

dc = ![](dodatni/357889.gif)

if !supportEmptyParas endif

gdje:

- fc(e,j) =  ![](dodatni/357890.gif)

- E (e, j) – pokazivanje luksometra
pri upadnom kutu svjet­losti e i azimutnom kutu j

- E (0, j) – pokazivanje luksometra pri upadnom kutu svjet­losti
e = 0 i azimutnom kutu j

- e - upadni kut svjetlosti koji zaklapa okomica na
prijamnu površinu fotoelementa s pravcem iz kojega dolazi svjetlost (optič­ka
os)

- j - azimutni kut koji zaklapa ravninu kroz optičnu os
s istom takvom ravninom uzetom za početnu ravninu

8) neuniformnost osjetljivosti prijamne
površine fotoelementa definirana je formulom:

du=![](dodatni/357891.gif)

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

gdje je:

Ei – pokazivanje luksometra pri osvjetljenju jednoga od četiri dijela
prijamne površine kroz apreturu kojoj su dimenzije 10 puta manje od prijamne
površine i koji se nalaze na udaljenosti od 2/3 polupromjera od centra prijamne
površine, raspoređeni na svih 90o oko centra

El – pokazivanje luksometra pri osvjetljenju centralnog dijela prijamne
površine kroz istu apreturu i s istim ulaznim signalom (osvjetljenjem)

9) pogreška zbog zamora fotoelementa definirana je formulom:

if !supportEmptyParas endif

dz = ![](dodatni/357892.gif)

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

gdje je:

- E (30 min) – pokazivanje luksometra 30 min nakon početka osvjetljenja fotoelementa

- E (10 s) – pokazivanje luksometra 10 s nakon početka osvjetljenja
fotoelementa

10) temperaturni koeficijent za luksometre predviđene za upotrebu u
zatvorenim prostorijama definiran je formulom:

if !supportEmptyParas endif

         ![](dodatni/357893.gif)

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

gdje je:

E (T1) – pokazivanje luksometra pri okolnoj temperaturi T1 = 40 oC

E (T2) – pokazivanje luksometra pri okolnoj temperaturi T2 = 15 oC

E (To) – pokazivanje luksometra pri referentnoj okolnoj temperaturi To = 25 oC

11) temperturni koeficijent za luksometre predviđene za upotrebu izvan
zatvorenih prostorija definiran je formulom:

if !supportEmptyParas endif

         ![](dodatni/357894.gif)

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

gdje je: E (T3) – pokazivanje luksometra pri okolnoj temperturi T3 = 0 oC

12) pogreška pri promjeni područja definirana je formulom:

if !supportEmptyParas endif

dop = ![](dodatni/357895.gif)

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

gdje je:

E (B) – pokazivanje luksometra na višem (manje osjetljivom) području B
pri osvjetljenju Eo (B), »k« puta većem od osvjetljenja Eo (A) koje odgovara
pokazivanju od 90% punog područja

E (A) – pokazivanje
luksometra na prvome nižem (osjetljivijem) području A pri osvjetljenju Eo (A)

k – faktor promjene područja
definiran je formulom

if !supportEmptyParas endif

k = ![](dodatni/357896.gif)

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

gdje je:

E(B) max – najveće pokazivanje luksometra na višem području B

E(A) max – najveće pokazivanje luksometra na prvom nižem području A

13) povećanje pogreške luksometra pri promjeni područja primjenom
odvojivog spektralno neselektivnog apsorpcijskog filtera definirano je
formulom:

if !supportEmptyParas endif

df = ![](dodatni/357897.gif)

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

gdje je:

N – stvarna (dogovorena prava) vrijednost koeficijenta slabljenja
filtera

Nnom – nazivna vrijednost koeficijenta slabljenja filtera

14) varijacija pokazivanja luksometra definirana je formulom:

if !supportEmptyParas endif

dv = ![](dodatni/357898.gif)

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

gdje je:

E02 – stvarna (dogovorena prava) vrijednost osvjetljenja na prijamnoj
površini fotoelementa pri dovođenju pokazivanja luksometra na zadanu vrijednost
pokazivanja Exo sa strane manjeg osvjetljenja

E01 – stvarna (dogovorena prava) vrijednost osvjetljenja pri dovođenju
pokazivanja luksometra na jednaku zadanu vrijednost pokazivanja Exo sa strane
osvjetljenja

15) vrijeme umirenja jest vremenski interval koji protekne između
iznenadne promjene ulaznog signala (osvjetljenja) i trenutka kad se dostigne
razina pokazivanja u granicama rezolucije pokaznoga (mjernog) instrumenta.

