English: Procedure Type of AIMDS Implanted Cardiac Pacemaker Implanted Cardiac Defibrillator Implanted Neurostimulator Shortwave and Microwave Diathermy Absolute contraindication Absolute contraindication Absolute contraindication Therapeutic Ultrasound Diathermy Relative contraindication Relative contraindication Absolute contraindication Electromagnetic Stimulation Relative contraindication Relative contraindication Absolute contraindication MRI with transmit/receive radio-frequency (RF) head coil 4 Absolute contraindication Absolute contraindication Relative contraindication* MRI (all other) Absolute contraindication Absolute contraindication Absolute contraindication Electrosurgery Relative contraindication Relative contraindication Relative contraindication External Defibrillation Relative contraindication Relative contraindication Relative contraindication Radiotherapy Relative contraindication Relative contraindication Relative contraindication Lithotripsy or Ultrasound Therapy Relative contraindication Relative contraindication Relative contraindication Fluoroscopy or other X-ray procedures No contraindication No contraindication No contraindication Echography No contraindication No contraindication No contraindication * This type only of MRI is allowed if both of the following conditions are met: 1)The gradient magnetic field must be 20 T/s or less; 2)The transmit/receive radio-frequency (RF) head coil must have a specific absorption rate (SAR) rating less than the maximum permissible SAR as given in the manufacturer's specifications for the neurostimulator, for all possible radio-frequency (RF) pulse sequences.4 Definitions of Levels of Risk Management - AIMDS No contraindication:
French: Intervention Type d'ISMIA Stimulateur cardiaque implanté Défibrillateur cardiaque implanté Neurostimulateur implanté Diathermie à ondes courtes et à micro-ondes Contre-indication absolue Contre-indication absolue Contre-indication absolue Diathermie thérapeutique par ultrasons Contre-indication relative Contre-indication relative Contre-indication absolue Stimulation électromagnétique Contre-indication relative Contre-indication relative Contre-indication absolue IRM avec bobine RF transmission/ réception pour tête 4 Contre-indication absolue Contre-indication absolue Contre-indication relative* IRM (tout autre type) Contre-indication absolue Contre-indication absolue Contre-indication absolue Électrochirurgie Contre-indication relative Contre-indication relative Contre-indication relative Défibrillation externe Contre-indication relative Contre-indication relative Contre-indication relative Radiothérapie Contre-indication relative Contre-indication relative Contre-indication relative Lithotripsie ou traitement par ultrasons Contre-indication relative Contre-indication relative Contre-indication relative Fluoroscopie ou autre intervention par rayons X Aucune contre-indication Aucune contre-indication Aucune contre-indication Échographie Aucune contre-indication Aucune contre-indication Aucune contre-indication Seul ce type d'IRM est autorisé si les conditions suivantes sont satisfaites : 1) Le gradient de champ magnétique doit être de 20 T/s ou moins; 2) La bobine radiofréquence (RF) transmission/réception pour tête doit avoir un taux d'absorption spécifique (specific absorption rate, ou SAR) inférieur au SAR maximal admissible indiqué dans les spécifications du fabricant pour le neurostimulateur, et ce pour toutes les séquences d'impulsion radiofréquence (RF) possibles.4 Définitions des niveaux de gestion du risque - ISMIA Aucune contre-indication :