natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The particulate sampling probe shall be installed in close proximity to the gaseous emissions sampling probe, but sufficiently distant as to not cause interference, in the dilution tunnel.
Sonda na odber častíc musí byť inštalovaná v zrieďovacom tuneli v tesnej blízkosti sondy na odber vzoriek plynných emisií, avšak dostatočne ďaleko na to, aby medzi nimi nedochádzalo k vzájomnému rušeniu.
Therefore, the installation provisions of paragraph 9.3.11 also apply to particulate sampling.
Preto sa aj na odber vzoriek častíc vzťahujú ustanovenia o inštalácii v bode 9.3.11.
Particulate sampling filters
Filtre na odber častíc
The diluted exhaust shall be sampled by a filter that meets the requirements of paragraphs 9.4.4.1 to 9.4.4.3 during the test sequence.
Vzorky zriedených výfukových plynov sa odoberajú pomocou filtra, ktorý musí spĺňať požiadavky bodov 9.4.4.1 až 9.4.4.3 v priebehu skúšky.
All filter types shall have a 0,3 µm DOP (di-octylphthalate) collection efficiency of at least 99 per cent.
Všetky typy filtrov musia mať najmenej 99 % účinnosť záchytu 0,3 μm DOP (dioktylftalátu).
The filter material shall be either:
Materiál použitý vo filtroch musí byť buď:
fluorocarbon (PTFE) coated glass fibre, or
sklené vlákno potiahnuté fluóruhlíkom (PTFE) alebo
fluorocarbon (PTFE) membrane.
fluóruhlíkovou (PTFE) membránou.
The filter shall be circular with a nominal diameter of 47 mm (tolerance of 46,50 ± 0,6 mm) and an exposed diameter (filter stain diameter) of at least 38 mm.
Filter musí byť v tvare kruhu s menovitým priemerom 47 mm (prípustná odchýlka 46,50 ±0,6 mm) a s vystavenou plochou (zachytávacia plocha) aspoň 38 mm.
Filter face velocity
Čelná rýchlosť prúdenia plynu do filtra
The face velocity through the filter shall be between 0,90 and 1,00 m/s with less than 5 per cent of the recorded flow values exceeding this range.
Čelná rýchlosť prúdenia plynu do filtra musí byť medzi 0,90 a 1,00 m/s s menej ako 5 % zaznamenaných hodnôt prúdenia presahujúcich tento rozsah.
If the total PM mass on the filter exceeds 400 µg, the filter face velocity may be reduced to 0,50 m/s.
Ak celková hmotnosť častíc na filtri presahuje 400 µg, čelná rýchlosť prúdenia sa môže znížiť na 0,50 m/s.
The face velocity shall be calculated as the volumetric flow rate of the sample at the pressure upstream of the filter and temperature of the filter face, divided by the filter’s exposed area.
Čelná rýchlosť sa vypočíta ako podiel objemového prietoku vzorky pri tlaku, ktorý je pred filtrom a pri teplote čelnej časti filtra a exponovanej plochy filtra.
Weighing chamber and analytical balance specifications
Požiadavky na vážiacu komoru a analytické váhy
The chamber (or room) environment shall be free of any ambient contaminants (such as dust, aerosol, or semi-volatile material) that could contaminate the particulate filters.
V prostredí vážiacej komory (alebo miestnosti) nesmú byť žiadne nečistoty z okolia (ako je prach, aerosól alebo poloprchavá látka), ktoré by znečistili filtre častíc.
The weighing room shall meet the required specifications for at least 60 min before weighing filters.
Vážiaca komora musí spĺňať požadované špecifikácie aspoň 60 minút pre vážením filtrov.
Weighing chamber conditions
Podmienky vo vážiacej komore
The temperature of the chamber (or room) in which the particulate filters are conditioned and weighed shall be maintained to within 295 K ± 1 K (22 °C ± 1 °C) during all filter conditioning and weighing.
Teplota vo vážiacej komore (alebo miestnosti), v ktorej sa kondicionujú a vážia filtre častíc, sa v priebehu celého kondicionovania a váženia musí udržiavať na hodnote 295 K ± 1 K (22 °C ± 1 °C).
The humidity shall be maintained to a dew point of 282,5 K ± 1 K (9,5 °C ± 1 °C).
