English: Dn = nominal pipe size diameter OD = outer diameter of the raised face area of a standard raised-face flange D = published inside pipe diameter  FT = flange thickness (see note 3)  = 3.18mm for 25 to 75mm nominal pipe size  (0.125" for 1 to 3-inch nominal pipe sizes) = 6.35mm for 100 to 450mm nominal pipe size  (0.250" for 4 to 18-inch nominal pipe sizes) = 2.70mm for 500 to 1200mm nominal pipe size  (0.500" for 20-inch to 48-inch nominal pipe sizes) = 25.40mm for 1250 to 1800mm nominal pipe size  (1.000" for 50-inch to 72-inch nominal pipe sizes)  FTVAS = flange thickness  = 12.70mm for 75 to 300mm nominal pipe sizes  (0.500" for 3 to 12-inch nominal pipe sizes) = 17.15mm for 350 to 600mm nominal pipe sizes  (0.675" for 14 to 24-inch nominal pipe sizes) = 19.05mm for 750 to 900mm nominal pipe sizes  (0.750" for 30 to 36-inch nominal pipe sizes)  TL = total length of flow conditioner = (3.5 X Dn) + (0.125 X D)  UL = upstream length of flow conditioner = 3.5 X Dn  DL = downstream length of flow conditioner = (0.125 X D) - FT   4.2 Construction Material  The default manufacturing material for GFC components is 300 series stainless steel. The GFC may also be manufactured from various other materials.  4.3 Design Anti-Swirl Device Component  4.3.1 Tube Anti-Swirl (TAS) device component  The anti-swirl device component of the GFC TAS models shall be constructed of a thin-walled tube bundle (7 tubes for nominal pipe sizes of 50mm (2 inches), 19 tubes for all other sizes), the individual tubes being welded parallel to each other, the interior of which is beveled 50 percent at 45 degrees on the inlet end, and arranged in a symmetrical, circular pattern.
French: Les principales caractéristiques du redresseur ainsi que les critères de qualité connexes sont les suivants :  a) l’épaisseur de la plaque perforée doit se situer entre 0.12 D et 0.13 D;  b) il doit y avoir trois trous sur un diamètre de perçage se situant entre 0.15 D et 0.155 D. L’alésage doit être tel que la somme des aires d’alésage se situe entre 3% et 5% de l’aire D;  c) il doit y avoir huit trous sur un diamètre de perçage se situant entre 0.44 D et 0.48 D. L’alésage doit être tel que la somme des aires d’alésage se situe entre 19% et 21% de l’aire D;  d) il doit y avoir seize trous sur un diamètre de perçage se situant entre 0.81 D et 0.85 D. L’alésage doit être tel que la somme des aires d’alésage se situe entre 25% et 29% de l’aire D.     Les sept modèles de GFC et leurs dimensions significatives sont représentés dans les figures suivantes: où  Dn = diamètre nominal de la conduite OD = diamètre extérieur de la face en saillie d’une bride normale D = diamètre intérieur de conduite publié FT = épaisseur de la bride (voir remarque 3) = 3.18 mm pour conduites d’un diamètre nominal de 25 à 75 mm  (0.125 po pour conduites d’un diamètre nominal de 1 à 3 po) = 6.35 mm pour conduites d’un diamètre nominal de 100 à 450 mm  (0.250 po pour conduites d’un diamètre nominal de 4 à 18 po) = 2.70 mm pour conduites d’un diamètre nominal de 500 à 1200 mm  (0.500 po pour conduites d’un diamètre nominal de 20 à 48 po) = 25.40 mm pour conduites d’un diamètre nominal de 1250 à 1800 mm  (1.000 po pour conduites d’un diamètre nominal de 50 à 72 po)  FTVAS = épaisseur de la bride = 12.70 mm pour conduites d’un diamètre nominal de 75 à 300 mm  (0.500 po pour conduites d’un diamètre nominal de 3 à 12 po) = 17.15 mm pour conduites d’un diamètre nominal de 350 à 600 mm  (0.675 po pour conduites d’un diamètre nominal de 14 à 24 po) = 19.05 mm pour conduites d’un diamètre nominal de 750 à 900 mm  (0.750 po pour conduites d’un diamètre nominal de 30 à 36 po)  TL = longueur totale du tranquilliseur = (3.5 X Dn) + (0.125 X D) UL = longueur amont du tranquilliseur = 3.5 X Dn DL = longueur aval du tranquilliseur = (0.125 X D) - FT   4.2 Matériau constitutif  Le matériau constitutif par défaut des composants du GFC est l’acier inoxydable de la nuance 300.