English: Where applicable meters shall be adjusted as close to zero error as practical.  5.3 Testing Facilities  5.3.1 Provision of Test Facilities and Equipment  Every contractor and accredited organization shall as necessary, provide or arrange for the provision of, the following facilities to Measurement Canada without charge, to permit the inspection of all meters encountered in the course of their business:  a) testing equipment; including any applicable computer hardware and/or software;  b) test room(s) environmentally controlled to the extent required by these Specifications;  c) measuring apparatus calibrated and certified in accordance with the requirements of the Electricity and Gas Inspection Act and its Regulations and any specifications established thereunder; and  d) any other facilities necessary for the administration of these Specifications.  5.3.2 Calibration and Certification of Measuring Apparatus and Standards.  Measuring apparatus or standards that are required to be used for the verification and reverification of meters shall be calibrated and certified in accordance with the requirements of the Electricity and Gas Inspection Act and its Regulations and any specifications established thereunder.  5.4 Verification and Reverification Methods  5.4.1 General  Subject to the conditions and requirements of individual specifications contained in this document, as well as Measurement Canada approved sampling plans, meters shall be verified or reverified by one of the following methods: a. screening; b. acceptance sampling; c. compliance sampling.
French: S’il y a lieu, les compteurs doivent être réglés en vue d'une erreur le plus près possible de zéro.  5.3 Installations d'essai  5.3.1 Fourniture d'installations et d'équipement d'essai  Chaque fournisseur et chaque organisme accrédité doivent, au besoin, fournir sans frais les installations suivantes à Mesures Canada, ou prendre des dispositions à cette fin, pour permettre l'inspection de tous les compteurs rencontrés dans l'exécution de leur travail.  (a) Équipement d'essai, y compris tout matériel informatique et/ou logiciel applicables.  (b) Salle(s) d'essai à environnement contrôlé dans la mesure prescrite par la présente norme.  (c) Appareillage de mesure étalonné et certifié conformément aux exigences de la Loi et du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz et de toute norme établie en vertu de cette loi ou de ce règlement.  (d) Toute autre installation nécessaire pour l'administration de la présente norme.  5.3.2 Étalonnage et certification d'appareillages et étalons de mesure  Les appareillages ou étalons de mesure nécessaires à la vérification et à la revérification des compteurs doivent être étalonnés et certifiés conformément aux exigences de la Loi et du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz et de toute norme établie en vertu de cette loi ou de ce règlement.  5.4 Méthodes de vérification et de revérification  5.4.1 Généralités  Compte tenu des conditions et exigences particulières du présent document, ainsi que des plans d'échantillonnage approuvés par Mesures Canada, les compteurs doivent être vérifiés ou revérifiés selon une des méthodes suivantes : a. tri; b. échantillonnage d’acceptation; c. échantillonnage de conformité.