natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The gases used for calibration and span may also be obtained by means of gas dividers (precision blending devices), diluting with purified N2 or with purified synthetic air.
Plini, ki se uporabljajo za kalibriranje, se lahko pridobijo s pomočjo delilnikov plinov (naprav za natančno mešanje), z redčenjem s prečiščenim N2 ali s prečiščenim sintetičnim zrakom.
The accuracy of the gas divider shall be such that the concentration of the blended calibration gases is accurate to within ± 2 per cent.
Točnost delilnika plinov mora biti taka, da je koncentracija zmešanih kalibracijskih plinov točna na ± 2 %.
This accuracy implies that primary gases used for blending shall be known to an accuracy of at least ± 1 per cent, traceable to national or international gas standards.
Ta točnost zahteva, da morajo biti primarni plini, ki se uporabljajo pri mešanju, znani vsaj na ± 1 % ter sledljivi na nacionalne in mednarodne plinske standarde.
The verification shall be performed at between 15 and 50 per cent of full scale for each calibration incorporating a gas divider.
Preverjanje se opravlja med 15 in 50 % obsega skale za vsako kalibriranje, ki vključuje uporabo delilnika plinov.
An additional verification may be performed using another calibration gas, if the first verification has failed.
Če prvo preverjanje ni uspešno, se lahko izvede dodatno preverjanje z drugim kalibracijskim plinom.
Optionally, the blending device may be checked with an instrument which by nature is linear, e.g. using NO gas with a CLD.
Neobvezno se lahko naprava za mešanje pregleda z instrumentom, ki je po naravi linearen, npr. z uporabo plina NO s CLD.
The span value of the instrument shall be adjusted with the span gas directly connected to the instrument.
Kalibrirna vrednost instrumenta se uskladi s kalibrirnim plinom, ki je neposredno povezan z instrumentom.
The gas divider shall be checked at the settings used and the nominal value shall be compared to the measured concentration of the instrument.
Delilnik plinov se pregleda pri nastavitvah, ki so bile uporabljene, nazivna vrednost pa se primerja z izmerjeno koncentracijo instrumenta.
This difference shall in each point be within ± 1 per cent of the nominal value.
Ta razlika mora biti v vsaki točki v okviru ± 1 % nazivne vrednosti.
For conducting the linearity verification according to paragraph 9.2.1., the gas divider shall be accurate to within ± 1 per cent.
Za izvedbo preverjanja linearnosti v skladu z odstavkom 9.2.1 mora biti delilnik plinov točen na ± 1 %.
Oxygen interference check gases
Plini za preskus stranske občutljivosti na kisik
Oxygen interference check gases are a blend of propane, oxygen and nitrogen.
Plini za preskus stranske občutljivosti na kisik so mešanica propana, kisika in dušika.
They shall contain propane with 350 ppm C ± 75 ppm C hydrocarbon.
Vsebovati morajo propan s 350 ppm C ± 75 ppm C ogljikovodika.
The concentration value shall be determined to calibration gas tolerances by chromatographic analysis of total hydrocarbons plus impurities or by dynamic blending.
Vrednost koncentracije se določi v okviru odstopanj kalibracijskega plina s kromatografsko analizo skupnih ogljikovodikov in nečistoč ali z dinamičnim mešanjem.
The oxygen concentrations required for positive ignition and compression ignition engine testing are listed in table 7 with the remainder being purified nitrogen.
Koncentracije kisika, potrebne za preskušanje motorjev na prisilni in motorjev na kompresijski vžig, so navedene v tabeli 7, pri čemer je preostanek prečiščeni dušik.
concentration (per cent)
Koncentracija O2 (v %)
Compression and positive ignition
Kompresijski in prisilni vžig
The probe shall be disconnected from the exhaust system and the end plugged.
Sondo se odklopi z izpušnega sistema, njen konec pa zamaši.
The analyzer pump shall be switched on.
Vklopi se črpalka analizatorja.
After an initial stabilization period all flow meters will read approximately zero in the absence of a leak.
Po začetnem obdobju stabilizacije morajo vsi merilniki pretoka, če ni puščanja, kazati približno nič.
The maximum allowable leakage rate on the vacuum side shall be 0,5 per cent of the in-use flow rate for the portion of the system being checked.
