natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The distance of the front edge of the sample holder from the end of the chamber shall be 22 mm; the distance of the longitudinal sides of the sample holder from the sides of the chamber shall be 50 mm (all inside dimensions).
Primer preseka spodnjega okvirja s presekom v obliki črke U z utori za žico
(See Figures 1 and 2)
Dolžina
Figure 4
Utori 0,5 × 0,5
Example of sample holder
Vžig se izvede z Bunsenovim gorilnikom z notranjim premerom 9,5 ± 0,5 mm.
Cover plate
Gorilnik se v preskusni komori postavi tako, da je središče šobe 19 mm pod središčem spodnjega roba prostega konca vzorca (glej sliko 2).
Figure 5
Plin za preskus
Example of section of lower U-frame design for wire support facility
Uporabljeni plin mora imeti kalorično vrednost približno 38 MJ/m3 (npr. zemeljski plin).
Grooves 2 × 2 (direction sample)
Kovinski glavnik, dolg najmanj 110 mm, s sedmimi ali osmimi gladkimi zaobljenimi zobci na 25 mm dolžine.
Length
Štoparica z natančnostjo 0,5 sekunde.
Grooves 0,5 × 0,5 Outer frame side
Komora za odsesavanje.
The small ignition source is provided by a Bunsen burner having an inside diameter of 9,5 ± 0,5 mm.
Zgorevalna komora se lahko postavi v komoro za odsesavanje, če je njena notranja prostornina najmanj 20-krat in največ 110-krat večja od prostornine zgorevalne komore in če nobena od njenih mer (višina, širina ali dolžina) ni več kot 2,5-krat večja od drugih dveh mer.
It is located in the test cabinet so that the centre of its nozzle is 19 mm below the centre of the bottom edge of the open end of the sample (see Figure 2).
Pred preskusom je treba 100 mm pred predvideno končno lego namestitve zgorevalne komore in 100 mm za njo izmeriti navpično hitrost zraka skozi komoro za odsesavanje.
Test gas
Ta hitrost mora biti od 0,10 m/s do 0,30 m/s, tako da produkti zgorevanja upravljavcu ne povzročajo težav.
Stop-watch, accurate to 0,5 seconds.
Oblika in mere
Fume cupboard.
Debelina vzorca ustreza debelini preskušanega izdelka, vendar ne sme biti večja od 13 mm.
The combustion chamber may be placed in a fume cupboard assembly provided that the internal volume is at least 20 times, but not more than 110 times, greater than the volume of the combustion chamber and provided that no single height, width, or length dimension of the fume cupboard is greater than 2,5 times either of the other two dimensions.
Če je mogoče, mora imeti vzorec pri vzorčenju enak presek po vsej dolžini.
Before the test, the vertical velocity of the air through the fume cupboard shall be measured 100 mm in front of and behind the final position where the combustion chamber will be located.
Slika 6
It shall be between 0,10 and 0,30 m/s in order to avoid possible discomfort, by combustion products, to the operator.
Če zaradi oblike in mer izdelka ni mogoče odvzeti vzorca z določeno velikostjo, je treba upoštevati naslednje najmanjše mere:
It is possible to use a fume cupboard with natural ventilation and an appropriate air velocity.
vzorci, široki od 3 do 60 mm, morajo biti dolgi 356 mm.
SAMPLES
V tem primeru se material preskuša po širini;
Shape and dimensions
vzorci, široki od 60 do 100 mm, morajo biti dolgi najmanj 138 mm.
The shape and dimensions of samples are given in Figure 6.
V tem primeru potencialna pot gorenja ustreza dolžini vzorca, pri čemer se merjenje začne v prvi merilni točki.
The thickness of the sample corresponds to the thickness of the product to be tested.
Kondicioniranje
It shall not be more than 13 mm.
Vzorci se kondicionirajo najmanj 24 ur oziroma največ 7 dni pri temperaturi 23 ± 2 °C in relativni vlažnosti 50 ± 5 % ter hranijo pri teh pogojih do začetka preskusa.
When taking the sample permits, the sample shall have a constant section over its entire length.
