English: 3.4.2 User Responsibilities All users of analytical x-ray equipment must: 1. receive training, authorized or approved by the equipment owner or designee, on the operation and x-ray hazards relevant to the particular analytical x-ray equipment intended for use; 2. have read, understood and follow all applicable radiation safety rules and emergency procedures that are prescribed by the equipment owner or designee and by the appropriate radiation protection regulatory authority, before operating the analytical x-ray equipment; 3. wear personal radiation monitors consistent with the equipment design and operation (see section 3.7 of this Code) and as recommended by the regulatory radiation protection authority; 4. perform regular reviews of their own personal dosimetry data and identify unexpected radiation exposures, investigate them as to root cause(s) and implement appropriate corrective action(s); 5. use an appropriate survey meter to identify and monitor radiation levels at critical areas (tube housing, beam ports, shutters, analysis accessories, etc.) of the equipment during set up and beam alignment procedures, and following modifications and alterations to the device or its accessories, and to ensure that compliance with the regulatory limit (0.5 mR [~ 4.39 µGy air kerma] per hour at 5.0 cm from any external surface of the equipment) is maintained, and that the guidance levels (indicated in section 3.6) including the permissible dose limits (Appendix I) would not be exceeded under routine operational conditions of the equipment; 6. conduct the pre-operational safety checks indicated in section 3.3.1.1 of this Code; and 7. stop the operation of the analytical x-ray equipment if any unsafe operational conditions arise, and immediately notify the equipment owner or designee of such conditions.
French: 3.4.2 Responsabilités des utilisateurs Tous les utilisateurs d'appareils d'analyse aux rayons X doivent : 1. avoir reçu une formation reconnue par le propriétaire ou par le responsable désigné, relativement à l'utilisation du dispositif en question et aux règles de sécurité à observer; 2. lire attentivement et bien comprendre toutes les consignes de sécurité et les mesures d'urgence établies par le propriétaire, ou le responsable désigné, et par l'organisme appropri é d e réglementation en matière de radioprotection, avant d'utiliser les appareils d'analyse aux rayons X; 3. porter des dosimètres personnels appropriés au type de matériel (voir le paragraphe 3.7 du présent code) et conformes aux recommandations de l'organisme de réglementation en matière de radioprotection; 4. revoir régulièrement leurs propres données de dosimétrie personnelle et relever les radioexpositions non prévues, en rechercher la(les) cause(s) et mettre en oeuvre les mesures correctrices appropriées; 5. utiliser un appareil de contrôle radiologique approprié pour surveiller les niveaux de rayonnement aux endroits critiques (gaine du tube, fenêtres de sortie du faisceau, obturateurs, accessoires d'analyse, etc.) du matériel pendant l'installation et pendant l'alignement du faisceau, ainsi qu'après toute modification de l'appareil ou de ses accessoires, et pour vérifier que la limite réglementaire (0,5 mR [kerma de l'air ~ 4,39µGy] par heure à 5,0 cm de toute surface extérieure de l'appareil) est respectée, et que les niveaux recommandés (indiqués au paragraphe 3.6) y compris les limites de dose admissibles (annexe I) ne seront pas dépassés dans des conditions d'utilisation normales; 6. effectuer les contrôles de sécurité avant mise en marche indiqués à l'alinéa 3.3.1.1 du présent code; 7. arrêter l'appareil d'analyse aux rayons X en cas d'incident compromettant la sécurité et avertir immédiatement le propriétaire ou le responsable désigné.