Največja dovoljena stopnja puščanja na vakuumski strani za tisti del sistema, ki ga pregledujemo, naj bo 0,5 % stopnje pretoka med uporabo.
The analyzer flows and bypass flows may be used to estimate the in-use flow rates.
Za oceno stopnje pretoka med uporabo se lahko uporabljata pretok skozi analizator in obvodni pretok.
Alternatively, the system may be evacuated to a pressure of at least 20 kPa vacuum (80 kPa absolute).
Sistem je mogoče spraviti tudi na vakuumski tlak najmanj 20 kPa (80 kPa absolutno).
After an initial stabilization period the pressure increase Δp (kPa/min) in the system shall not exceed:
Po začetnem obdobju stabilizacije povečanje tlaka Δp (kPa/min) v sistemu ne sme preseči:
Δp = p/Vs × 0,005 × qvs
Δp = p/Vs x 0,005 x qvs
is the system volume, l
prostornina sistema, v l
is the system flow rate, l/min
pretok sistema, v l/min
If for a correctly calibrated analyzer after an adequate period of time the reading is ≤ 99 per cent compared to the introduced concentration, this points to a leakage problem that shall be corrected.
Če je odčitek na pravilno kalibriranem analizatorju po ustreznem časovnem obdobju ≤ 99 % uvedene koncentracije, to nakazuje na problem puščanja, ki ga je treba odpraviti.
The system settings for the response time evaluation shall be exactly the same as during measurement of the test run (i.e. pressure, flow rates, filter settings on the analyzers and all other response time influences).
Sistemske nastavitve za ovrednotenje odzivnega časa morajo biti popolnoma enake kot pri merjenju med preskusom (tj. tlak, pretoki, nastavitve filtrov na analizatorjih in drugi dejavniki, ki lahko vplivajo na odzivne čase).
The gas switching shall be done in less than 0,1 s. The gases used for the test shall cause a concentration change of at least 60 per cent full scale (FS).
Zamenjavo plinov se opravi v manj kot 0,1 s. Plini, ki se uporabijo pri preskusu, morajo povzročiti spremembo koncentracije za vsaj 60 % obsega skale (FS).
The concentration trace of each single gas component shall be recorded.
Sled koncentracije vsake posamezne plinaste sestavine se zabeleži.
The response time is defined to be the difference in time between the gas switching and the appropriate change of the recorded concentration.
Odzivni čas je opredeljen kot razlika v času med zamenjavo plina in ustrezno spremembo zabeležene koncentracije.
The delay time is defined as the time from the change (t0) until the response is 10 per cent of the final reading (t10).
Zakasnilni čas je opredeljen kot čas od spremembe (t0) pa dokler odziv ni 10 % končnega odčitka (t10).
The rise time is defined as the time between 10 per cent and 90 per cent response of the final reading (t90 - t10).
Čas vzpona je opredeljen kot čas med 10 % in 90 % odziva končnega odčitka (t90 – t10).
For time alignment of the analyzer and exhaust flow signals, the transformation time is defined as the time from the change (t0) until the response is 50 per cent of the final reading (t50).
Za časovno uskladitev analizatorja in signalov pretoka izpušnih je transformacijski čas opredeljen kot čas od spremembe (t0) pa dokler odziv ni 50 % končnega odčitka (t50).
The system response time shall be ≤ 10 s with a rise time of ≤ 2,5 s in accordance with paragraph 9.3.1.7. for all limited components (CO, NOx, HC or NMHC) and all ranges used.
Odzivni čas sistema mora biti ≤ 10 sekund, čas vzpona pa, v skladu z odstavkom 9.3.1.7, ≤ 2,5 s za vse omejene sestavine (CO, NOx, HC ali NMHC) in v vseh območjih, ki se uporabljajo.
When using a NMC for the measurement of NMHC, the system response time may exceed 10 s.
Kadar se za merjenje NMHC uporablja NMC, lahko odzivni čas sistema preseže 10 s.
Efficiency test of NOx converter
Preskus učinkovitosti pretvornika NOx
The efficiency of the converter used for the conversion of NO2 into NO is tested as given in paragraphs 9.3.6.1 to 9.3.6.8 (see figure 8).
Učinkovitost pretvornika, ki se uporablja za pretvorbo NO2 v NO, se preskuša tako, kot je opisano v odstavkih od 9.3.6.1 do 9.3.6.8 (glej sliko 8).