Vlhkosť sa musí udržiavať na rosnom bode 282,5 K ± 1 K (9,5 °C ± 1 °C).
If the stabilisation and weighing environments are separate, the temperature of the stabilisation environment shall be maintained at a tolerance of 295 K ± 3 K (22 °C ± 3 °C), but the dew point requirement remains at 282,5 K ± 1 K (9,5 °C ± 1 °C).
Ak sú stabilizačné a vážiace prostredia oddelené, teplota v stabilizačnom prostredí sa musí udržiavať v medziach 295 K ± 3 K (22 °C ± 3 °C), ale požiadavka nosného bodu zostáva 282,5 ± 1 K (9,5 °C ± 1 °C).
Humidity and ambient temperature shall be recorded.
Vlhkosť a teplota okolia sa zaznamenajú.
At least two unused reference filters shall be weighed within 12 hours of, but preferably at the same time as the sample filter weighing.
Najmenej dva nepoužité referenčné filtre sa musia odvážiť pokiaľ možno súčasne odberovým filtrom, najneskôr však do 12 hodín po jeho vážení.
They shall be the same material as the sample filters.
Musia byť z rovnakého materiálu ako vzorkovacie filtre.
Buoyancy correction shall be applied to the weighings.
Korekcia vzhľadom na vztlak vzduchu sa použije na váženie.
If the weight of any of the reference filters changes between sample filter weighings by more than 10 µg, all sample filters shall be discarded and the emissions test repeated.
Ak sa hmotnosť akéhokoľvek referenčného filtra medzi vážením odberových filtrov zmení o viac ako 10 µg, musia sa všetky odberové filtre vyradiť a emisná skúška sa musí zopakovať.
The reference filters shall be periodically replaced based on good engineering judgement, but at least once per year.
Referenčné filtre sa musia pravidelne meniť na základe osvedčeného technického posudku, minimálne však raz za rok.
The analytical balance used to determine the filter weight shall meet the linearity verification criterion of paragraph 9.2, table 7.
Analytické váhy použité na určenie hmotnosti filtrov musia spĺňať podmienky na overenie linearity uvedené v tabuľke 7 v bode 9.2.
This implies a precision (standard deviation) of at least 2 µg and a resolution of at least 1 µg (1 digit = 1 µg).
To znamená presnosť (štandardnú odchýlku) najmenej 2 µg a rozlišovaciu schopnosť najmenej 1 µg (jednotka stupnice = 1 µg).
In order to ensure accurate filter weighing, it is recommended that the balance be installed as follows:
S cieľom zabezpečiť presné váženie filtrov sa odporúča, aby sa váhy inštalovali takto:
installed on a vibration-isolation platform to isolate it from external noise and vibration;
boli na plošine, ktorá je izolovaná proti vibráciám, aby ju chránila pred vonkajším hlukom a vibráciami;
shielded from convective airflow with a static-dissipating draft shield that is electrically grounded.
boli tienené proti konvektívnemu prúdeniu vzduchu elektricky uzemneným krytom, ktorý odvádza statickú elektrinu.
The filter shall be neutralised prior to weighing, e.g. by a Polonium neutraliser or a device of similar effect.
Filter sa musí pred vážením neutralizovať, napr. polóniovým neutralizátorom alebo iným prístrojom s podobným účinkom.
If a PTFE membrane filter is used, the static electricity shall be measured and is recommended to be within ±2,0 V of neutral.
Ak je použitý membránový filter PTFE, statická elektrina sa musí zmerať a musí byť v rámci ±2,0 V neutrálu.
Static electric charge shall be minimised in the balance environment.
V prostredí váh sa musí minimalizovať náboj statickej elektriny.
Possible methods are as follows:
Možné metódy sú:
the balance shall be electrically grounded;
váhy musia byť elektricky uzemnené;
stainless steel tweezers shall be used if PM samples are handled manually;
použije sa pinzeta z nehrdzavejúcej ocele, ak sa so vzorkami častíc manipuluje ručne;
All parts of the dilution system and the sampling system from the exhaust pipe up to the filter holder, which are in contact with raw and diluted exhaust gas, shall be designed to minimise deposition or alteration of the particulates.
Všetky časti zrieďovacieho systému a systému odberu vzoriek z výfukovej trubice až po držiak filtra, ktoré sú v styku s neupravenými a zriedenými výfukovými plynmi, musia byť konštruované tak, aby sa minimalizovalo usadzovanie alebo zmena vlastností častíc.
