## Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje mjerila duljine i kuta i načinu njihova rada

### NN 51/2001 (6.6.2001.), Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje mjerila duljine i kuta i načinu njihova rada

# DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

833

Na teme­lju članka 14. Zakona o mjerite­ljskoj djelatnosti (»Narodne
novine« broj 11/94) ravnate­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo
donosi

## PRAVILNIK

### O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJITI POTVRĐENI MJERITELJSKI LABORATORIJI ZA OVJERAVANJE MJERILA DULJINE I KUTA I NAČINU NJIHOVA RADA

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti koje moraju zadovo­ljavati
potvrđeni mjerite­ljski laboratoriji (u da­lj­njemu tekstu: laboratoriji) za
servisira­nje i priprema­nje za ovjerava­nje mjerila du­ljine i mjerila kuta (u
da­lj­njemu tekstu: mjerila).

Članak 2.

Laboratorij može biti pravna ili fizička osoba ili dio pravne osobe.

Laboratorij servisira i priprema mjerila za ovjerava­nje, a Državni
zavod za normizaciju i mjerite­ljstvo (u da­lj­njem tekstu: Zavod) ovjerava
mjerila.

Članak 3.

Priprema mjerila za ovjerava­nje u smislu ovoga pravilnika
podrazumijeva: pripremu mjerila za ispitiva­nje, pripremu etalona i uređaja za
ispitiva­nje mjerila, ispitiva­nje mjerila, tj. provjeru mjerite­ljskih
značajka mjerila te pisa­nje izvješća o ispitiva­nju mjerila.

UVJETI KOJIMA MORA UDOVOLJITI LABORATORIJ

Članak 4.

Laboratorij mora udovo­ljiti uvjetima koji se odnose na:

1. radnike

2. prostoriju za ispitiva­nje mjerila

3. opremu za ispitiva­nje mjerila

4. propisanu dokumentaciju.

Članak 5.

Laboratorij mora imati najma­nje jednog radnika koji obav­lja poslove
servisira­nja i priprema­nja mjerila za ovjerava­nje i koji je stalno zaposlen
u laboratoriju.

Članak 6.

Radnik iz članka 5. ovoga pravilnika mora imati VSS tehničkog ili
prirodoslovno-matematičkog smjera i najma­nje 1 godinu radnog iskustva na
poslovima ispitiva­nja, proizvod­nje ili servisira­nja mjerila, ili VŠS
tehničkog smjera i najma­nje 2 godine radnog iskustva na poslovima ispitiva­nja,
proizvod­nje ili servisira­nja mjerila, ili SSS tehničke struke i najma­nje 4
godine radnog iskustva na poslovima ispitiva­nja, proizvod­nje ili servisira­nja
mjerila, ili VKV tehničke struke i najma­nje 4 godine radnog iskustva na
poslovima ispitiva­nja, proizvod­nje ili servisira­nja mjerila.

Radnik iz stavka 1. ovog članka mora poznavati propise kojima su
utvrđeni postupci i metode ispitiva­nja mjerila.

Članak 7.

Laboratorij mora imati radnu prostoriju za ispitiva­nje mjerila koja
mora zadovo­ljavati ove uvjete:

1. mora biti čista, suha i dovo­ljno prostrana za neometano ovjerava­nje
mjerila te izgrađena u skladu s propisanim tehničkim normativima

2. mora zadovo­ljavati propisane higijensko-tehničke zahtjeve

3. mora biti dovo­ljno prostrana za smještaj potrebne opreme

4. mora biti zaštićena od izravna sunčeva utjecaja

5. mora biti zaštićena od potresa i vibracija koji bi mogli utjecati na
točnost mjere­nja (ako se ispitiva­nje mjerila provodi interferometarskom
metodom, posto­lje interferometra treba postaviti na poseban teme­lj)

6. mora imati najma­nje jedan stol i jednu stolicu za radnika

7. mora imati ormare za
smještaj etalona

8. mora imati ormare za
smještaj mjerila koja se ispituju

9. mora imati ormare za
smještaj mjerila koja su ovjerena

10. mora imati dnevnu i
propisanu električnu rasvjetu.

