nglaura/hal-summarization huggingface dataset:
En calculant l'intensité des photoélectrons X émis par un objet ayant la forme d'un film mince et placé sous une anticathode à faces parallèles, nous montrons qu'il est possible de conférer à la spectroscopie des photoélectrons un caractère microanalytique avec une résolution spatiale de l'ordre de 1 μ. Nous en déduisons, pour le microscope à balayage, un mode de fonctionnement avec lequel on obtiendrait une image spécifique non seulement de la nature des éléments constituant la préparation mais aussi de leur degré d'oxydation. Après les avoir comparés, nous indiquons comment l'appareil projeté permet de combiner les mesures effectuées en spectrométries Auger et en ESCA.
Le lecteur en spirale exige le déplacement simultané de trois films comportant les clichés stéréoscopiques dans deux formats pour les chambres de 0,80 m et 2 m. Il comprend donc trois systèmes indépendants de transport de film commandé par le calculateur.
Nous présentons ici des résultats mathématiques et expérimentaux concernant la réponse optique d'une structure nématique en hélice soumise à l'action d'un champ électrique. Cette étude est faite en négligeant les effets d'écoulement et concerne l'influence de différents paramètres tels que l'anisotropie diélectrique, l'épaisseur, l'angle de vue, etc... Les résultats obtenus permettent de conclure que les effets hydrodynamiques sont négligeables tant que la tension d'excitation n'excède pas cinq fois la tension de seuil de la transition de Freedericksz.
Nous rapportons les résultats de mesures photocapacitives effectuées sur des échantillons de GaP obtenus par épitaxie vapeur ou liquide et par L. E. C. En plus de l'oxygène qui apparaît dans GaP vapeur, deux défauts ont été détectés. Ils introduisent des niveaux situés à 1,5 et 1 eV respectivement au-dessous de la bande de conduction et ont été observés dans des matériaux préparés en phase liquide.
La fonction qui donne le nombre d'électrons transmis par des lames minces est définie à partir d'une théorie semi-empirique. Les calculs, développés en utilisant des hypothèses simplificatrices convenables, permettent d'arriver à une expression analytique de la loi de transmission. La théorie tient compte explicitement de l'influence respective de la diffusion simple et de la diffusion multiple. Dans chacun des cas on définit une section efficace de choc élastique et une section efficace de choc inélastique. Les expressions théoriques contiennent des paramètres que nous avons ajustés grâce aux résultats expérimentaux de divers auteurs. Les valeurs retenues pour ces paramètres sont en accord avec ce que l'on sait au sujet des distributions angulaires des électrons dans une cible.
Nous décrivons un dispositif très économique qui permet d'obtenir un taux d'ondulation de l'ordre de 5 × 10-7 dans les conditions normales d'utilisation du microscope électronique avec une cathode à émission de champ et inférieur à 1 × 10 -7 en utilisation avec une cathode thermoionique.
La spectrométrie d'absorption infrarouge constitue ici une technique d'investigation des dommages créés par l'irradiation d'un détecteur solide de traces. L'irradiation est obtenue par des ions Kr8+ (1 MeV/nucléon). Les détecteurs sont des films de triacétate de cellulose mis au point au laboratoire. Nous montrons que les trois types de liaison C—O que contient la molécule de triacétate de cellulose sont affectés par l'irradiation pour des flux d'ions différents suivant le type de liaison et variant par pas de 2 x 10 12 ions/cm2.
Par ses propriétés remarquables, le niobium présente un très grand champ d'applications. Chacune d'elles nécessite un métal plus ou moins pur qui, pour une technique donnée, sera plus ou moins cher. Le procédé utilisé basé sur la réduction métallothermique du pyrochlore suivie d'une purification ou non par distillation des chlorures et terminée par une fusion par bombardement électronique paraît actuellement la plus intéressante. Certes, les prix obtenus sont encore élevés, ceci en raison du faible tonnage élaboré. Par un choix plus judicieux de la qualité en fonction de l'utilisation, on peut espérer augmenter la demande et rendre ce métal aussi compétitif que le zirconium, le molybdène et le tantale, et ce dans un plus grand domaine d'application.
On a observé moins de bandes d'absorption de basses fréquences que la théorie des groupes n'en fait prévoir pour les vibrations externes du réseau. Toutefois, en ce qui concerne les vibrations normales du type B2 de la phase para-électrique, on en observe deux alors qu'on n'en prévoit qu'une. Il semble bien qu'il s'agisse là, comme dans KH2PO4, de l'effet du couplage des phonons avec le mouvement des protons. Par ailleurs, l'absorption augmente brutalement au passage de la phase antiferro-électrique à la phase para-électrique. Elle serait due à l'absorption induite par le désordre des protons [1] dans la phase para-électrique.
Un procédé de calcul de trajectoires transgaussiennes de particules chargées dans une lentille magnétique blindée a été proposé dans une précédente publication [1], ce calcul étant établi, en fait, à partir de mesures de flux magnétique, et non de champ. Ce procédé est appliqué à des ions He+ traversant une telle lentille. Le dispositif expérimental d'investigation du flux magnétique est décrit, ainsi que le processus d'exploitation des résultats, permettant la détermination sur ordinateur des trajectoires ioniques. Un banc d'optique ionique utilisant cette lentille permet de vérifier que les trajectoires calculées et expérimentales sont très voisines, l'écart entre les distances focales théoriques et réelles restant inférieur à 1,5 %.
Nous donnons quelques propriétés de chambres à étincelles à grand entreplaque fonctionnant soit en « sparking mode » (entreplaque, 30 cm ; diamètre, 30 cm), soit en « streamer mode » (entreplaque, 20 cm ; diamètre, 30 cm).
On décrit une méthode de mise en évidence de la sous-structure de fluage au moyen d'images électroniques réalisées sur un microanalyseur à sonde électronique. L'examen de monocristaux Au, Ag, Alliage Au-Ag permet une étude qualitative de la sous-structure et même une approche semi-quantitative de la désorientation des sous-grains.