All parts shall be made of electrically conductive materials that do not react with exhaust gas components, and shall be electrically grounded to prevent electrostatic effects.
Všetky diely musia byť vyrobené z elektricky vodivých materiálov, ktoré nereagujú so zložkami výfukových plynov, a musia byť elektricky uzemnené, aby sa zabránilo elektrostatickým účinkom.
Calibration of the flow measurement instrumentation
Kalibrácia prístrojov na meranie prietoku
Each flowmeter used in a particulate sampling and partial flow dilution system shall be subjected to the linearity verification, as described in paragraph 9.2.1, as often as necessary to fulfil the accuracy requirements of this gtr.
V prípade každého prietokomera používaného na odber vzoriek častíc a systému s riedením časti prietoku sa musí overovať linearita podľa bodu 9.2.1 tak často, aby sa zabezpečilo, že tieto prístroje a systémy spĺňajú požiadavky tohto globálneho technického predpisu na presnosť.
For the flow reference values, an accurate flowmeter traceable to international and/or national standards shall be used.
Na získanie referenčných hodnôt prietoku sa musí použiť presný prietokomer, ktorý spĺňa medzinárodné a/alebo vnútroštátne normy.
For differential flow measurement calibration see paragraph 9.4.6.2.
Pre kalibráciu diferenciálneho merania prietoku pozri bod 9.4.6.2.
Special requirements for the partial flow dilution system
Osobitné požiadavky na systémy s riedením časti prietoku
The partial flow dilution system has to be designed to extract a proportional raw exhaust sample from the engine exhaust stream, thus responding to excursions in the exhaust stream flow rate.
Systém s riedením časti prietoku musí byť konštruovaný tak, aby vybral proporčnú vzorku neupravených výfukových plynov z prúdu výfukových plynov motora, a tak reagoval na odchýlky v prietoku výfukových plynov.
For this it is essential that the dilution ratio or the sampling ratio rd or rs be determined such that the accuracy requirements of paragraph 9.4.6.2 are fulfilled.
Preto je veľmi dôležité, aby bol zrieďovací pomer alebo vzorkovací pomer rd alebo rs určený v medziach presnosti uvedených v bode 9.4.6.2.
For the control of a partial flow dilution system, a fast system response is required.
Na reguláciu systému s riedením časti prietoku je nevyhnutná rýchla odozva systému.
The transformation time for the system shall be determined by the procedure in paragraph 9.4.6.6.
Čas transformácie systému sa určí postupom uvedeným v bode 9.4.6.6.
If the combined transformation time of the exhaust flow measurement (see paragraph 8.3.1.2) and the partial flow system is ≤ 0,3 s, online control shall be used.
Ak je spoločný čas transformácie systému merania prietoku výfukových plynov (pozri bod 8.3.1.2) a systému s riedením časti prietoku ≤ 0,3 sekundy, použije sa online regulácia.
If the transformation time exceeds 0,3 s, look ahead control based on a pre-recorded test run shall be used.
Ak čas transformácie presahuje 0,3 sekundy, musí sa použiť dopredná regulácia založená na vopred zaznamenanej skúške.
In this case, the combined rise time shall be ≤ 1 s and the combined delay time ≤ 10 s.
V tomto prípade musí byť spoločný čas nábehu a ≤ 1 s a spoločný čas oneskorenia ≤ 10 s.
The total system response shall be designed as to ensure a representative sample of the particulates, qmp,i, proportional to the exhaust mass flow.
Celková odozva systému musí byť nastavená tak, aby sa zabezpečil reprezentatívny odber vzorky častíc qmp,i, ktorá by bola proporcionálna k hmotnostnému prietoku výfukových plynov.
To determine the proportionality, a regression analysis of qmp,i versus qmew,i shall be conducted on a minimum 5 Hz data acquisition rate, and the following criteria shall be met:
Na určenie proporcionality sa vykoná regresná analýza qmp,i a mew,i pri minimálnej frekvencii získavania údajov 5 Hz a splnení týchto kritérií:
the coefficient of determination r2 of the linear regression between qmp,i and qmew,i shall not be less than 0,95;
koeficient určenia r2 lineárnej regresie medzi qmp,i a qmew,i nesmie byť menší ako 0,95;
the standard error of estimate of qmp,i on qmew,i shall not exceed 5 per cent of qmp maximum;
štandardná chyba odhadu qp,imp,i na qmew,i nesmie presiahnuť 5 % maxima qmp;
qmp intercept of the regression line shall not exceed ± 2 per cent of qmp maximum.