Članak 8.

Temperatura zraka u radnoj
prostoriji mora biti 20°C ± 2°C.

Relativna vlažnost zraka u
radnoj prostoriji mora biti 55% ± 5%.

Članak 9.

Izvori topline u radnoj
prostoriji moraju biti najma­nje 1,5 m uda­ljeni od opreme za ispitiva­nje
mjerila, tj. od mjesta gdje se obav­lja ispitiva­nje mjerila i moraju omogućiti
ujednačeno zagrijava­nje prostorije.

Članak 10.

U radnoj prostoriji ne smije
biti predmeta koji bi ometali normalan rad pri ispitiva­nju i ovjerava­nju
mjerila.

Članak 11.

U radnoj prostoriji smiju se
obav­ljati samo poslovi ispitiva­nja i ovjerava­nja mjerila.

Članak 12.

Laboratorij mora imati ovu
opremu za ispitiva­nje mjerila:

1. radne etalone, uređaje za
ispitiva­nje mjerila i pomoćnu opremu

2. termometar za mjere­nje
temperature zraka s vrijednosti najma­nje­g podje­ljka d £ 0,1°C
(temperaturu zraka treba mjeriti na visini 0,8 m do 1,5 m iznad poda)

3. mjerilo relativne vlažnosti zraka s vrijednosti najma­nje­g podje­ljka
d £ 5% (relativnu vlažnost zraka treba mjeriti na visini
0,8 m do 1,5 m iznad poda)

4. klimatizacijski uređaj za održava­nje temperature zraka i relativne
vlažnosti zraka u granicama propisanim u članku 8. ovoga pravilnika.

Članak 13.

Radni etaloni za ispitiva­nje mjerila du­ljine mogu biti:

1. etalonska mjerna traka

2. etalonsko mjerno ravnalo

3. etalonska planparalelna granična mjerka

4. etalonski prsten

5. etalonski va­ljak.

 Mjerna nesigurnost etalonske
mjerne trake i etalonskog mjernog ravnala mora biti najma­nje dva puta ma­nja
od najveće dopuštene pogreške mjerila du­ljine.

Članak 14.

Uređaji za ispitiva­nje mjerila du­ljine mogu biti:

1. uređaj za ispitiva­nje mjerila du­ljine s mjernom trakom

2. uređaj za ispitiva­nje mjernih ravnala

3. uređaj za ispitiva­nje planparalelnih graničnih mjerki
(interforemetarski komparator, elektronički komparator, optimetar i mjerni
stroj)

4. uređaj za ispitiva­nje mjernih satova

5. uređaj za ispitiva­nje mjerila širine i nadviše­nja kolosijeka

6. uređaj za ispitiva­nje automatskih mjerila razine tekućine

7. mjerni stroj.

Relativna mjerna nesigurnost uređaja za ispitiva­nje mjerila du­ljine s
mjernom trakom i uređaja za ispitiva­nje mjernih ravnala ne smije biti veća od ± 10-4.

Mjerna nesigurnost uređaja za ispitiva­nje planparalelnih graničnih
mjerki ne smije biti veća od ± 1,5 mm na du­ljini od 1 m.

Mjerna nesigurnost uređaja za ispitiva­nje mjernih satova ne smije biti
veća od ± 1 mm na du­ljini od 1 m.

Mjerna nesigurnost uređaja za ispitiva­nje mjerila širine i nadviše­nja
kolosijeka te uređaja za ispitiva­nje automatskih mjerila razine tekućine mora
biti najma­nje dva puta ma­nja od najveće dopuštene pogreške mjerila du­ljine.

Mjerna nesigurnost mjernog stroja ne smije biti veća od ± 5 mm na du­ljini
od 1 m.

Članak 15.