La désaimantation d'un échantillon polycristallin par un champ alternatif évanescent conduit à un état de référence anisotrope si la substance possède plusieurs axes de facile aimantation. Les auteurs étudient l'influence de cette anisotropie de la désaimantation sur l'aimantation dans le domaine de Rayleigh d'une substance polycristalline de structure cubique ayant, comme le fer, une forte anisotropie et 3 axes de facile aimantation suivant les axes quaternaires du cristal. Les coefficients de la loi Rayleigh macroscopique dépendent du type de désaimantation utilisée. Le modèle proposé interprète ces résultats par l'évolution de plusieurs populations de parois de Bloch en fonction de l'amplitude maximale du champ de désaimantation. Les résultats expérimentaux obtenus à partir des courbes de première aimantation d'un acier s'interprètent bien dans le cadre de ce modèle et confirment de façon satisfaisante les hypothèses faites sur les mécanismes de désaimantation.
Nous avons mesuré la vitesse de propagation d'un interface Normal-Supraconducteur en fonction de la température, N-S, et nous avons constaté que, lorsque la phase supraconductrice avance, on observait deux minima de vitesse : le plus haut en température correspond à des conditions thermiques défavorables et le plus bas à des interférences de quasi-particule à travers une pellicule supraconductrice couvrant une partie de l'état normal.
L'aluminiure de niobium NbAl3 est le constituant principal des couches protectrices à base d'aluminiures des alliages de niobium. L'oxydation de ce composé a été étudiée dans le domaine de températures 600-1 400 °C. Au-dessus de 1 100 °C, l'oxydation est contrôlée par un mécanisme diffusionnel avec formation de deux couches, une couche interne de Nb2Al, une couche externe d'alumine NbAl3/Nb2Al/Al2O3 . Au-dessous de 1100 °C, le mécanisme d'oxydation est beaucoup plus complexe. En outre, parallèlement à l'oxydation, au-dessous de 1 200 °C, il se produit une fissuration du composé NbAl3 avec oxydation des parois des fissures. Cette fissuration est d'autant plus rapide que le NbAl3 est fragile. L'ensemble des observations permet de donner une explication de la dégradation de ce composé connue sous le nom de Peste. L'oxydation de couches de NbAl3 déposées sur du niobium pur par trempage dans l'aluminium liquide a également été étudiée comme application.
Nous décrivons le principe d'un microscope microanalyseur qui fournirait une image électronique de la préparation spécifique non seulement d'un élément donné mais aussi de son environnement chimique. Le mécanisme de base de l'émission électronique étant celui qui intervient dans la spectroscopie des photoélectrons, l'appareil préconisé est particulièrement adapté à l'analyse chimique des états de surface. Les performances d'un tel instrument sont limitées par la faible densité des photoélectrons émis mais nous montrons, en calculant les conditions optimales de fonctionnement, qu'il est possible d'obtenir une résolution inférieure à 1 μ et un grandissement de l'ordre de 103-104 pour plus de deux tiers des éléments. Nous indiquons enfin quelques aspects concernant la microscopie photoélectronique à balayage.
Les propriétés optiques et photoélectriques des couches minces de cuivre sont étudiées dans l'ultra violet lointain entre 6,9 et 11,6 eV, sous un ultra-vide de 10-9 torr. Les courbes de transmission optique et de distribution énergétique des photoélectrons émis, obtenues pour des couches minces montrent l'importance de la structure des couches et de l'incidence de la radiation excitatrice. Nous suggérons une interprétation de ces résultats basée sur l'intervention des oscillations de plasma.
Nous développons une méthode d'analyse numérique des profils d'intensité susceptible de préciser les coefficients du développement en série de Fourier du potentiel cristallin. Son application à l'étude des franges d'égale épaisseur, à celle des contours d'extinction comme à celle des défauts plans doit nous apporter des renseignements intéressants sur le degré de validité de la théorie, notamment en ce qui concerne l'absorption, et sur les limites de l'investigation expérimentale.
L'emploi d'un spectrographe de grande luminosité s'impose dans l'étude des luminescences des cristaux moléculaires purs ou dopés, formées de différents spectres de faible intensité. Le disque unique d'un phosphoroscope à vitesse variable découpe à la fois une excitation d'intensité constante et monochromatisée, et la luminescence. Si E désigne l'éclairement reçu par la plaque photographique, on montre qu'à la condition de choisir convenablement la vitesse n de rotation du disque, la décroissance de log E/n en fonction de 1/n est linéaire et permet de remonter au taux de déclin. Comme application, on détermine la durée de vie de l'exciton triplet dans la benzophénone (τ ~ 1,8 × 10-4 s) et l'anthracène (τ ~ 2,4 × 10-4 s) cristallisés à 77 °K.
L'étude des propriétés extensométriques des couches minces métalliques conduit à utiliser des dépôts dont la résistivité varie dans des proportions telles qu'il est impossible d'obtenir des résistances ajustées à une certaine valeur uniquement en leur donnant une géométrie appropriée. Nous avons donc été amené à réaliser un montage permettant de mesurer des variations relatives dR/R de résistances comprises entre 10-2 et 5 × 10-6, ceci avec une sensibilité indépendante de la valeur de ces résistances dans une plage comprise entre 300 ohms et 15 000 ohms.