POSTOPEK
Figure 6
Vzorec s hrapavo oziroma kosmato površino se postavi na ravno podlago, pri čemer se z glavnikom dvakrat potegne po njem v smeri, ki je nasprotna usmerjenosti vlaken (odstavek 2.5).
If the shape and dimensions of a product do not permit taking a sample of the given size, the following minimum dimensions shall be maintained:
Vzorec se postavi v nosilec (odstavek 2.2) s stranjo, ki jo je treba preskusiti, obrnjeno proti plamenu.
For samples having a width of 3 to 60 mm, the length shall be 356 mm.
Z oznako v komori se plamen plina nastavi na višino 38 mm, pri čemer je odprtina za zrak na gorilniku zaprta.
In this case the material is tested in the product's width;
Pred začetkom prvega preskusa mora plamen goreti vsaj eno minuto, da se stabilizira.
For samples having a width of 60 to 100 mm, the length shall be at least 138 mm.
Nosilec vzorca se potisne v zgorevalno komoro tako, da je prosti konec vzorca izpostavljen plamenu; po 15 sekundah se dovod plina zapre.
In this case the potential burning distance corresponds to the length of the sample, the measurement starting at the first measuring point.
Čas gorenja se začne meriti v trenutku, ko gre prijemališče plamena skozi prvo merilno točko.
Conditioning
Širjenje plamena se opazuje na strani, ki gori hitreje od druge (zgornja oziroma spodnja stran).
The samples shall be conditioned for at least 24 hours but not more than 7 days at a temperature of 23 °C ± 2 °C and a relative humidity of 50 ± 5 % and shall be maintained under these conditions until immediately prior to testing.
Merjenje časa gorenja se konča, ko plamen doseže zadnjo merilno točko oziroma ko plamen ugasne, preden je dosegel zadnjo merilno točko.
PROCEDURE
Če plamen ne doseže zadnje merilne točke, se izmeri pot gorenja do točke, na kateri je plamen ugasnil.
Place samples with napped or tufted surfaces on a flat surface and comb twice against the nap using the comb (paragraph 2.5).
Pot gorenja je razpadli del vzorca, ki je zaradi gorenja uničen na površini ali v notranjosti.
Place the sample in the sample holder (paragraph 2.2) so that the exposed side will be downwards to the flame.
Če se vzorec ne vname ali če se gorenje ne nadaljuje, potem ko se gorilnik ugasne, oziroma če plamen ugasne, preden je dosegel prvo merilno točko, tako da časa gorenja ni mogoče izmeriti, se v poročilu o preskusu zabeleži hitrost gorenja 0 mm/min.
Adjust the gas flame to a height of 38 mm using the mark in the chamber, the air intake of the burner being closed.
Pri zaporednem izvajanju več preskusov ali pri ponavljanju preskusov je treba pred začetkom naslednjega preskusa zagotoviti, da temperatura zgorevalne komore in nosilca vzorca ne presega 30 °C.
Before starting the first test, the flame shall burn at least for 1 min for stabilisation.
IZRAČUN
Push the sample-holder into the combustion chamber so that the end of the sample is exposed to the flame, and after 15 seconds cut off the gas flow.
Hitrost gorenja B [1], izražena v milimetrih na minuto, se izračuna po formuli:
The measurement of the burning time starts at the moment when the foot of the flame passes the first measuring point.
pri čemer je:
Observe the flame propagation on the side burning faster than the other (upper or lower side).
s pot gorenja v milimetrih;
Measurement of burning time is completed when the flame has come to the last measuring point or when the flame extinguishes before coming to the last measuring point.
t čas v sekundah, ki ga je plamen potreboval za gorenje po poti s.
If the flame does not reach the last measuring point, measure the burnt distance up to the point where the flame extinguished.
Hitrost gorenja (B) za vsak vzorec se izračuna le, če plamen doseže zadnjo merilno točko ali konec vzorca.
Burnt distance is the decomposed part of the sample, which is destroyed on its surface or in the interior by burning.
PRILOGA 7
In so far as the sample does not ignite or does not continue burning after the burner has been extinguished, or when the flame extinguishes before reaching the first measuring point, so that no burning time is measured note in the test report that the burning rate is 0 mm/min.