Članak 4.

Osnovna pogreška luksometra u mjernim područjima u kojima luksometar
radi bez odvojivog filtera ne smije biti veća od ovih vrijednosti:

1) ± 2,5% - za luksometre razreda točnosti 2,5

2) ± 5% - za luksometre razreda točnosti 5

3) ± 10% - za luksometre razreda točnosti 10

4) ± 15% - za luksometre razreda točnosti 15.

Kad se mjere vrijednosti osvjetljenja ispod 0,2 lx, osnovna pogreška na
najnižemu mjernom području luksometra u dijelu do 20% punog područja može biti
najviše dvostruko veća od osnovne pogreške iz stava 1. ovog članaka.

Članak 5.

Referentni uvjeti dani su u ovoj tablici:

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.  broj | Utjecajni parametar | Referentna vrijednost | Dopušteno  odstupanje | NAPOMENA |
| if !supportEmptyParas endif | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Okolna temperatura | 25 oC | + 1 oC | if !supportEmptyParas endif |
| 2. | Vlažnost zraka | 65% | + 15% | if !supportEmptyParas endif |
| 3. | Atmosferski tlak | 100 kPa | + 4 kPa | if !supportEmptyParas endif |
| 4. | Spekralna raspodjela zračenja izvora svjetlosti (temperatura  boje) | if !supportEmptyParas endif  2853 K | if !supportEmptyParas endif  + 30 K | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif  5. | if !supportEmptyParas endif  Modulacija svjetlosti | if !supportEmptyParas endif  nemodulirana | | izvor svjetlosti na-  pajanja istosmjer-  nom strujom |
| 6. | Upadni kut svjetlosti | 0 oC | + 30’ | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif  if !supportEmptyParas endif  7. | if !supportEmptyParas endif  Prostorna raspodjela izvora  svjetlosti | if !supportEmptyParas endif  uniformna | if !supportEmptyParas endif  + 0,5% | unutar prostor-  nog kuta ograniče-  nog prijamnom po-  vršinom fotoele-  menta |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

Članak 6.

Najveće dopuštene pogreške luksometra pod
djelovanjem pojedinih utjecajnih parametara dane su u ovoj tablici:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| if !supportEmptyParas endif  Red. broj | if !supportEmptyParas endif  Utjecajni parametar | Način iskazivanja  djelovanja utjecaj-  nog parametra | Najveća dopuštena pogrešaka za luksometar razreda točnosti | | | |
| 2,5 | 5 | 10 | 15 |
| if !supportEmptyParas endif | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Okolna temperatura | a2, ao | 0,2%/oC | 0,3%/oC | 1%/oC | 2%/oC |
| 2. | Upadni kut svjetlosti | dc | 1,5%\* | 1,5% | 3% | 6% |
| 3. | Neuniformnost pri-  Jamne površine fotoelementa | if !supportEmptyParas endif  du | if !supportEmptyParas endif  + 2% | if !supportEmptyParas endif  + 5% | + 10% | if !supportEmptyParas endif  / |

\* Pogreška se ne mora provjeravati osim ako je
proizvođač nije deklarirao.

if !supportEmptyParas endif

Članak 7.

Pogreška zbog zamora ne smije biti veća od ovih vijednosti:

1) 0,2% - za luksometre razreda točnosti 2,5

2) 0,5% - za luksometre razreda točnosti 5

3) 1% - za luksometre razred točnosti 10

4) 2% - za luksometre razreda točnosti 15.

Članak 8.

Pogreška pri promjeni područja bez primjene odvojivog filtera ne smije
biti veća od ovih vrijednosti:

1) ± 0,1% - za luksometre razreda točnosti 2,5

2) ± 0,5% - za luksometre razreda točnosti 5

3) ± 1% - za luksoetre razreda točnosti 10

4) ± 2% - za luksometre razreda točnosti 15.

Članak 9.

Povećanje pogreške pri promjeni područja primjenom odvojivog spektralno
neselektivnog apsorpcijskog filetara ne smije biti veća od ovih vrijednosti:

1) ± 2,5% mjernog osvjetljenja – za luksometre razreda točnosti 2,5 i 5

2) ± 5% mjerenog osvjetljenja – za luksometre razreda točnosti 10 i 15.