Le signal vidéo s(t) d'un M. E. B. est en fait un produit de convolution. où f (x) est la répartition spatiale des électrons émis pour chaque point de l'échantillon ; e( t) serait le signal obtenu si la zone émissive était infiniment petite. En prenant pour f(x) une somme pondérée de deux gaussiennes pour représenter respectivement les électrons rétrodiffusés et les secondaires vrais, il est possible de résoudre l'équation de déconvolution : et d'obtenir ainsi une meilleure résolution. Pour l'instant, on se contente de traiter une seule ligne de balayage : le signal s(t) est échantillonné, la courbe est lissée par une combinaison linéaire de polynômes de Tchebytcheff et la courbe résultante e(t) est également représentée par des polynômes de Tchebytcheff. En optimisant la fonction f (x), on peut espérer obtenir des renseignements quantitatifs sur l'émission secondaire : répartition spatiale des rétrodiffusés et des secondaires et rapport des intensités émises.
Il est souvent nécessaire d'intégrer par rapport au temps un signal lentement variable. Dans la plupart des cas, l'intégration des signaux rapides s'effectue assez simplement ; il n'en est pas de même pour des signaux très lents pouvant aller jusqu'à 0,005 Hz. Nous proposons un dispositif simple et irréversible qui utilise la variation de température produite par le signal sur un échantillon possédant une inertie calorifique convenable. On montre que, dans ces conditions, la température représente à une constante près l'intégrale du signal initial. Un tel intégrateur a été utilisé dans la réalisation d'un stabilisateur de flux par effet d'induction pour obtenir un champ magnétique stable à mieux que 10-5 près, sauf pour des dérives très lentes. Dans ce cas particulier, on a utilisé comme échantillon le filament d'une petite lampe à incandescence dont on utilise le rayonnement. Le flux lumineux est reçu par une photodiode qui transmet l'information sous forme de courant au système correcteur. Nous avons étudié l'asservissement et remarqué que dans l'entrefer de l'électroaimant on pouvait obtenir une meilleure stabilisation du flux que celle mesurée au niveau des bobines de lecture. Il semble qu'une très faible concentration des lignes d'induction dans l'entrefer due aux bobines de correction puisse expliquer ce résultat.
Nous décrivons un dispositif répétitif de clivage sous ultra-vide, utilisant la chute d'une bille le long d'une glissière parabolique. Les commandes mécaniques sont effectuées par des bilames dont l'alimentation nécessite seulement des passages électriques.
Les méthodes d'étude des métaux avec le microscope ionique de champ de E. W. Müller sont décrites. On observe des dislocations. On trouve individuellement des atomes étrangers et des lacunes. On peut voir toutes les faces limites entre cristaux sous forme de lignes à la surface. On observe la forme d'équilibre du cristal et on mesure les énergies de diffusion de surface. On peut analyser les atomes ou molécules à la surface, si on combine la pointe d'émission avec un spectromètre de masse. Les aspects positifs et négatifs de ces méthodes d'étude sont indiqués.
L'étude du spectre de transmission dans l'infrarouge (2 à 16 μ) fournit une méthode sensible et non destructive pour identifier la nature des oxydes de silicium, même en couches très minces (< 1 μ), sur un substrat de silicium. Les oxydes étudiés ont été formés ou déposés en couches minces sur un substrat de silicium monocristallin par des procédés variés. Pour les couches préparées par évaporation de SiO, on a étudié l'évolution du spectre en liaison avec les conditions de préparation et les traitements thermiques en atmosphère oxydante ; la position du maximum d'absorption dans la bande située entre 9 et 10 μ se déplace en fonction du rapport oxygène/silicium obtenu. Le spectre des oxydes anodiques dépend de la teneur en eau dans l'électrolyte, son aspect change quand cette teneur dépasse 1 %. On constate que la teneur globale en oxygène des couches d'oxyde de silicium dépend du procédé de préparation de celles-ci ; il existe une grande variété de « silices ».
Nous montrons que, par la modification de la structure du circuit magnétique des lentilles multipolaires à aimant permanent, il est possible de faire varier, à l'aide d'un shunt magnétique, l'induction magnétique en un point donné de l'entrefer, sans en altérer la symétrie. Les résultats obtenus avec une lentille hexapolaire d'essai sont décrits.
On étudie les limitations intrinsèques et expérimentales des méthodes de mesure des constantes élasto-optiques par les ultrasons. On examine successivement les méthodes « B » et « C » de Mueller et on propose une explication théorique des anomalies observées par certains auteurs. On montre que la considération des propriétés de modulation du flux diffracté s'avère plus profitable que l'utilisation des sous-composantes induites par effet Doppler dans les différents ordres de diffraction. Dans cette optique, on propose une nouvelle méthode de mesure permettant de s'affranchir en grande partie du flux parasite et d'éviter l'usage de l'extrapolation à intensité U.S. nulle décrite par Mueller.
Nous comparons les rendements de deux configurations géométriques utilisées dans la réalisation des lasers à pompage optique en supposant que les sources émettent selon la loi de Lambert. La configuration elliptique est celle qui nécessite le moins d'énergie pour atteindre le seuil et qui donne le meilleur rendement.
On décrit une méthode adiabatique de mesures des chaleurs spécifiques dans un domaine de température compris entre 2 et 40 °K. L'énergie servant à l'échauffement de l'échantillon est délivrée à puissance constante, et la mesure consiste à enregistrer la loi de variation de la température en fonction du temps. Le couplage écran échantillon mesuré à la température la plus basse a pu être évalué à 4,7 x 10-7 w °K-1 et les performances ont été vérifiées par l'étude d'un échantillon de plomb pur.
Un microscope électronique à balayage conventionnel fonctionnant à 30 kV en émission thermo-ionique est utilisé pour observer principalement en transmission les dislocations dans le graphite. On étudie l'influence des angles d'illumination et de collection sur les images. Les contrastes observés sont convenablement expliqués à partir du théorème de réciprocité.
Par une technique d'impulsions, on crée dans une bande supraconductrice, une perturbation localisée de l'induction magnétique ou une « gerbe de flux », dont on met en évidence le déplacement sous l'action d'un courant de transport. La mesure inductive du temps de vol entre deux points, donne directement la vitesse de dérive ou une constante de diffusion du flux ; ce type de mesures fournit des données nouvelles au problème du mouvement de flux dans les supraconducteurs en champ perpendiculaire et peut constituer un apport à la compréhension de leur résistivité apparente.