PRESKUS ZA DOLOČANJE TALJIVOSTI MATERIALOV
When running a series of tests or repeat tests, ensure that the combustion chamber and sample holder have a maximum temperature of 30 °C before starting the next test.
Preskusiti je treba štiri vzorce na obeh straneh (če nista enaki).
CALCULATION
Vzorec se postavi v vodoraven položaj in izpostavi električnemu grelnemu telesu.
The burning rate, B [1], in millimetres per minute, is given by the formula:
Pod preskušanec se postavi posoda za lovljenje kapelj raztopljenega materiala.
where:
V posodo se položi košček vate, da se ugotovi, ali kaplje gorijo.
s the burnt distance, in millimetres;
Napravo sestavljajo (slika 1):
t the time, in seconds, to burn distance s.
električno grelno telo;
The burning rate (B) for each sample is only calculated in the case where the flame reaches the last measuring point or the end of the sample.
nosilec vzorca z rešetko;
ANNEX 7
posoda (za kaplje raztopljenega materiala);
TEST TO DETERMINE THE MELTING BEHAVIOUR OF MATERIALS
nosilec (za preskusno napravo).
Four samples, for both faces (if they are not identical) shall undergo the test.
Vir toplote je električno grelno telo z nazivno močjo 500 W.
A sample is placed in a horizontal position and is exposed to an electric radiator.
Sevalna površina mora biti iz prozorne kremenaste plošče s premerom 100 ± 5 mm.
A receptacle is positioned under the specimen to collect the resultant drops.
Toplota, ki seva iz grelnega telesa in se meri na površini, vzporedni s površino grelnega telesa na oddaljenosti 30 mm, mora biti 3 W/cm2.
Some cotton wool is put in this receptacle in order to verify if any drop is flaming.
Kalibracija
The apparatus shall consist of (Figure 1):
Za kalibracijo grelnega telesa se uporabi merilnik toplotnega toka (merilnik sevanja) tipa Gardon s konstrukcijsko določenim območjem največ 10 W/cm2.
an electric radiator;
Sprejemna plošča za toplotno sevanje in v majhni meri tudi za konvekcijo mora biti ploščata, okrogla, s premerom, manjšim od 10 mm, in prevlečena s trajno črno mat barvo.
a support for the sample with grill;
Sprejemna plošča mora biti v vodno hlajenem ohišju, katerega prednja stran je iz visoko polirane kovine, biti mora ploščata, okrogla s premerom približno 25 mm in sovpadati z ravnino sprejemne plošče.
a receptacle (for resultant drops);
Preden toplotno sevanje doseže sprejemno ploščo, ne sme prehajati skozi nobeno okno.
a support (for the apparatus).
Instrument mora biti robusten, enostaven za postavitev in uporabo, neobčutljiv na prepih in stabilen glede kalibracije.
The source of heat is an electric radiator with a useful output of 500 W.
Natančnost instrumenta mora biti v razponu ± 3 % in ponovljivost v 0,5 %.
The radiating surface must be made of a transparent quartz plate with a diameter of 100 ± 5 mm.
Umerjenost merilnika toplotnega toka je treba preveriti ob vsaki ponovni kalibraciji grelnega telesa z instrumentom, ki se uporablja kot referenčni etalon in se ne uporablja za nobene druge namene.
The radiated heat from the apparatus, measured on a surface which is situated parallel to the surface of the radiator at a distance of 30 mm, shall be 3 W/cm2.
Instrument, ki se uporablja kot referenčni etalon, mora biti redno kalibriran vsako leto v skladu z nacionalnim predpisom.
Calibration
Preverjanje kalibracije
For calibration of the radiator, a heat flux meter (radiometer) of the Gardon (foil) type with a design range not exceeding 10 W/cm2 shall be used.
Z dovedeno energijo doseženo gostoto obsevanja, ki glede na osnovno kalibracijo ustreza gostoti obsevanja 3 W/cm2, je treba pogosto preveriti (vsaj enkrat na vsakih 50 delovnih ur), pri čemer je treba preskusno napravo ponovno kalibrirati, če je odmik pri kontroli več kot 0,06 W/cm2.
The target receiving radiation, and possibly to a small extent convection, shall be flat, circular, not more than 10 mm in diameter and coated with a durable matt black finish.