Scheme of NO2 converter efficiency device
Shema naprave za preskušanje učinkovitosti pretvornika NOx
solenoid valve
Elektromagnetni ventil
Variac
Regulator
to analyser
K analizatorju
Test setup
Preskusna nastavitev
Using the test setup as schematically shown in figure 8 and the procedure below, the efficiency of the converter shall be tested by means of an ozonator.
Z uporabo preskusne nastavitve, shematsko prikazane na sliki 8, in spodnjega postopka se učinkovitost pretvornika preskusi s pomočjo ozonatorja.
The CLD and the HCLD shall be calibrated in the most common operating range following the manufacturer's specifications using zero and span gas (the NO content of which shall amount to about 80 per cent of the operating range and the NO2 concentration of the gas mixture to less than 5 per cent of the NO concentration).
Z ničelnim in kalibrirnim plinom (v katerem mora vsebnost NO znašati 80 % delovnega območja, koncentracija NO2 v mešanici plinov pa manj kot 5 % koncentracije NO) se kemiluminiscenčni detektor (CLD) in ogrevani kemiluminiscenčni detektor (HCLD) po navodilih proizvajalca kalibrirata v najobičajnejšem delovnem območju.
The NOx analyzer shall be in the NO mode so that the span gas does not pass through the converter.
Analizator NOx mora biti v načinu NO, tako da kalibrirni plin ne gre skozi pretvornik.
The indicated concentration has to be recorded.
Prikazana koncentracija se zabeleži.
The per cent efficiency of the converter shall be calculated as follows:
Odstotek učinkovitosti pretvornika se izračuna takole:
is the NOx concentration according to paragraph 9.3.6.6.
koncentracija NOx skladno z odstavkom 9.3.6.6
is the NOx concentration according to paragraph 9.3.6.7.
koncentracija NOx skladno z odstavkom 9.3.6.7
is the NO concentration according to paragraph 9.3.6.4.
koncentracija NO skladno z odstavkom 9.3.6.4
is the NO concentration according to paragraph 9.3.6.5.
koncentracija NO skladno z odstavkom 9.3.6.5
Via a T-fitting, oxygen or zero air shall be added continuously to the gas flow until the concentration indicated is about 20 per cent less than the indicated calibration concentration given in paragraph 9.3.6.2. (the analyzer is in the NO mode).
Prek T-kosa se v tok plinov stalno dodaja kisik ali ničelni zrak, dokler prikazana koncentracija ni okrog 20 % manjša od prikazane kalibracijske koncentracije iz odstavka 9.3.6.2 (analizator je v načinu NO).
The indicated concentration (c) shall be recorded.
Prikazana koncentracija (c) se zabeleži.
Activation of the ozonator
Aktiviranje ozonatorja
The ozonator shall be activated to generate enough ozone to bring the NO concentration down to about 20 per cent (minimum 10 per cent) of the calibration concentration given in paragraph 9.3.6.2.
Ozonator se aktivira, da proizvede dovolj ozona za znižanje koncentracije NO na približno 20 % (najmanj 10 %) kalibracijske koncentracije iz odstavka 9.3.6.2.
The indicated concentration (d) shall be recorded (the analyzer is in the NO mode).
Prikazana koncentracija (d) se zabeleži (analizator je v načinu NO).
The NO analyzer shall be switched to the NOx mode so that the gas mixture (consisting of NO, NO2, O2 and N2) now passes through the converter.
Analizator NO se preklopi na način NOx, tako da zdaj mešanica plinov (ki jo sestavljajo NO, NO2, O2 in N2) teče skozi pretvornik.
The indicated concentration (a) shall be recorded (the analyzer is in the NOx mode).
Prikazana koncentracija (a) se zabeleži (analizator je v načinu NOx).
Deactivation of the ozonator
Deaktiviranje ozonatorja
The ozonator is now deactivated.
Ozonator se zdaj deaktivira.
The mixture of gases described in paragraph 9.3.6.6. passes through the converter into the detector.
Mešanica plinov iz odstavka 9.3.6.6 teče skozi pretvornik v detektor.
The indicated concentration (b) shall be recorded (the analyzer is in the NOx mode).
Prikazana koncentracija (b) se zabeleži (analizator je v načinu NOx).