On décrit un dispositif permettant la photoexcitation d'un jet atomique de baryum sur toute son étendue. Cette photoexcitation est réalisée à l'aide d'un autre spectre du baryum émis en amont du jet par une décharge en cathode creuse produite à la sortie du four. Le spectre de fluorescence est étudié en détail, ainsi que l'influence de différents paramètres tels que la température du four, l'intensité du courant, la profondeur d'excitation. Un calcul montre comment il est possible de déterminer les coefficients d'Einstein, les forces d'oscillateur et les durées de vie atomiques à partir des mesures expérimentales.
On décrit d'abord très sommairement l'expérience de physique et son équipement, ainsi que l'ordinateur qui constitue le cœur du système mis « en ligne ». Une seconde partie décrit rapidement les moyens originaux mis en œuvre, tant sur le plan de l'électronique d'interface que sur celui de la programmation.
Nous proposons une étude théorique des générateurs de courant utilisant le principe du relèvement par explosif d'un cylindre placé sur l'axe et à l'intérieur d'une bobine solénoïde. Deux modèles différents sont proposés. Pour l'un le pas de la bobine est continûment variable; pour l'autre le pas présente plusieurs valeurs discontinues. Dans les deux cas, la variation du pas en fonction de la distance qui sépare une spire de la charge finale est calculée dans l'hypothèse d'un gain maximum de courant. Nous tenons compte des pertes principales dues à l'effet Joule résultant de la diffusion du champ à travers les spires. Les valeurs des paramètres ont été définies par les résultats expérimentaux afin que la théorie ainsi établie soit d'une utilité pratique. Enfin nous introduisons une perte supplémentaire d'énergie due à la rotation de la partie relevée du tube sous l'action des forces magnétiques. Ces dernières pertes sont négligeables pour les solénoïdes à grand gain bien qu'elles augmentent comme le carré des pertes par effet Joule.
Une analyse des différents procédés de filtrage de la raie Rayleigh met en évidence plusieurs avantages de l'interféromètre de Fabry-Pérot utilisé en réflexion. L'étude théorique du dispositif permet de calculer un facteur de filtrage, en bon accord avec les premiers résultats expérimentaux.
On discute brièvement les derniers travaux de thermodynamique des supraconducteurs à partir de la théorie microscopique. On insiste davantage sur les systèmes à hautes températures de transition.
Nous décrivons trois appareils de mesures de frottement interne à amplitude constante. Deux d'entre eux sont des pendules à lames fonctionnant l'un en torsion, l'autre en flexion dans la gamme de fréquence 20 Hz-1 000 Hz. Le troisième utilise des barreaux excités longitudinalement dans la gamme de fréquence 10 kHz-50 kHz. Tous trois fonctionnent actuellement de 77 °K à 500 °K. Ils sont entièrement automatiques et permettent des enregistrements continus du frottement interne et de la fréquence.
On présente une installation d'enregistrement des micropulsations du champ magnétique terrestre, pour les trois composantes X, Y, Z. La traduction des variations du champ magnétique en signaux électriques est effectuée par des magnétomètres à noyau saturé, transistorisés, construits par l'auteur. La connexion entre les sorties des magnétomètres et les entrées des galvanomètres enregistreurs est réalisée par des filtres RC-série. Utilisant les filtres RC-série, on obtient le choix du domaine des micropulsations de périodes désirées. Le filtre RC-série qui coupe les composantes de longue période du signal permet en même temps d'éviter, dans ce cas particulier, le principal défaut des magnétomètres à noyau saturé, qui consiste dans le glissement du niveau d'étalonnage (du point de fonctionnement). La sensibilité de l'installation est de 0,1 gamma/mm. On conserve une bonne linéarité de l'étalonnage dans une gamme totale de plus de 500 gammas. L'enregistrement est réalisé à l'aide des galvanomètres aux enregistreurs photographiques, aux vitesses de déroulement de 4 et de 20 mm/mn. On discute le comportement de l'installation dans le laboratoire et dans les conditions réelles de l'enregistrement des variations géomagnétiques.
On décrit un appareillage destiné aux études spectroscopiques de gaz solidifiés sous des pressions allant jusqu'à 12 kbars et des températures pouvant atteindre 2 °K. Le système se compose d'un cryostat optique à hélium liquide, d'une cellule optique et d'une presse capable de développer huit tonnes. Celle-ci actionne, par l'intermédiaire de deux longs tubes concentriques en acier inoxydable, un piston coulissant dans la cellule optique immergée dans l'hélium liquide. La pression est déterminée à 4,2 °K par déplacement du flanc d'absorption d'un échantillon de GaSb inclus dans de l'hydrogène solide. Avec cet appareil, on a étudié l'évolution en fonction de la pression du spectre d'absorption induit dans le proche infrarouge de l'hydrogène solide pur.
Une onde électromagnétique à très basse fréquence (T.B.F.) se propage dans l'ionosphère dans le mode des sifflements. Une telle onde est guidée par les lignes de forces de l'induction magnétique terrestre et son champ magnétique est polarisé presque circulairement. Le satellite FR-1 est muni de trois cadres magnétiques situés dans des plans orthogonaux et mesure le champ magnétique d'une onde T.B.F. entretenue émise par une station terrestre. Les propriétés qui concernent la polarisation du champ magnétique de l'onde peuvent être déduites des équations de Maxwell et leur vérification confirme la qualité de l'appareillage expérimental. D'autres propriétés relatives à l'intensité du champ et à la direction de la normale d'onde sont caractéristiques du milieu et permettent de mieux comprendre la structure de l'ionosphère.