Postopek kalibracije
The target shall be contained within a water cooled body the front face of which shall be of highly polished metal, flat, coinciding with the plane of the target and circular, with a diameter of about 25 mm.
Preskusna naprava se postavi v prostor brez prepiha (največ 0,2 m/s).
Radiation shall not pass through any window before reaching the target.
Merilnik toplotnega toka se postavi v preskusno napravo na mesto preskušanca tako, da je sprejemna plošča merilnika na sredini glede na površino grelnega telesa.
The instrument shall be robust, simple to set up and use, insensitive to draughts, and stable in calibration.
Nato se vklopi napajalnik in napaja regulator tako, da se v središču površine grelnega telesa doseže gostota obsevanja 3 W/cm2.
The instrument shall have an accuracy of within ± 3 % and a repeatability within 0,5 %.
Po nastavitvi napajalnika na jakost, potrebno, da se doseže vrednost 3 W/cm2, se pet minut nastavitve ne smejo spremeniti, da se doseže stabilizirano stanje.
The calibration of the heat flux meter shall be checked whenever a recalibration of the radiator is carried out, by comparison with an instrument held as a reference standard and not used for any other purpose.
Nosilec vzorca mora biti kovinski obroč (slika 1).
The reference standard instrument shall be fully calibrated at yearly intervals in accordance with a national standard.
Na vrhu nosilca se namesti mrežna rešetka, izdelana iz žice iz nerjavnega jekla, z naslednjimi merami:
Calibration check
notranji premer: 118 mm,
The irradiance produced by the power input which the initial calibration has shown to correspond to an irradiance of 3 W/cm2 shall be frequently checked (at least once every 50 operating hours) and the apparatus shall be recalibrated if such a check reveals a deviation greater than 0,06 W/cm2.
velikost zanke: 2,10 mm2,
Calibration procedure
premer jeklene žice: 0,70 mm.
The apparatus shall be placed in an environment essentially free of air currents (not more than 0,2 m/s).
Posoda za lovljenje kapelj mora biti valjasta posoda z notranjim premerom 118 mm in globino 12 mm.
Place the heat flux meter in the apparatus in the specimen position so that the target of the heat flux meter is located centrally within the radiator surface.
Posoda se napolni z vato.
Switch on the electricity supply and establish the power input of the controller required to produce irradiance at the centre of the radiator surface of 3 W/cm2.
Deli iz odstavkov 2.1, 2.3 in 2.4 morajo biti podprti z navpičnim stojalom.
Adjustment to the power unit to record 3 W/cm2 should be followed by a five minute period without further adjustment to ensure equilibrium.
Grelno telo je na nosilcu postavljeno tako, da je sevalna površina vodoravna, sevanje pa je usmerjeno navzdol.
The support for the samples shall be a metallic ring (Figure 1).
Stojalo je opremljeno z ročico/pedalom, s katerim se nosilec grelnega telesa počasi dviguje.
On top of this support a grill, made of stainless steel-wire, is placed with the following dimensions:
Z zaskočko se zagotovi, da se lahko grelno telo spet vrne v normalno lego.
Interior diameter: 118 mm,
V normalni legi morajo osi grelnega telesa, nosilca vzorca in posode za kaplje sovpadati.
Dimension of the holes: 2,10 mm square,
Velikost preskusnih vzorcev mora biti: 70 mm × 70 mm.
Diameter of the steel-wire: 0,70 mm.
Na enak način je treba vzorčiti končne izdelke, če to omogoča njihova oblika.
The receptacle shall consist of a cylindrical tube with an interior diameter of 118 mm and a depth of 12 mm.
Če to ni mogoče, je treba preskus v soglasju s tehnično službo opraviti na materialu v prvotni širini in to navesti v poročilu o preskusu.
The receptacle shall be filled with cotton wool.
Sestavljeni materiali (glej odstavek 6.1.3 Pravilnika) se preskušajo kot homogeni materiali.
A vertical column shall support the items specified in paragraphs 2.1, 2.3 and 2.4.
Pri materialih, sestavljenih iz več plasti različnih materialov, ki niso sestavljeni materiali, se preskusi vsaka plast materiala posebej do globine 13 mm od površine, ki je obrnjena proti posameznemu prostoru (notranji prostor, prostor za motor ali ločen ogrevalni prostor).