NO mode
Način NO Ko je analizator preklopljen v način NO in ozonator deaktiviran, se prekine tudi pretok kisika ali sintetičnega zraka.
Switched to NO mode with the ozonator deactivated, the flow of oxygen or synthetic air shall be shut off. The NOx reading of the analyzer shall not deviate by more than ± 5 per cent from the value measured according to paragraph 9.3.6.2. (the analyzer is in the NO mode).
Odčitek NOx na analizatorju ne sme za več kot ± 5 % odstopati od vrednosti, izmerjene skladno z odstavkom 9.3.6.2 (analizator je v načinu NO).
The efficiency of the converter shall be tested at least once per month.
Učinkovitost pretvornika se preskusi vsaj enkrat na mesec.
The efficiency of the converter ENOx shall not be less than 95 per cent.
Učinkovitost pretvornika ENOx ne sme biti manjša od 95 %.
If, with the analyzer in the most common range, the ozonator cannot give a reduction from 80 per cent to 20 per cent according to paragraph 9.3.6.5., the highest range which will give the reduction shall be used.
Če takrat, ko je analizator v najobičajnejšem območju, ozonator ne more omogočiti znižanja koncentracije z 80 % na 20 % v skladu z odstavkom 9.3.6.5, se uporabi najvišje območje, ki ga je mogoče doseči.
Optimization of the detector response
Optimizacija odziva detektorja
The FID shall be adjusted as specified by the instrument manufacturer.
FID se nastavi v skladu z navodili proizvajalca instrumenta.
A propane in air span gas shall be used to optimize the response on the most common operating range.
Za optimizacijo odziva v najobičajnejšem delovnem območju se za kalibrirni plin uporabi propan v zraku.
With the fuel and airflow rates set at the manufacturer's recommendations, a 350 ± 75 ppm C span gas shall be introduced to the analyzer. The response at a given fuel flow shall be determined from the difference between the span gas response and the zero gas response.
Ko je stopnja pretoka goriva in zraka nastavljena v skladu s priporočili proizvajalca, se v analizator spusti 350 ± 75 ppm kalibrirnega plina C. Odziv pri danem pretoku goriva se določi iz razlike med odzivom kalibrirnega plina in odzivom ničelnega plina.
The fuel flow shall be incrementally adjusted above and below the manufacturer's specification.
Pretok goriva se postopno naravna nad in pod specifikacijo proizvajalca.
The span and zero response at these fuel flows shall be recorded.
Kalibrirni in ničelni odziv pri teh pretokih goriva se zabeležita.
The difference between the span and zero response shall be plotted and the fuel flow adjusted to the rich side of the curve.
Razliko med kalibrirnim in ničelnim odzivom se izriše s krivuljo, pretok goriva pa naravna na bogatejšo stran krivulje.
This is the initial flow rate setting which may need further optimization depending on the results of the hydrocarbon response factors and the oxygen interference check according to paragraphs 9.3.7.2. and 9.3.7.3.
To je začetna nastavitev pretoka, ki jo bo morda treba dodatno optimizirati, odvisno od rezultatov faktorjev odzivnosti ogljikovodikov in preskusa stranske občutljivosti na kisik skladno z odstavkoma 9.3.7.2 in 9.3.7.3.
If the oxygen interference or the hydrocarbon response factors do not meet the following specifications, the airflow shall be incrementally adjusted above and below the manufacturer's specifications, repeating paragraphs 9.3.7.2. and 9.3.7.3. for each flow.
Če stranska občutljivost na kisik ali faktorji odzivnosti ogljikovodikov ne izpolnjujejo naslednjih specifikacij, se pretok zraka postopno naravna nad in pod specifikacijami proizvajalca, pri čemer se za posamezni pretok ponovi odstavka 9.3.7.2 in 9.3.7.3.
The optimization may optionally be conducted using the procedures outlined in SAE paper No 770141.
Neobvezno se lahko optimizacija izvede po postopkih, na kratko opisanih v dokumentu SAE št. 770141.
Hydrocarbon response factors
Faktorji odzivnosti ogljikovodikov
A linearity verification of the analyzer shall be performed using propane in air and purified synthetic air according to paragraph 9.2.1.3.