Dans le présent travail, on fait des études à l'aide d'un pont phaso-sélectif RLCM sur les variations de capacité des photorésistances en poudre de CdS comprimée, excitées par de la lumière blanche continue et discontinue et en lumière monochromatique. On prouve que l'augmentation de la capacité à l'éclairement possède une sélectivité et que sa dimi nution dans certaines limites est proportionnelle à la diminution de l'énergie de la lumière d'excitation. On a étudié l'influence de la fréquence de répétition des impulsions lumineuses et de l'intensité de la lumière d'éclairement sur la raideur du front des variations de capacité.
Le présent article décrit deux types de passages de courants utilisés dans les enceintes pour hautes pressions. Les uns sont insérés directement dans les bouchons des enceintes et ont une structure coaxiale permettant leur emploi aux très hautes fréquences. Les autres sont démontables, de faible encombrement, quoique extrêmement robustes. Leur étanchéité a été vérifiée jusqu'à 1185 bars.
La spectrométrie des électrons Auger permet de caractériser les atomes situés à la surface d'un corps cristallin ou amorphe et de préciser la nature de leurs liaisons. Dans le cas de monocristaux elle est en général associée à la diffraction des électrons lents, ce qui permet d'avoir, en plus, des renseignements sur la structure de la surface. Après un rappel de la désexcitation non radiative des atomes et des transitions Auger correspondantes, les problèmes que soulève l'interprétation des spectres d'énergie sont traités d'abord dans le cas d'un atome isolé puis dans celui d'un atome lié à des atomes voisins de même espèce ou d'espèces différentes. On examine enfin quelques applications de l'analyse Auger.
On étudie le champ magnétique créé par les courants de Hall dans la géométrie du disque de Corbino. On décrit un dispositif qui permet de mesurer le champ au centre du disque. Les résultats obtenus dans le cas de l'antimoniure d'indium sont en bon accord avec l'expression théorique. Ce dispositif pourrait permettre l'amplification d'un champ magnétique dans le cas d'un matériau semi-conducteur de grande mobilité si des processus tels que l'effet d'électrons chauds ne limitaient pas la mobilité en champ élevé.
Nous suivons une nouvelle voie pour le calcul du profil des raies de Raman dépouillées de la distorsion due au montage expérimental. Nous effectuons le produit de convolution d'un modèle analytique représentant la raie pure par la fonction d'appareil. Le traitement du modèle global résultant à l'aide d'un algorithme de régression non linéaire permet l'optimalisation des valeurs des paramètres du modèle analytique. La méthode est appliquée à la raie ν1 de KNO3 liquide (400 °C) puis solide (320 °C).
Nous avons observé les deux phénomènes de relaxation diélectrique qui se produisent dans les polyéthylènes aux températures de l'hélium liquide. Nous constatons que le phénomène qui a lieu à quelques kilohertz (relaxation de Vincett) est susceptible d'être étudié quantitativement avec un pont et nos résultats servent à confirmer les notions existantes, surtout en ce qui concerne l'effet d'oxydation. L'emploi de la méthode calorimétrique nous a permis d'observer la relaxation qui se produit à quelques mégahertz (relaxation de Carson), et d'apporter quelques éléments au débat sur l'origine de ce phénomène dont la constante de temps est assez bien définie.
Le spectre Raman d'un monocristal de sulfate de potassium K2SO 4 a été enregistré, à la température ordinaire, avec un spectrophotomètre équipé d'un laser à hélium-néon. Les bandes sont attribuées sans ambiguïté aux types de vibration Ag, B1g, B2g et B3g. L'influence de l'entourage des ions sulfate sur leurs modes internes de vibration est mise en évidence, ainsi que le mélange des modes de libration et de translation.
Nous présentons des résultats sur la tenue jusqu'à 17 000 bars de fenêtres de saphir. Ce matériau résiste aux compressions et décompressions brutales jusqu'à cette pression pour des épaisseurs moindres que celles qui sont généralement utilisées. Les dimensions des montages optiques haute pression peuvent ainsi être allégées et l'ouverture optique considérablement augmentée.
Nous décrivons un dispositif destiné à mesurer de faibles coefficients d'absorption par une méthode calorimétrique. L'appareil réalisé est un calorimètre à conduction, dont les fluxmètres thermiques sont constitués d'éléments à effet Peltier semiconducteurs ; il permet d'effectuer la correction de lumière diffusée. Sa sensibilité est d'environ 10-5 cm-1 et la précision meilleure que 10 % autour de 10-2 cm-1. Nous donnons quelques résultats obtenus sur GaAs, Ge, NaCl et KBr à 10,6 μm.
Après un bref rappel du principe et des avantages de l'analyse en temps réel par compression de temps, on décrit un ensemble original destiné à l'analyse de signaux aléatoires de très basses fréquences. Les caractéristiques de l'appareil sont données. Deux exemples d'applications en vélocimétrie optique illustrent son emploi : le montage est testé en enregistrant le spectre d'une répartition aléatoire de grains de vitesse uniforme connue ; la vitesse d'un courant de convection naturelle est ensuite mesurée.
Nous décrivons un système détecteur de particules installé sur le spectromètre magnétique Buechner du D . Ph-N/BE. Il comporte quatre jonctions à localisation de 50 mm x 15 mm suivies d'un diviseur analogique. La résolution spatiale atteint 0,7 mm et la non-linéarité de réponse est inférieure à 5 %.