Članak 10.

Promjena pokazivanja luksometra ne smije biti veća od apsolutne
vrijednosti dopuštene osnovne pogreške za dani razred točnosti.

Kod luksometara s digitalnim pokaznim (mjernim) instrumentom varijacija
pokazivanja se ne provjerava.

Članak 11.

Promjena pokazivanja luksometra s odvojenim
fotoelementom pri nagibu pokaznog (mjernog) instrumenta od 5o prema referentnom
položaju naznačenom na ljestvici ne smije biti veća od ± 1% duljine ljestvice.

Luksometri kod kojih su fotoelementi i pokazni
(mjerni) instrument u zajedničkom kućištu moraju udovoljavati uvjetima iz
članka 4. ovog pravilnika u bilo kojemu radnom položaju.

Članak 12.

Luksometar mora pet minuta izdržati svjetlosno
preoptere­ćenje koje iznosi 120% najveće vrijednosti koju luksometar mjeri bez
filtera, s tim da nakon tog ispitivanja mora udovoljavati uvjetima iz članaka
4, 10. i 11. ovog pravilnika.

Članak 13.

Luksometar mora izdržati pet svjetlosnih
impulsa u trajanju 1 s (s pauzama od 5 s) kojima je vrijednost dva puta veća od
najveće vrijednosti što je luksometar mjeri bez primjene filtera s tim da nakon
tog ispitivanja mora udovoljavati uvjetima iz članaka 4., 10. i 11. ovog
pravilnika.

Članak 14.

Fotoelementi i pokazni (mjerni) instrument
mogu biti ugra­đe­ni u odvojenim kućištima ili u zajedničkom kućištu. Ako su
kućišta odvojena, veza između fotoelementa i pokaznog (mjernog) instrumenta
ostvaruje se pomoću gipkoga izoliranog provod­nog kabela s izvodima koji
osiguravaju dobar spoj s priključ­nicima na kućištu instrumenta.

Članak 15.

Na pokaznome (mjernom) instrumentu luksometra
trebe biti indikator koji služi za kontrolu izvora napajanja luksometra.

Članak 16.

Ovisno o obliku, luksometar mora imati
predviđeno mjesto za stavljanje žiga.

Članak 17.

Natpisi i oznake na luksometru moraju biti
jasni, dobro vid­ljivi u radnim uvjetima i ispisani tako da se ne mogu
izbrisati ni skinuti.

Članak 18.

Na pokaznome (mjernom) instrumentu luksometra
moraju biti ovi natpisi i oznake:

1) oznaka tipa

2) oznaka jedinice mjerene veličine

3) tvornički broj

4) ime ili znak proizvođača.

Dio najnižega mjernog područja za koje vrijedi
uvjet iz članka 4. stavak 2. ovog pravilnika mora biti posebno obiježen.

Članak 19.

Osim natpisa i oznaka iz članka 18. ovog
pravilnika na luksometru moraju biti ovi natpisi i oznake:

1) na pokaznome (mjernom) instrumentu:

a) oznaka razreda točnosti (unutar kružnice)

b) radni položaj

2) na kućištu odvojivog fotoelementa:

a) oznaka tipa i broj fotoelementa

b) oznaka tipa i broj luksometra kojem pripada

c) tvrtka odnosno ime ili znak proizvođača

3) na okviru odvojivoga spektralno neselektivnoga
apsorpcijskog filtera za promjenu mjernog područja luksometra:

a) nazivna vrijednost koeficijenta
preračunavanja (demultiplikacije) filtera

b) oznaka tipa i broj luksometra kojem pripada

c) ime ili znak proizvođača.

Članak 20.

Tehnička dokumentacija uz luksometar osim
podataka iz članka 18. i 19. ovog pravilnika mora sadržati:

1) mjerno područje (i područje pokazivanja,
ako su različiti)

2) osnovnu pogrešku

3) pogrešku kalibracije

4) temperaturni koeficijent

5) nazivno područje upotrebe

6) pogrešku pri promjeni opsega

7) pogrešku zbog zamora

8) vrijeme umirenja

9) vrijeme zagrijavanja

10) utjecaj napajanja

11) preporučeno vrijeme rekalibracije.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-04/03

Urbroj: 558-03/5-02-1

Zagreb, 17. siječnja 2002.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
**dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing.,** v. r.

if !supportEmptyParas endif

Pravilnik, NN 9/2002-224