Preverjanje linearnosti analizatorja se izvede s pomočjo propana v zraku in prečiščenega sintetičnega zraka v skladu z odstavkom 9.2.1.3.
Response factors shall be determined when introducing an analyzer into service and after major service intervals.
Faktorji odzivnosti se določijo ob prvi uporabi analizatorja in po večjih prekinitvah obratovanja.
The response factor (rh) for a particular hydrocarbon species is the ratio of the FID C1 reading to the gas concentration in the cylinder expressed by ppm C1.
Faktor odzivnosti (rh) za določeno vrsto ogljikovodika je razmerje med odčitkom FID C1 in koncentracijo plinov v jeklenki, izraženo v ppm C1.
The concentration of the test gas shall be at a level to give a response of approximately 80 per cent of full scale.
Koncentracija preskusnega plina mora biti na taki ravni, da je odziv približno 80 % obsega skale.
The concentration shall be known to an accuracy of ± 2 per cent in reference to a gravimetric standard expressed in volume.
Koncentracija mora biti poznana na ± 2 % točno glede na gravimetrijsko standardno vrednost, izraženo kot prostornina.
In addition, the gas cylinder shall be preconditioned for 24 hours at a temperature of 298 K ± 5 K (25 oC ± 5 oC).
Poleg tega je treba plinsko jeklenko predkondicionirati 24 ur pri temperaturi 298 K ± 5 K (25 oC ± 5 oC).
The test gases to be used and the relative response factor ranges are as follows:
Preskusni plini, ki se uporabljajo, in območja relativnih faktorjev odzivnosti so naslednji:
These values are relative to a rh of 1 for propane and purified synthetic air.
Te vrednosti so odvisne od rh 1 za propan in prečiščeni sintetični zrak.
Oxygen interference check
Preskus stranske občutljivosti na kisik
For raw exhaust gas analyzers only, the oxygen interference check shall be performed when introducing an analyzer into service and after major service intervals.
Samo pri analizatorjih nerazredčenih izpušnih plinov se preskus stranske občutljivosti na kisik opravi ob prvi uporabi analizatorja in po večjih prekinitvah obratovanja.
A measuring range shall be chosen where the oxygen interference check gases will fall in the upper 50 per cent.
Merilno območje se izbere tam, kjer se bodo plini za preskus stranske občutljivosti na kisik uvrstili v zgornjih 50 %.
The test shall be conducted with the oven temperature set as required.
Za izvedbo preskusa mora biti temperatura peči nastavljena po predpisih.
Oxygen interference check gas specifications are found in paragraph 9.3.3.4.
Specifikacije plinov za preskus stranske občutljivosti na kisik so podane v odstavku 9.3.3.4.
The analyzer shall be set at zero.
Analizator se nastavi na nič.
The analyzer shall be spanned with the 0 per cent oxygen blend for positive ignition engines.
Analizatorju se določi razpon z 0-odstotno kisikovo mešanico za motorje na prisilni vžig.
Compression ignition engine instruments shall be spanned with the 21 per cent oxygen blend.
Instrumentom motorja na kompresijski vžig se določi razpon z 21-odstotno kisikovo mešanico.
The zero response shall be rechecked.
Ponovno se preveri ničelni odziv.
If it has changed by more than 0,5 per cent of full scale, steps (a) and (b) of this paragraph shall be repeated.
Če se je spremenil za več kot 0,5 % obsega skale, se ponovita koraka (a) in (b) tega odstavka.
The 5 per cent and 10 per cent oxygen interference check gases shall be introduced.
Vnesejo se 5-odstotni in 10-odstotni plini za preskus stranske občutljivosti na kisik.
If it has changed by more than ± 1 per cent of full scale, the test shall be repeated.
Če se je spremenil za več kot ± 1 % obsega skale, se preskus ponovi.
The oxygen interference EO2 shall be calculated for each mixture in step (d) as follows:
Za vsako mešanico v koraku (d) se izračuna stranska občutljivost na kisik EO2, in sicer takole:
with the analyzer response being
pri čemer je odziv analizatorja
is the reference HC concentration in step (b), ppm C
referenčna koncentracija HC v koraku (b), v ppm C
is the reference HC concentration in step (d), ppm C
referenčna koncentracija HC v koraku (d), v ppm C
is the full scale HC concentration in step (b), ppm C
koncentracija HC obsega skale v koraku (b), v ppm C
is the full scale HC concentration in step (d), ppm C
koncentracija HC obsega skale v koraku (d), v ppm C
is the measured HC concentration in step (b), ppm C
izmerjena koncentracija HC v koraku (b), v ppm C
is the measured HC concentration in step (d), ppm C
izmerjena koncentracija HC v koraku (d), v ppm C
The oxygen interference EO2 shall be less than ±1,5 per cent for all required oxygen interference check gases prior to testing.