Équivalant magnétiquement à un doublet, tout satellite gravitant dans un milieu caractérisé par son induction magnétique propre est soumis, en conséquence, à un couple. Ce couple exerce sur l'attitude du satellite soit un rôle utile de commande dans le cas d'une stabilisation magnétique, soit un rôle parasite de dépointage progressif pour tout autre mode de stabilisation. Aussi s'avère-t-il indispensable, pour l'évaluation prévisionnelle des mouvements angulaires du satellite, de déterminer complètement le moment magnétique vectoriel. Cette détermination nécessite une expérimentation au sol s'effectuant en milieu simulé reproduisant, aussi fidèlement que possible, les conditions d'ambiance magnétique orbitales. Compte tenu de cet impératif, la méthode de mesure appropriée permettant de lever tous les doutes fait alors avantageusement appel à une série de données magnétométriques. La méthode repose sur un traitement simple des signatures magnétiques qu'accusent deux sondes orthogonales disposées à distance suffisante du satellite lorsque l'on soumet ce dernier à des mouvements tant de translation que de rotation sur lui-même; toutefois, la procédure par translation ne s'impose que dans le cas d'une aimantation induite notable, soit pour des satellites gravitant sur orbites de faibles apogées. Mise en œuvre sur les satellites français FR1 et D1 et sur les satellites européens ESRO1 et HEOS, la méthode magnétométrique s'est avérée dans l'ensemble satisfaisante, les résultats obtenus se centrant en moyenne sur une valeur de moment assez précise ; une dispersion notable est cependant à souligner du fait du parasitage qui affecte les faibles niveaux magnétiques détectés.
La méthode de microanalyse par l'observation directe de réactions nucléaires a été appliquée au dosage de l'azote 14. Le spectre caractéristique de cet isotope, bombardé par des deutons, a été étudié à diverses énergies. Les sections efficaces différentielles des réactions observées, de type (d, p) et (d, α), ont été mesurées entre 600 et 1 400 keV. Le pic de la réaction N14(d, α)C12, dont l'énergie est d'environ 10 MeV, est très isolé et permet de doser l'azote en présence de la plupart des autres éléments. D'autres pics du spectre peuvent être utilisés en l'absence de noyaux tels que B10, F19, et fournissent des taux de comptage supérieurs. La sensibilité de cette méthode d'analyse non destructive est de l'ordre de 10-3 μg/cm 2. Un échantillon d'une surface de 1 mm2 peut être dosé aisément. Les mesures quantitatives sont rendues absolues par l'utilisation d'étalons de nitrure de tantale. L'application de ces techniques à l'étude de la pulvérisation cathodique réactive permet de mettre en évidence l'influence de la pression partielle d'azote sur la composition des dépôts de nitrures. D'autres applications à l'étude de la nitruration à chaud de divers métaux sont présentées.
Après avoir passé en revue les théories actuelles sur la formation des images astronomiques à travers la turbulence atmosphérique, on décrit diverses méthodes employées pour restaurer l'information : interférométrie, speckle-interférométrie, déconvolution. Une restauration complète de l'information est théoriquement possible par analyse statistique d'un grand nombre d'images instantanées.
Dans le VIVITRON, il est prévu d'accélérer une cinquantaine de faisceaux de nature différente et d'énergie variable pouvant atteindre 20 MeV/n pour les ions lourds « légers » et 5 MeV/n pour les ions les plus lourds ( A ∼ 200). L'obtention de ces faisceaux avec les excellentes qualités propres aux machines électrostatiques nécessite cependant la mise en oeuvre d'une sélection fine en masse à l'injecteur, d'une sélection en charge après épluchage (gaz ou feuille) au niveau de l'électrode centrale ainsi qu'une sélection en charge et en masse dans un aimant d'analyse placé après la machine et ayant des capacités de déviation adaptées aux faisceaux délivrés ( K = 500).
Nous nous intéressons ici à la détermination pratique de périodicités dans des phénomènes « historiques », c'est-à-dire aléatoires, non reproductibles, dont les mesures sont limitées dans le temps, et qui en outre comportent des manques dus à diverses causes fortuites. Nous présentons ici, avec critiques, plusieurs méthodes d'étude : périodogramme, spectre de puissance, fonction d'autocorrélation, et enfin une méthode mixte (autocorrélation multipliée par spectre de puissance) qui nous a donné de bons résultats.
Nous avons réalisé un secteur électrostatique cylindrique d'angle π/2√2 avec focalisation hors des limites du champ. Nous avons étudié les propriétés optiques du système et calculé les termes d'aberration qui limitent la résolution énergétique. L'appareil est destiné à servir d'analyseur d'énergie pour des électrons diffusés par des cibles solides.
On étudie le signal fourni par un détecteur recevant un jet modulé en intensité. Le détecteur se comporte comme un intégrateur (circuit RC) et on trace la courbe de réponse en fonction de la fréquence de modulation. Les courbes de rapport signal sur bruit permettent de déterminer les meilleures conditions de travail.
Le spectre d'absorption dans l'infrarouge lointain d'un monocristal de nitrate de potassium en lumière polarisée ne montre aucune différence entre les 2 phases rhomboédriques l'une paraélectrique, l'autre ferroélectrique qui correspondent toutes deux à une unité formulaire dans la maille. La vibration de translation des ions NO-3 et K+ perpendiculaire à l'axe c donne une large bande d'absorption pour E // c qui ne se déplace pas avec la température, et n'apporte donc aucun argument en faveur d'une transition displacive. Aucune absorption supplémentaire n'apparaît dans la phase paraélectrique où elle aurait indiqué l'apparition d'un certain désordre. Par contre conformément à la théorie des groupes, des raies nouvelles apparaissent dans la phase orthorhombique où la maille contient 4 unités formulaires, mais on observe moins de raies qu'on n'en attend.
Nous décrivons dans cet article une méthode de mesure de la viscosité dynamique des liquides semiconducteurs. Le viscosimètre rotatif que nous avons mis au point permet de mesurer des viscosités comprises entre 0,05 et 1 000 P jusqu'à des températures de 800 °C. Dans un premier temps nous avons testé notre dispositif avec le sélénium. Nous avons vérifié que le sélénium se comporte comme un liquide newtonien. La courbe de la viscosité en fonction de l'inverse de la température absolue tracée en coordonnées semilogarithmiques présente deux singularités à 280 et 500 °C. Le fait d'avoir contrôlé l'écoulement nous permet de les associer à des variations structurales du liquide et non pas à l'établissement de turbulences.