úsek regresnej priamky qmp nesmie presiahnuť ± 2 % maxima qmp.
Look-ahead control is required if the combined transformation times of the particulate system, t50,P and of the exhaust mass flow signal, t50,F are > 0,3 s. In this case, a pre-test shall be run, and the exhaust mass flow signal of the pre-test be used for controlling the sample flow into the particulate system.
Ak sú spoločné časy transformácie systému na odber častíc t50,P a signálu hmotnostného prietoku výfukových plynov t50,F > 0,3 s, vyžaduje sa dopredná kontrola. V tomto prípade sa vykoná predbežná skúška a signál hmotnostného prietoku výfukových plynov z predbežnej skúšky sa môže použiť na reguláciu prietoku vzorky do systému na odber častíc.
A correct control of the partial dilution system is obtained, if the time trace of qmew,pre of the pre-test, which controls qmp, is shifted by a “look-ahead” time of t50,P + t50,F.
Správne regulovanie systému s čiastočným zriedením sa dosiahne, ak časová stopa qmew, pre predbežnej skúšky, ktorá reguluje qmp, je posunutá o dopredný čas t50,P + t50,F.
For establishing the correlation between qmp,i and qmew,i the data taken during the actual test shall be used, with qmew,i time aligned by t50,F relative to qmp,i (no contribution from t50,P to the time alignment).
Na zistenie korelácie medzi qmp,i a qew,im sa použijú údaje získané počas skutočnej skúšky, pričom qmew,i sa časovo upraví o hodnotu t50,F vztiahnutú k qmp,i (t50,P nemá vplyv na časovú synchronizáciu).
That is, the time shift between qmew and qmp is the difference in their transformation times that were determined in paragraph 9.4.6.6.
To znamená, že časový posun medzi qmew a qmp predstavuje rozdiel ich časov transformácie, ktoré boli určené v bode 9.4.6.6.
Specifications for differential flow measurement
Špecifikácie pre diferenciálne meranie prietoku
For partial flow dilution systems, the accuracy of the sample flow qmp is of special concern, if not measured directly, but determined by differential flow measurement:
Pre systémy s riedením časti prietoku je presnosť merania prietoku vzorky qmp osobitne dôležitá v prípade, že prietok nie je meraný priamo, ale určuje sa diferenciálnym meraním:
In this case, the maximum error of the difference shall be such that the accuracy of qmp is within ± 5 per cent when the dilution ratio is less than 15.
V tomto prípade môže byť maximálna chyba rozdielu taká, aby presnosť stanovenia qmp bola v rozmedzí ± 5 %, ak je zrieďovací pomer menší ako 15.
It can be calculated by taking root-mean-square of the errors of each instrument.
Túto chybu možno vypočítať určením strednej kvadratickej odchýlky každého prístroja.
Acceptable accuracies of qmp can be obtained by either of the following methods:
Akceptovateľnú presnosť qqmp možno dosiahnuť ktorýmkoľvek z týchto postupov:
calibration of qmdw relative to qmdew is carried out such that the same accuracies for qmp as in (a) are obtained.
kalibrácia qmdw voči qmdew sa vykonáva tak, aby sa v prípade qmp dosiahla rovnaká presnosť ako v bode a).
For details see paragraph 9.4.6.2;
Podrobnosti pozri bod 9.4.6.2;
the absolute accuracy of qmdew and qmdw is within ± 2 per cent of full scale, the maximum error of the difference between qmdew and qmdw is within 0,2 per cent, and the linearity error is within ±0,2 per cent of the highest qmdew observed during the test.
absolútna presnosť qmdew a qmdw je v rozmedzí 2 % celého rozsahu stupnice, maximálna chyba rozdielu medzi qmdew a qmdw je v rozmedzí 0,2 % a chyba linearity je v rozmedzí 0,2 % najvyššej hodnoty qmdew pozorovanej počas skúšky.