The radiator is placed on top of the support in a manner such that the radiating surface is horizontal and the radiation is downwards.
Skupna masa preskušanega vzorca mora biti najmanj 2 g.
A lever/pedal shall be provided in the column to lift the support of the radiator slowly.
Če je masa enega vzorca manjša, je treba dodati zadostno število vzorcev.
It shall also be provided with a catch in order to ensure that the radiator can be brought back in its normal position.
Če sta obe strani materiala različni, se preskušata obe strani, kar pomeni, da je treba opraviti preskus na osmih vzorcih.
In their normal position, the axes of the radiator, the support for the sample and the receptacle shall coincide.
Vzorci in vata se kondicionirajo najmanj 24 ur pri temperaturi 23 ± 2 °C in relativni vlažnosti 50 ± 5 % ter hranijo pri teh pogojih do začetka preskusa.
The test samples shall measure: 70 mm × 70 mm.
Vzorec se položi na nosilec, ki se namesti tako, da je razdalja med površino grelnega telesa in zgornjo stranjo vzorca 30 mm.
Samples shall be taken in the same way from finished products, when the shape of the product permits.
Posoda z vato se postavi pod mrežno rešetko nosilca vzorca na razdalji 300 mm.
If it is impossible, the test shall be carried out, in accordance with the Technical Service, on the initial width of the material which shall be mentioned in the test report.
Grelno telo se premakne tako, da ne more sevati na vzorec, in vklopi.
Composite materials (see paragraph 6.1.3 of the Regulation) shall be tested as if they were of uniform construction.
Ko doseže polno zmogljivost, se postavi nad vzorec in začne se meriti čas.
In the case of materials made of superimposed layers of different composition which are not composite materials, all the layers of material included within a depth of 13 mm from the surface facing towards the respective compartment (interior, engine or separate heating compartment) shall be tested individually.
Če se material topi ali deformira, se višina grelnega telesa popravi na razdaljo 30 mm.
The total mass of the sample to be tested shall be at least 2 g.
Če se material vname, se grelno telo po treh sekundah odmakne.
If the mass of one sample is less, a sufficient number of samples shall be added.
Ko plamen ugasne, se grelno telo postavi v prejšnjo lego in v prvih petih minutah preskusa se isti postopek ponovi tolikokrat, kot je potrebno.
If the two faces of the material differ, both faces must be tested, which means that eight samples are to be tested.
Po peti minuti preskusa:
The samples and the cotton wool shall be conditioned for at least 24 hours at a temperature 23 °C ± 2 °C and a relative humidity of 50 ± 5 % and shall be maintained under these conditions until immediately prior to testing.
če je vzorec nehal goreti (če se je vnel v prvih petih minutah preskusa ali ne), se grelno telo pusti v njegovi legi, tudi če se vzorec ponovno vname;
The sample is placed on the support and the latter is so positioned that the distance between the surface of the radiator and the upper side of the sample is 30 mm.
če material gori, se počaka, da ugasne, preden se grelno telo ponovno postavi v prvotno lego.
The receptacle, including the cotton wool, is placed beneath the grill of the support at a distance of 300 mm.
V obeh primerih se nadaljuje s preskusom še pet minut.
The radiator is put aside, so that it cannot radiate on the sample, and switched on.
REZULTATI
When it is on full capacity it is positioned above the sample and timing is started.
Ugotovljeni pojavi se navedejo v poročilu o preskusu, na primer:
It is brought back in position when the flame has extinguished and the same procedure is repeated as frequently as necessary during the first five minutes of the test.
Premični kovinski obroč
After the fifth minute of the test:
1 = Grelno telo
if the sample has extinguished (whether or not it has ignited during the first five minutes of the test) leave the radiator in position even if the sample reignites;
2 = Vzorec
if the material is flaming, await extinction before bringing the radiator into position again.
3 = Rešetka (na kateri je postavljen vzorec)
In either case, the test shall be continued for an additional five minutes.