Stranska občutljivost na kisik EO2 mora biti pred preskušanjem manjša od ±1,5 % za vse potrebne pline za preskus stranske občutljivosti na kisik.
If the oxygen interference EO2 is greater than ±1,5 per cent, corrective action may be taken by incrementally adjusting the airflow above and below the manufacturer's specifications, the fuel flow and the sample flow.
Če je stranska občutljivost na kisik EO2 večja od ±1,5 %, se lahko sprejme popravni ukrep ter postopno naravna pretok zraka nad in pod specifikacijami proizvajalca, pretok goriva in pretok vzorca.
The oxygen interference shall be repeated for each new setting.
Stranska občutljivost na kisik se ponovi za vsako novo nastavitev.
Efficiency of the non-methane cutter (NMC)
Učinkovitost izločevalnika nemetanov (NMC)
The NMC is used for the removal of the non-methane hydrocarbons from the sample gas by oxidizing all hydrocarbons except methane.
Izločevalnik nemetanov NMC se uporablja za odstranjevanje nemetanskih ogljikovodikov iz vzorčnega plina z oksidacijo vseh ogljikovodikov razen metana.
Ideally, the conversion for methane is 0 per cent, and for the other hydrocarbons represented by ethane is 100 per cent.
V idealnih razmerah je pretvorba za metan 0 %, za druge ogljikovodike, ki jih zastopa etan, pa 100 %.
For the accurate measurement of NMHC, the two efficiencies shall be determined and used for the calculation of the NMHC emission mass flow rate (see paragraph 8.5.1.).
Da bo merjenje NHMC točno, se določita obe učinkovitosti in se uporabita pri izračunu stopnje masnega pretoka emisij NMHC (glej odstavek 8.5.1).
Methane Efficiency
Učinkovitost metana
Methane calibration gas shall be flown through the FID with and without bypassing the NMC and the two concentrations recorded.
Kalibracijski plin metan se spusti skozi FID z obvodom NMC in brez njega, obe koncentraciji pa se zabeležita.
The efficiency shall be determined as follows:
Učinkovitost se določi takole:
is the HC concentration with CH4 flowing through the NMC, ppm C
koncentracija HC, če CH4 teče skozi NMC, v ppm C
cHC(w/o cutter)
cHC(w/o cutter)
is the HC concentration with CH4 bypassing the NMC, ppm C
koncentracija HC, če CH4 teče mimo NMC, v ppm C
Ethane Efficiency
Učinkovitost etana
Ethane calibration gas shall be flown through the FID with and without bypassing the NMC and the two concentrations recorded.
Kalibracijski plin etan se spusti skozi FID z obvodom NMC in brez njega, obe koncentraciji pa se zabeležita.
is the HC concentration with C2H6 flowing through the NMC, ppm C
koncentracija HC, če C2H6 teče skozi NMC, v ppm C
is the HC concentration with C2H6 bypassing the NMC, ppm C
koncentracija HC, če C2H6 teče mimo NMC, v ppm C
Interference effects
Učinki stranske občutljivosti
Other gases than the one being analysed can interfere with the reading in several ways.
Motnje pri zapisu lahko na različne načine povzročajo tudi plini, ki jih ne analiziramo.
Positive interference occurs in NDIR instruments where the interfering gas gives the same effect as the gas being measured, but to a lesser degree.
Do pozitivnih motenj pride pri analizatorjih NDIR, kjer daje moteči plin enak učinek kot merjeni plin, vendar v manjši meri.
Negative interference occurs in NDIR instruments by the interfering gas broadening the absorption band of the measured gas, and in CLD instruments by the interfering gas quenching the reaction.
Negativne motnje pri analizatorjih NDIR povzroča moteči plin, ki širi absorpcijski pas merjenega plina, pri detektorjih CLD pa moteči plin, ki duši reakcijo.