Calibration of differential flow measurement
Kalibrácia diferenciálneho merania prietoku
The flowmeter or the flow measurement instrumentation shall be calibrated in one of the following procedures, such that the probe flow qmp into the tunnel shall fulfil the accuracy requirements of paragraph 9.4.6.2:
Prietokomer alebo zostavy prístrojov na meranie prietoku sa musia kalibrovať jedným z ďalej uvedených postupov, aby prietok sondou qmp do tunela spĺňal požiadavky na presnosť podľa bodu 9.4.6.2:
The flowmeter for qmdw shall be connected in series to the flowmeter for qmdew, the difference between the two flowmeters shall be calibrated for at least 5 set points with flow values equally spaced between the lowest qmdw value used during the test and the value of qmdew used during the test.
Prietokomer na meranie qmdw sa pripojí sériovo k prietokomeru na meranie qmdew, rozdiel medzi obidvoma prietokomermi sa kalibruje najmenej pre 5 nastavených bodov s hodnotami prietoku s rovnakým rozostupom medzi najnižšou hodnotou qmdw použitou počas skúšky a hodnotou qmdew použitou počas skúšky.
The dilution tunnel may be bypassed.
Môže dôjsť k obtoku zrieďovacieho tunela.
A calibrated flow device shall be connected in series to the flowmeter for qmdew and the accuracy shall be checked for the value used for the test.
Kalibrovaný prístroj na meranie hmotnostného prietoku sa pripojí sériovo k prietokomeru na meranie qmdew a presnosť sa kontroluje pre hodnotu použitú na skúšku.
The calibrated flow device shall be connected in series to the flowmeter for qmdw, and the accuracy shall be checked for at least 5 settings corresponding to dilution ratio between 3 and 50, relative to qmdew used during the test.
Potom sa kalibrovaný prístroj na meranie prietoku pripojí sériovo k prietokomeru na meranie qmdw a presnosť sa skontroluje najmenej pre 5 nastavení zodpovedajúcich hodnote zrieďovacieho pomeru medzi 3 a 50 v pomere k hodnote qmdew použitej pri skúške.
The transfer tube (TT) shall be disconnected from the exhaust, and a calibrated flow-measuring device with a suitable range to measure qmp shall be connected to the transfer tube. qmdew shall be set to the value used during the test, and qmdw shall be sequentially set to at least 5 values corresponding to dilution ratios between 3 and 50.
Prenosová trubica (TT) sa odpojí od výfuku a pripojí sa k nej kalibrovaný prístroj na meranie prietoku s vhodným rozsahom na meranie qmp a qmdew sa nastaví na hodnotu použitú pri skúške a qmdw sa sekvenčne nastaví na najmenej 5 hodnôt zodpovedajúcich zrieďovacím pomerom medzi 3 a 50.
Alternatively, a special calibration flow path may be provided, in which the tunnel is bypassed, but the total and dilution airflow through the corresponding meters as in the actual test.
Alternatívne je možné použiť špeciálnu kalibračnú dráhu prietoku, v ktorej sa tunel obchádza, ale celkový prietok a prietok zrieďovacieho vzduchu cez príslušné meracie prístroje je taký ako pri skutočnej skúške.
A tracer gas shall be fed into the exhaust transfer tube TT.
Do prenosovej trubice TT sa privedie stopovací plyn.
This tracer gas may be a component of the exhaust gas, like CO2 or NOx.
Stopovacím plynom môže byť zložka výfukových plynov, ako napr. CO2 alebo NOx.
After dilution in the tunnel the tracer gas component shall be measured.
Po zriedení v tuneli sa zmeria zložka stopovacieho plynu.
This shall be carried out for 5 dilution ratios between 3 and 50.
Toto sa vykoná pre 5 hodnôt zrieďovacieho pomeru v rozmedzí od 3 do 50.
The accuracy of the sample flow shall be determined from the dilution ratio rd:
Presnosť prietoku vzorky sa určí zo zrieďovacieho pomeru rd:
The accuracies of the gas analysers shall be taken into account to guarantee the accuracy of qmp.
Presnosť analyzátorov plynu je nutné zohľadniť pri záruke presnosti qmp.
A carbon flow check using actual exhaust is strongly recommended for detecting measurement and control problems and verifying the proper operation of the partial flow system.
Na určenie problémov spojených s meraním a reguláciou a na overenie správneho fungovania systému s čiastočným prietokom sa dôrazne odporúča kontrola prietoku uhlíka s použitím skutočných výfukových plynov.