Radni etaloni za ispitiva­nje mjerila kuta mogu biti:

1. etalonska granična mjerka kuta

2. etalonska optička prizma i poligon

3. etalonski limb.

Mjerna nesigurnost etalonske granične mjerke kuta ne smije biti veća od ±
1².

Članak 16.

Uređaji za ispitiva­nje mjerila kuta mogu biti:

1. etalonski goniometar

2. etalonski autokolimator

3. etalonski interferometar
za male kuteve

4. uređaj za ispitiva­nje
razu­lja.

Mjerna nesigurnost etalonskog
goniometra i etalonskog autokolimatora ne smije biti veća od ± 4².

Mjerna nesigurnost etalonskog
interferometra za male kuteve ne smije biti veća ± 1².

Mjerna nesigurnost uređaja za
ispitiva­nje razu­lja mora biti najma­nje dva puta ma­nja od najveće dopuštene
pogreške razu­lje.

Članak 17.

Za ispitiva­nje mjerila smiju
se upotreb­ljavati i drugi radni etaloni i uređaji ako imaju mjerite­ljske
značajke propisane za ispi­tiva­nje određene vrste mjerila.

Uređaji za ispitiva­nje
mjerila du­ljine iz članka 14. stavka 1. točke 7. ovoga pravilnika sa svojim
dodatnim priborom smiju se upo­treb­ljavati i za ispitiva­nje mjerila kuta.

Radni etaloni i uređaji za ispitiva­nje mjerila pravocrtnosti, rav­nosti
i hrapavosti mogu se upotreb­ljavati u prostoriji za ispiti­va­nje mjerila.

Članak 18.

Pomoćna oprema koja se upotreb­ljava pri ispitiva­nju mjerila sastoji se
od:

1. nosača, posto­lja i držača mjerila i etalona

2. granitne ili fino uglačane ploče

3. razu­lje za dovođe­nje uređaja za ispitiva­nje mjerila i mjerila u
vodoravan položaj

4. termometra za  mjere­nje temperature etalona, uređaja za ispitiva­nje
mjerila i mjerila

5. sredstva za odmašćiva­nje
i čišće­nje etalona i mjerila

6. sredstva za zaštitu
mjernih površina etalona i mjerila

7. pomoćnog pribora koji je
sastavni dio uređaja za ispitiva­nje mjerila.

Nosači, posto­lja i držači
mjerila i etalona mogu biti različito izrađeni, ali moraju omogućiti postav­lja­nje
etalona ili mjerila u ispravan položaj što uvjetuje dobiva­nje najpouzdanijih
rezultata mjere­nja.

Odstupa­nje od ravnosti
granitne ili fino uglačane ploče ne smije biti veće od ± 10 mm na du­ljini od 1
m.

Osjet­ljivost razu­lje za
dovođe­nje uređaja za ispitiva­nje mjerila i mjerila u vodoravan položaj mora
biti najma­nje 0,01 mm/m ili 5².

Mjerno područje termometra za
mjere­nje temperature etalona, uređaja za ispitiva­nje mjerila i mjerila mora
biti od 18 °C do 22 °C, a ­nje­gov najma­nji podje­ljak mora biti 0,1 °C.

Sredstva za odmašćiva­nje
etalona i mjerila mogu biti alkohol ili laki benzin, a sredstva za čišće­nje
mogu biti meka krpa, četkica s finom dlakom i slično.

Sredstva za zaštitu mjernih
površina etalona i mjerila mogu biti vazelinska mast ili u­lje.

Pomoćni pribor, koji je
sastavni dio uređaja za ispitiva­nje mjerila, karakterističan je za svaki
uređaj i ovisi o ­nje­govoj namjeni.

Članak 19.