Nous présentons des résultats préliminaires concernant un fort effet de pic dans l'hystérésis magnétique d'un alliage Pb-In-Na, qui ouvrent des perspectives intéressantes quant à la possibilité d'obtenir des matériaux supraconducteurs autostables.
L'action de l'eau sur l'oxyde anodique de silicium se traduit par une évolution lente de toutes ses propriétés électriques. Les phénomènes de conduction, de redressement et d'accumulation de charges sont modifiés, la permittivité passe de 3,9 à 6,2, la barrière de potentiel à la surface du silicium diminue. L'application d'un très fort champ continu permet de revenir sur cette évolution. Des expériences de marquage par le tritium suggèrent que l'action de l'eau se traduirait essentiellement par une incorporation de protons.
Cet article présente une gamme de générateurs d'impulsions couvrant les tensions allant de 5 kV à 600 kV. Les caractéristiques des impulsions obtenues sont : un front de montée très raide et une parfaite reproductibilité. Le délai des générateurs est ramené à des valeurs très faibles avec un jitter négligeable.
On étudie l'amorçage des décharges de condensateurs dans un tube capillaire où règne un vide poussé, qui sont utilisées comme source de lumière pour la spectroscopie dans l'U.V. lointain. Pour que l'amorçage soit convenable, il faut que l'intensité du courant et l'énergie dépensée dans l'étincelle glissante soient suffisantes. On décrit un dispositif simple entièrement transistorisé permettant d'obtenir un bon amorçage avec une fréquence réglable.
Un banc de mesures électriques en très haute fréquence permettant la mesure simultanée des coefficients complexes de transmission et de réflexion d'une charge a été mis au point et est décrit dans cet article. Trois coupleurs directifs sont associés à quelques éléments de circuits pour donner un dispositif simple de mesures. Les possibilités d'un tel banc sont déterminées et un exemple de réalisation en est par ailleurs donné.
Avant d'être traitées par fusion de zone, les couches minces doivent être recouvertes par une pellicule réfractaire pour éviter que le liquide de la zone ne s'agglomère en gouttelettes sous l'effet des tensions superficielles. Les meilleurs résultats ont été obtenus pour les couches d'étain, avec des pellicules d'oxyde formées en chauffant les échantillons à l'air pendant 24 h à 210/220 °C et pour les couches d'étain-plomb, avec des pellicules de MgF2 d'épaisseur 1 μ, déposées après chauffage des échantillons à l'air, pendant 24 h à 170/180 °C. Dans ces conditions, de grands domaines ont pu être recristallisés sur ces deux types de couches et la ségrégation du plomb a pu être mise en évidence après une passe, dans les couches d'étain-plomb.
La spectrométrie Auger est utilisée pour étudier la préparation chimique et le nettoyage ionique de substrats d'InP puis le mode de croissance et les propriétés d'encapsulation de Si3N4 déposé par pulvérisation ionique réactive sur GaAs et InP. La pulvérisation préférentielle du phosphore lors d'un décapage ionique est mise en évidence par une décroissance de 30 % du rapport P/In lorsque l'on fait varier l'énergie des ions de 90 eV à 500 eV. L'observation des pics Auger de l'arsenic et du gallium pour GaAs et de l'indium pour InP lors du dépôt de Si3N4 indique une altération de la composition de surface du substrat au début de la croissance du nitrure. Des mécanismes sont proposés pour rendre compte des comportements constatés. Quelques monocouches de Si3N4 suffisent pour stabiliser en température la surface de GaAs mais limitent seulement partiellement la diffusion de l'indium dans le cas de InP.
Des dépôts du composé ternaire Nb3(Al-Ge) ont été élaborés par pulvérisation cathodique (système triode) ; la phase de structure A15 a été obtenue par un traitement thermique des dépôts. Pour une composition voisine de Nb0,80(Al0,72Ge0,28)0,20 et un recuit de quelques heures à 750 °C, ces dépôts ont une température critique de 14 °K environ et la densité de courant critique est supérieure à 105 A/cm2 (H ≤ 40 kOe). Nous examinons les causes possibles de la différence entre la température critique de ces dépôts et celle d'échantillons massifs de même composition.
On montre ici, à partir d'expériences réalisées sur échantillons courts (Nb-Ti) traversés par un courant de transport, l'influence déterminante des instabilités magnétiques sur les caractéristiques nominales du supraconducteur. L'analyse mathématique des essais confirme le modèle adiabatique théorique adopté : sur une configuration géométrique simple, on détermine un critère de stabilité vérifié par l'expérience faite sur des matériaux stabilisés au Pb et Au. On conclut par une première approche du phénomène de training que l'on relie à des courants diamagnétiques dans le supraconducteur.
Le présent article traite de la réalisation et des caractéristiques d'un système de bombardement électronique de forte puissance utilisant les principes du confinement magnétique du faisceau d'électrons, en vue de son application à l'ionisation d'nn jet atomique. Cette méthode permet d'une part, d'augmenter le volume d'interaction entre le faisceau électronique et le jet atomique et d'autre part d'ioniser tout le volume du jet.
On étudie les conditions pour qu'un laser oscillant en multimodes transverses puisse émettre un spot lumineux gaussien pur décentré. On exprime les relations d'amplitude et de phase que doivent satisfaire les modes transverses et on examine ensuite les possibilités d'obtenir de telles relations et les moyens pratiques pour y parvenir.
Un appareillage de mesure de densité des solides, utilisant les pesées hydrostatiques, a été mis au point. La régulation de température du liquide d'immersion permet d'obtenir une précision de ± 3 × 10-3 °C. La méthode a été appliquée à l'étude des défauts de PbSe et a permis de conclure à l'existence de lacunes de Pb dans les échantillons de type p.