The carbon flow check should be run at least each time a new engine is installed, or something significant is changed in the test cell configuration.
Kontrola prietoku uhlíka by sa mala vykonať vždy po montáži nového motora alebo po významnej zmene konfigurácie skúšobného stavu.
The engine shall be operated at peak torque load and speed or any other steady state mode that produces 5 per cent or more of CO2.
Motor musí pracovať na maximálnom krútiacom momente a otáčkach alebo v akomkoľvek inom ustálenom režime, pri ktorom vzniká najmenej 5 % CO2.
The partial flow sampling system shall be operated with a dilution factor of about 15 to 1.
Systém odberu vzoriek s čiastočným prietokom pracuje so zrieďovacím faktorom približne 15: 1.
If a carbon flow check is conducted, the procedure given in Appendix 5 shall be applied.
Ak sa vykonáva kontrola prietoku uhlíka, použije sa postup opísaný v doplnku 5.
The carbon flow rates shall be calculated according to equations 80 to 82 in Appendix 5.
Hodnoty prietoku uhlíka sa vypočítajú podľa rovníc 80 až 82 uvedených v doplnku 5.
All carbon flow rates should agree to within 3 per cent.
Všetky hodnoty prietoku uhlíka sa nesmú navzájom odlišovať o viac ako 3 %.
A pre-test check shall be performed within 2 hours before the test run in the following way.
Kontrola pred skúškou sa vykonáva v rozmedzí 2 hodín pred uskutočnením skúšky takýmto spôsobom:
The accuracy of the flowmeters shall be checked by the same method as used for calibration (see paragraph 9.4.6.2) for at least two points, including flow values of qmdw that correspond to dilution ratios between 5 and 15 for the qmdew value used during the test.
Presnosť prietokomerov sa kontroluje tým istým postupom, aký sa používa na kalibráciu (pozri bod 9.4.6.2) najmenej pri dvoch bodoch vrátane hodnôt prietoku qmdw, ktoré zodpovedajú hodnotám zrieďovacieho pomeru medzi 5 a 15 pre hodnotu qmdew použitú pri skúške.
If it can be demonstrated by records of the calibration procedure under paragraph 9.4.6.2 that the flowmeter calibration is stable over a longer period of time, the pre-test check may be omitted.
Ak je možné na základe záznamov o postupe kalibrácie podľa bodu 9.4.6.2 preukázať, že kalibrácia prietokomera je stabilná dlhšie časové obdobie, je možné vynechať kontrolu pred skúškou.
Determination of the transformation time
Určenie času transformácie
The system settings for the transformation time evaluation shall be exactly the same as during measurement of the test run.
Na vyhodnotenie času transformácie musia byť nastavenia systému rovnaké ako v priebehu merania pri skúške.
The transformation time shall be determined by the following method.
Čas transformácie sa určuje týmto postupom:
An independent reference flowmeter with a measurement range appropriate for the probe flow shall be put in series with and closely coupled to the probe.
Nezávislý referenčný prietokomer s meracím rozsahom vhodným pre prietok sondou sa sériovo zapojí so sondou a spojí sa s ňou.
This flowmeter shall have a transformation time of less than 100 ms for the flow step size used in the response time measurement, with flow restriction sufficiently low as to not affect the dynamic performance of the partial flow dilution system, and consistent with good engineering practice.
Tento prietokomer musí mať čas transformácie kratší ako 100 ms pri veľkosti skoku prietoku použitej pri meraní času odozvy a pri takej miere obmedzenia prietoku, ktorá je dostatočne nízka na to, aby nedošlo k ovplyvneniu dynamickej výkonnosti systému s riedením časti prietoku, a musí byť v súlade s osvedčenou technickou praxou.
A step change shall be introduced to the exhaust flow (or airflow if exhaust flow is calculated) input of the partial flow dilution system, from a low flow to at least 90 per cent of maximum exhaust flow.
Do systému s riedením časti prietoku výfukových plynov (alebo prietoku vzduchu, ak sa vypočítava prietok výfukových plynov) sa zavedie skoková zmena z nízkeho prietoku na najmenej 90 % maximálneho prietoku výfukových plynov.
The trigger for the step change shall be the same one used to start the look-ahead control in actual testing.
Spúšťač skokovej zmeny musí byť rovnaký ako spúšťač použitý na spustenie doprednej kontroly pri skutočnej skúške.