4 = Vata
RESULTS
PRILOGA 8
Observed phenomena shall be noted in the test-report, such as:
PRESKUS ZA DOLOČANJE NAVPIČNE HITROSTI GORENJA MATERIALOV
the fall of drops, if any, whether flaming or not;
Preskusiti je treba tri vzorce izotropnega materiala oziroma šest vzorcev neizotropnega materiala.
if ignition of the cotton wool has taken place.
Pri tem preskusu se vzorci v navpičnem položaju izpostavijo plamenu, pri čemer se določi hitrost širjenja plamena po preskušanem materialu.
Metallic ring (fixed)
Preskusno napravo sestavljajo:
1 = Radiator
nosilec preskušanca;
2 = Sample
gorilnik;
3 = Grill (for the support of the sample)
sistem prezračevanja za odvajanje plina in produktov zgorevanja;
4 = Cotton wool
šablona;
5 = Receptacle Detail of the metallic rings for the support of the sample
označevalne niti iz belega merceriziranega bombaža z linearno gostoto največ 50 tex.
Mobile metallic ring Grill
Nosilec preskušanca je sestavljen iz pravokotnega okvirja, visokega 560 mm, in dveh vzporednih, med seboj trdno povezanih palic, med seboj oddaljenih 150 mm, na katerih so čepi za pritrditev preskušanca, ki je v ravnini najmanj 20 mm od okvirja.
ANNEX 8
Čepi za pritrditev morajo imeti premer največ 2 mm in biti dolgi najmanj 27 mm.
TEST TO DETERMINE THE VERTICAL BURNING RATE OF MATERIALS
Čepi morajo biti pritrjeni na vzporednih palicah, kot je prikazano na sliki 1.
Three samples shall undergo the test in the case of an isotropic material, or six samples in the case of a non-isotropic material.
Okvir mora biti pritrjen na primernem nosilcu tako, da sta med preskusom palici v navpični legi (da bi preskušanec med preskusom obstal v ravnini, ki je vzporedna z okvirjem, se poleg čepov lahko pritrdijo distančniki s premerom 2 mm.)
This test consists of exposing samples, held in a vertical position, to a flame and determining the speed of propagation of the flame over the material to be tested.
Gorilnik je predstavljen na sliki 3.
The apparatus shall consist of:
Za gorilnik se lahko uporabi komercialni propan ali butan.
a specimen holder;
Gorilnik je nameščen pred preskušancem, in sicer nekoliko nižje od njega, tako da leži v ravnini, ki poteka skozi navpično srednjico preskušanca pravokotno na njegovo prednjo stran (glej sliko 2), njegova vzdolžna os pa ima naklon 30° glede na navpičnico in je usmerjena proti spodnjemu robu preskušanca.
a burner;
Razdalja med vrhom gorilnika in spodnjim robom preskušanca mora biti 20 mm.
a ventilation system to extract gas and combustion products;
Preskusna naprava se lahko postavi v komoro za odsesavanje, če je njena notranja prostornina najmanj 20-krat oziroma največ 110-krat večja od prostornine preskusne naprave in če nobena od njenih mer (višina, širina ali dolžina) ni več kot 2,5-krat večja od drugih dveh mer.
a template;
Pred preskusom se 100 mm pred predvideno lego namestitve preskusne naprave in 100 mm za njo izmeri navpična hitrost zraka skozi komoro za odsesavanje.
marker threads of white mercerised cotton threads having a maximum linear density of 50 tex.
Ta hitrost mora biti od 0,10 m/s do 0,30 m/s, tako da produkti zgorevanja upravljavcu ne povzročajo težav.
The specimen holder shall consist of a rectangular frame of 560 mm high and shall have two rigidly connected parallel rods spaced 150 mm apart on which pins shall be fitted for mounting the test specimen which is located in a plane at least 20 mm from the frame.
Uporabiti je treba ploščato togo šablono iz primernega materiala, katere velikost ustreza velikosti preskušanca.
The mounting pins shall be not greater than 2 mm in diameter and at least 27 mm long.
V šablono se izvrtajo luknje s premerom približno 2 mm tako, da oddaljenost med središči lukenj ustreza oddaljenosti med čepi na okvirju (glej sliko 1).
The pins shall be located on the parallel rods at locations shown in Figure 1.
Luknje morajo biti enako oddaljene od navpičnih srednjic šablone.