Ce travail est consacré à un essai d'étude théorique de l'impédance, en basse fréquence, de plasmas de colonnes positives. Le calcul est effectué en utilisant les équations macroscopiques décrivant les propriétés du plasma et en tenant compte de l'influence de la température électronique sur les fréquences d'ionisation et de collision. On montre ainsi que le diagramme représentant, dans le plan complexe, la variation de l'impédance Z = r + jx, en fonction de la fréquence, comprend trois domaines, chacun d'eux pouvant être interprété à partir de phénomènes fondamentaux déterminant les propriétés de la colonne positive. Des exemples de diagrammes d'impédance sont donnés et l'on présente un essai d'interprétation de résultats antérieurement publiés.
Quand le pas est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde certaines propriétés des réseaux se révèlent très sensibles à la polarisation. Il faut alors, tenir compte du caractère vectoriel de l'onde électromagnétique incidente. Cet article est un exposé de mise au point sur les travaux effectués dans ce domaine depuis une dizaine d'années.
Le filtrage isotopique d'une lampe au rubidium 85, à l'aide de l'isotope 87, a été étudié ; en particulier, on a fait ressortir l'influence sur le filtrage de la nature et de la pression du gaz tampon contenu dans le filtre. On montre en outre qu'il est possible de réaliser un filtrage efficace en utilisant de l'hélium comme gaz tampon. Ces études ont été faites à l'aide d'un spectromètre Fabry- Pérot dont une description sommaire est faite. Ces études ont de plus permis la réalisation d'un maser Rb 85.
Un spectromètre β sans fer π √2 du type « Chalk-River » de 50 cm de rayon de trajectoire moyenne est très brièvement décrit. La gamme d'énergie des électrons s'étend de 3 keV à 3,6 MeV, la résolution limite est de 1,4 x 10-1.
L'auteur, après avoir rappelé brièvement le principe d'un microscope électronique par transmission, essaie de dégager quelques domaines d'application que la microscopie électronique à haute tension permettrait d'étudier efficacement. Il semble que deux questions sont à résoudre en priorité : l'étude des contrastes et celle des défauts ponctuels qui doivent être créés si la tension est assez élevée.
Depuis la découverte des raies radio de OH en 1963, l'étude radio des molécules interstellaires est devenue un des chapitres les plus importants de l'astrophysique. Outre OH et la molécule isotopique O18H, les molécules NH3, H2O, H2CO et la molécule isotopique H2C13O, CO, CN et HCN ont été détectées en radio. CN, CH, CH+, C13H+ et NH3 sont également connues par leurs raies d'absorption optiques. Toutes ces molécules présentent à des degrés divers des écarts à l'équilibre thermodynamique, pouvant même produire des effets masers donnant des intensités énormes, dans le cas de OH et H2O. Elles sont très abondantes dans la Galaxie, ce qui est surprenant car plusieurs sont rapidement dissociées par l'Ultra-violet interstellaire. Leur formation, sans doute à la surface des grains de poussière interstellaires, pose des problèmes de physico-chimie encore mal explorés. Etant donné que ni la fragilité de la molécule dans les conditions interstellaires ni son énergie de formation ne semblent jouer de rôle essentiel dans son abondance, on peut s'attendre à observer toutes les molécules simples formées avec les éléments les plus abondants dans le milieu interstellaire : H, O, N, C, Fe, Mg, Si, S, etc... Cependant la détection de ces molécules est difficile si on ne dispose que de fréquences calculées ou déduites de mesures optiques : la mesure en laboratoire des fréquences hertziennes des transitions intéressantes est une étape indispensable de l'astrophysique moléculaire. Nous avons rassemblé ci-dessous une bibliographie qui, pour OH, ne donne que des titres récents et des articles fondamentaux plus anciens. Elle doit être sensiblement complète pour NH 3, H2O et H2CO. Enfin un certain nombre d'articles relatifs à l'étude optique des molécules interstellaires et à la détection radio de certaines molécules sont également indiqués.
Nous avons montré précédemment que la formation des amas de Guinier-Preston dans les alliages aluminium-magnésium s'accompagne d'une augmentation des vitesses de propagation des ultrasons et d'une diminution d'atténuation. Ce travail est consacré à l'explication quantitative de ces variations. On montre que la déformation du réseau cristallin de la matrice appauvrie provoque une diminution de la vitesse dans la matrice, et que l'augmentation mesurée doit s'expliquer par l'attribution aux amas de propriétés élastiques élevées. Dans le modèle utilisé l'augmentation relative de vitesse mesurée est proportionnelle à la fraction volumique occupée par les amas. Les variations d'atténuation sont interprétées en séparant l'atténuation due à la diffusion aux joints de grains et aux réflexions aux interfaces amas/matrice de celle due au frottement intérieur proprement dit. On montre qu'en fin d'évolution et aux fréquences considérées (6-15 MHz), seule cette dernière source est responsable de la diminution mesurée.
Les mesures de permittivités complexes de solutions aqueuses de glycine ont été effectuées dans un large domaine de températures (de 5 °C à 90 °C) et pour plusieurs concentrations (de 0,5 à 3 moles par litre de solution) à 15,35 GHz. L'appareil de mesure utilise un dispositif de perturbation et de compensation en cavité résonnante qui n'avait pas encore, à notre connaissance, été appliqué en bande Ku. Une analyse des résultats expérimentaux nous a permis de mettre en évidence une expression mathématique, qui dans ce domaine de températures et de concentrations, peut représenter le comportement diélectrique de ces solutions.
Afin d'améliorer les transitoires dans la fabrication des hétérostructures par épitaxie en phase vapeur et d'étudier la faisabilité de dépôts couche par couche, l'état de surface de substrats InP a été contrôlé par suivi ellipsométrique in situ sous atmosphère de PH3, d'AsH3 et d'InCl à diverses températures.