English: 2.3.2 The following is an example of how the maximum diameter of the neck of a 1,000 litre prover is calculated:  1001 x 0.25 percent =2.5 litres (2,500cc)  d = 2 x square root of [volume ÷ (3.1416 x h)]  d = 2 x square root of [volume ÷ (3.1416 x 5 cm)]  d =25.2313cm or 9.93 inches  Note that a 10 inch neck diameter would be acceptable.  2.3.3 Table 4 provides the maximum acceptable values for the inside diameter of the neck and the slope of the cones for different sizes of working standards.  Table 4: Maximum Values for the Neck I.D. and Cone Slope Nominal Capacity: 5 litres Neck Diameter: 10 cm (4") Minimum Top Cone Pitch Measures: 35° Provers: 20° Minimum Bottom Cone Pitch Measures: - Provers: 10°  Nominal Capacity: 20 litres Neck Diameter: 10 cm (4") Minimum Top Cone Pitch Measures: 35° Provers: 20° Minimum Bottom Cone Pitch Measures: - Provers: 10°  Nominal Capacity: 50 litres Neck Diameter: 10 cm (4") Minimum Top Cone Pitch Measures: 20° Provers: 20° Minimum Bottom Cone Pitch Measures: - Provers: 10°  Nominal Capacity: 100 litres Neck Diameter: 10.5 cm (4") Minimum Top Cone Pitch Measures: 20° Provers: 20° Minimum Bottom Cone Pitch Measures: - Provers: 10°  Nominal Capacity: 250 litres Neck Diameter: 12.6 cm (5") Minimum Top Cone Pitch Measures: - Provers: 15° Minimum Bottom Cone Pitch Measures: - Provers: 10°  Nominal Capacity: 500 litres Neck Diameter: 17.8 cm (7") Minimum Top Cone Pitch Measures: - Provers: 15° Minimum Bottom Cone Pitch Measures: - Provers: 10°  Nominal Capacity: 1,000 litres Neck Diameter: 25.2 cm (10") Minimum Top Cone Pitch Measures: - Provers: 15° Minimum Bottom Cone Pitch Measures: - Provers: 10°  Nominal Capacity: 1,500 litres Neck Diameter: 30.9 cm (12") Minimum Top Cone Pitch Measures: - Provers: 15° Minimum Bottom Cone Pitch Measures: - Provers: 10°  Nominal Capacity: 2,500 litres Neck Diameter: 39.9 cm (15.7") Minimum Top Cone Pitch Measures: - Provers: 15° Minimum Bottom Cone Pitch Measures: - Provers: 10° Previous Home Next
French: Valeurs maximales pour le diamètres intérieur du col et la pente des cônes Capacité nominale : 5 litres Diamètres du col : 10 cm (4po) Inclinaison minimale du cône supérieur Cuve de mesure : 35 Cuve d'essai : 20 Inclinaison minimale du cône inférieur Cuve de mesure : - Cuve d'essai : 10  Capacité nominale : 20 litres Diamètres du col : 10 cm (4 po) Inclinaison minimale du cône supérieur Cuve de mesure : 35 Cuve d'essai : 20 Inclinaison minimale du cône inférieur Cuve de mesure : - Cuve d'essai : 10  Capacité nominale : 50 litres Diamètres du col : 10 cm (4po) Inclinaison minimale du cône supérieur Cuve de mesure : 20 Cuve d'essai : 20 Inclinaison minimale du cône inférieur Cuve de mesure : - Cuve d'essai : 10  Capacité nominale : 100 litres Diamètres du col : 10,5 cm (4po) Inclinaison minimale du cône supérieur Cuve de mesure : 20 Cuve d'essai : 20 Inclinaison minimale du cône inférieur Cuve de mesure : - Cuve d'essai : 10  Capacité nominale : 250 litres Diamètres du col : 12,6 cm (5po) Inclinaison minimale du cône supérieur Cuve de mesure : - Cuve d'essai : 15 Inclinaison minimale du cône inférieur Cuve de mesure : - Cuve d'essai : 10  Capacité nominale : 500 litres Diamètres du col : 17,8 cm (7po) Inclinaison minimale du cône supérieur Cuve de mesure : - Cuve d'essai : 15 Inclinaison minimale du cône inférieur Cuve de mesure : - Cuve d'essai : 10  Capacité nominale : 1,000 litres Diamètres du col : 25,2 cm (10po) Inclinaison minimale du cône supérieur Cuve de mesure : - Cuve d'essai : 15 Inclinaison minimale du cône inférieur Cuve de mesure : - Cuve d'essai : 10  Capacité nominale : 1,500 litres Diamètres du col : 30,9 cm (12po) Inclinaison minimale du cône supérieur Cuve de mesure : - Cuve d'essai : 15 Inclinaison minimale du cône inférieur Cuve de mesure : - Cuve d'essai : 10  Capacité nominale : 2,500 litres Diamètres du col : 30,9 cm (15,7po) Inclinaison minimale du cône supérieur Cuve de mesure : - Cuve d'essai : 15 Inclinaison minimale du cône inférieur Cuve de mesure : - Cuve d'essai : 10 Précédent Accueil Suivant