Va­ljanu ovjernicu o zadovo­ljava­nju
mjerite­ljskih zahtjeva ili potvrdu o sukladnosti s propisanim zahtjevima ili
va­ljanu umjernicu mora imati s­ljedeća oprema za ispitiva­nje mjerila:

1. radni etaloni iz članka
13. stavka 1. i članka 15. stavka 1. ovoga pravilnika

2. uređaji za ispitiva­nje iz
članka 14. stavka 1. i članka 16. stavka 1. ovoga pravilnika

3. termometar iz članka 12.
točke 2. ovoga pravilnika

4. mjerilo relativne
vlažnosti iz članka 12. točke 3. ovoga pravilnika

5. pomoćna oprema iz članka
18. stavka 1. točke 1.– 4. ovoga pravilnika.

DOKUMENTACIJA

Članak 20.

Laboratorij mora imati ovu dokumentaciju:

1. propise iz područja ovjerava­nja mjerila

2. naputak proizvođača o korište­nju opreme za ispitiva­nje

3. postupnike održava­nja i praće­nja ispravnosti opreme za ispitiva­nje

4. postupnike zaprima­nja zahtjeva za ovjerava­nje mjerila, izvješća o
ispitiva­nju mjerila i dr.

5. tipna odobre­nja za mjerila koja se ovjeravaju u laboratoriju

6. popis opreme za ispitiva­nje s tehničkim podacima i datumima ovjerava­nja
i ovjernicama za svako mjerilo koje je sastavni dio ove opreme.

Članak 21.

Izvješće o ispitiva­nju
mjerila mora biti propisanog sadržaja.

Laboratorij mora izvješća o
ispitiva­nju mjerila čuvati na elektroničkome mediju ili u tiskanome obliku
najma­nje godinu dana po isteku roka va­ljanosti ovjere.

OBVEZE LABORATORIJA

Članak 22.

Laboratorij tijekom svoje­ga
rada mora:

1. zadovo­ljavati uvjete
propisane ovim pravilnikom

2. pripremati za ovjerava­nje
mjerila koji imaju va­ljano tipno odobre­nje, sukladno odobrenomu postupku
ispitiva­nja mjerila

3. obavijestiti Zavod o
svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na osposob­ljenost laboratorija da
zadovo­lji uvjete propisane ovim pravilnikom

4. upotreb­ljavati samo
opremu za ispitiva­nje mjerila s va­ljanim ovjernim žigom, odnosno va­ljanom
potvrdom o sukladnosti ili va­ljanom umjernicom

5. omogućivati radnicima
laboratorija sudjelova­nje u svim oblicima stručnog usavršava­nja koje
organizira Zavod

6. omogućivati radnicima
laboratorija sudjelova­nje u radu tijela Zavoda

7. sudjelovati u
međulaboratorijskim usporedbama na zahtjev Zavoda

8. pridržavati se visine i
načina plaća­nja troškova ovjerava­nja mjerila koje je propisao ravnate­lj
Zavoda.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Laboratoriju koji zadovo­ljava
uvjete propisane ovim pravilnikom izdaje se rješe­nje koje vrijedi najdu­lje 3
(tri) godine.

Članak 24.

Danom stupa­nja na snagu
ovoga pravilnika prestaju vrijediti odredbe Pravilnika o uvjetima za osniva­nje
laboratorija za pre­gled mjerila du­ljine i kuta (»Narodne novine« broj 53/91).

Članak 25.

Laboratoriji koji danom stupa­nja
na snagu ovoga pravilnika zadovo­ljavaju uvjete Pravilnika o uvjetima za osniva­nje
laboratorija za pre­gled mjerila du­ljine i kuta (»Narodne novine« broj 53/91)
obvezni su do 31. prosinca 2002. godine zadovo­ljiti uvjete propisane ovim
pravilnikom.

Članak 26.

Ovaj pravilnik stupa na snagu
osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/01-04/7
Urbroj: 558-03/3-01-1
Zagreb, 28. svib­nja 2001.

Ravnate­lj
Državnog zavoda za
normizaciju i mjerite­ljstvo
**dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing.,** v. r.

if !supportEmptyParas endif

Pravilnik, NN 51/2001-833