English: 3.4.2 User Responsibilities All users of analytical x-ray equipment must: receive training, authorized or approved by the equipment owner or designee, on the operation and x-ray hazards relevant to the particular analytical x-ray equipment intended for use; have read, understood and follow all applicable radiation safety rules and emergency procedures that are prescribed by the equipment owner or designee and by the appropriate radiation protection regulatory authority, before operating the analytical x-ray equipment; wear personal radiation monitors consistent with the equipment design and operation (see section 3.7 of this Code) and as recommended by the regulatory radiation protection authority; perform regular reviews of their own personal dosimetry data and identify unexpected radiation exposures, investigate them as to root cause(s) and implement appropriate corrective action(s); use an appropriate survey meter to identify and monitor radiation levels at critical areas (tube housing, beam ports, shutters, analysis accessories, etc.) of the equipment during set up and beam alignment procedures, and following modifications and alterations to the device or its accessories, and to ensure that compliance with the regulatory limit (0.5 mR [~ 4.39 µGy air kerma] per hour at 5.0 cm from any external surface of the equipment) is maintained, and that the guidance levels (indicated in section 3.6) including the permissible dose limits (Appendix I) would not be exceeded under routine operational conditions of the equipment; conduct the pre-operational safety checks indicated in section 3.3.1.1 of this Code; and stop the operation of the analytical x-ray equipment if any unsafe operational conditions arise, and immediately notify the equipment owner or designee of such conditions.
French: 3.4.3 Responsabilités du personnel chargé de l’entretien Toutes les personnes responsables de l’entretien des appareils d’analyse aux rayons X doivent : 1. avoir reçu une formation adéquate relativement à l’entretien et à la réparation des divers appareils d’analyse aux rayons X dont ils sont responsables, l’accent ayant été mis sur les opérations d’entretien qui pourraient nécessiter la mise en marche du générateur de rayons X; 2. lire attentivement et bien comprendre l’ensemble des consignes de sécurité et des mesures d’urgence relatives au matériel d’analyse aux rayons X et au laboratoire, y compris les paragraphes 3.6 et 3.7 du présent code; 3. porter des dosimètres individuels pour surveiller séparément les doses reçues par le corps entier et par les extrémités, selon les tâches accomplies; 4. utiliser un appareil de contrôle radiologique en bon état de fonctionnement (fourni par le propriétaire du matériel ou personnel) pour surveiller les niveaux de rayonnement aux endroits critiques (gaine du tube, fenêtres de sortie du faisceau, obturateurs, accessoires d’analyse, etc.) du matériel pendant l’installation, l’alignement du faisceau et l’entretien, et après toute modification apportée aux appareils ou aux accessoires; 5. prendre les précautions nécessaires pour éliminer ou réduire les niveaux de rayonnement (mesurés conformément à l’alinéa 3.4.3.4) afin que la limite réglementaire (0,5 mR [kerma de l’air ~ 4,39 µGy] par heure à 5,0 cm de toute surface extérieure de l’appareil) soit respectée et que les niveaux recommandés (indiqués au paragraphe 3.6), y compris les limites de dose admissibles (annexe I) ne soient pas dépassées dans les conditions de fonctionnement normales; 6. revoir régulièrement leurs propres données de dosimétrie personnelle et relever les radioexpositions non prévues, en rechercher la(les) cause(s) et mettre en œuvre les mesures correctrices appropriées;