natgillin/translations-raw huggingface dataset:
They are necessary for checking the exhaust split, and may be used to adjust PCV1 and PCV2 for precise split control. 
De er nødvendige for å kontrollere delingen av eksosen og kan brukes til å justere PCV1 og PCV2 for å oppnå en nøyaktig kontroll av delingen.
The exhaust gas through one of these tubes is lead to DT, and the exhaust gas through the rest of the tubes is passed through the damping chamber DC. 
Eksosen gjennom ett av disse rørene føres til DT, og eksosen gjennom resten av rørene føres gjennom dempekammeret DC.
They are necessary for checking the exhaust split and may be used to control the injection air flow rate for precise split control. 
De er nødvendige for å kontrollere delingen av eksosen og kan brukes til å regulere strømningshastigheten i innsprøytingsluften for å oppnå en nøyaktig kontroll av delingen.
The total flow through the tunnel is adjusted with the flow controller FC3 and the sampling pump P of the particulate sampling system (Figure 16). 
Den samlede strømningen gjennom tunnelen justeres med strømningsregulatoren FC3 og prøvetakingspumpen P i partikkelprøvetakingssystemet (se figur 16).
The dilution air flow is controlled by the flow controller FC2, which may use G EXH , G AIR or G FUEL as command signals, for the desired exhaust split. 
Volumet av fortynningsluft reguleres med strømningsregulatoren FC2, som kan bruke G EXH , G AIR eller G FUEL som styresignal for å gi ønsket deling av eksosen.
The dilution air flow rate is measured with flow measurement device FM1, the total flow rate with the flow measurement device FM3 of the particulate sampling system (Figure 14). 
Strømningshastigheten i fortynningsluften måles med strømningsmåleren FM1, den totale strømningen måles med strømningsmåleren FM3 i partikkelprøvetakingssystemet (se figur 14).
Description - Figures 4 to 12 
Beskrivelse – figur 4-12
EP exhaust pipe 
EP: Eksosrør
Bends will be minimised to reduce inertial deposition. 
Bøyning skal reduseres til et minimum for å redusere treghetsavsetninger.
For an isokinetic system, the exhaust pipe must be free of elbows, bends and sudden diameter changes for at least six pipe diameters upstream and three pipe diameters downstream of the tip of the probe. 
I et isokinetisk system må eksosrøret være uten vinkelrør, krumninger og brå overganger fra en diameter til en annen, i en lengde på minst seks rørdiametrer oppstrøms og tre rørdiametrer nedstrøms fra sondens ende.
For systems without isokinetic probes, it is recommended to have a straight pipe of six pipe diameters upstream and three pipe diameters downstream of the tip of the probe. 
I systemer uten isokinetiske sonder anbefales det å benytte et rett rør med en lengde på seks rørdiametrer oppstrøms og tre rørdiametrer nedstrøms fra sondens ende.
SP sampling probe (Figures 6 to 12) 
SP: Prøvetakingssonde (figur 6-12)
The minimum diameter ratio between exhaust pipe and probe shall be four. 
Forholdet mellom eksosrørdiameter og sondediameter skal være minst fire.
ISP isokinetic sampling probe (Figures 4 and 5) 
ISP: Isokinetisk prøvetakingssonde (figur 4 og 5)
The isokinetic sampling probe must be installed facing upstream on the exhaust pipe centre-line where the flow conditions in section EP are met, and designed to provide a proportional sample of the raw exhaust gas. 
Den isokinetiske prøvetakingssonden må monteres oppadvendt på eksosrørets midtlinje der strømningsvilkårene i EP-delen er oppfylt, og må være slik utformet at den leverer en proporsjonal prøve av råeksosen.
The minimum inside diameter shall be 12 mm. 
Minste innvendige diameter skal være 12 mm.
FD1, FD2 flow divider (Figure 9) 
FD1, FD2: Strømningsdeler (figur 9)
A set of venturis or orifices is installed in the exhaust pipe EP and in the transfer tube TT, respectively, to provide a proportional sample of the raw exhaust gas. 
Det er montert et sett venturier eller dyser i henholdsvis eksosrøret EP og overføringsrøret TT for å gi en proporsjonal prøve av råeksosen.
FD3 flow divider (Figure 10) 
FD3: Strømningsdeler (figur 10)
A set of tubes (multiple tube unit) is installed in the exhaust pipe EP to provide a proportional sample of the raw exhaust gas. 
Et sett rør (flerrørsenhet) er montert i eksosrøret EP for å gi en proporsjonal prøve av råeksosen.
EGA exhaust gas analyser (Figures 6 to 10) 
EGA: Eksosanalysator (figur 6-10)
CO 2 or NOx analysers may be used (with carbon balance method CO 2 only). 
CO 2 - eller NO x -analysatorer kan brukes (CO 2 -analysator bare når karbonbalansemetoden benyttes).
The accuracy of the measuring systems has to be such that the accuracy of G EDFW, i is within ± 4 %. 
Nøyaktigheten i målesystemene skal være slik at nøyaktigheten i G EDFW, i er innenfor ± 4 %.
TT transfer tube (Figures 4 to 12) 
TT: Overføringsrør (figur 4 til 12)
exiting on the centre-line of the dilution tunnel and pointing downstream. 
ha utløp på fortynningstunnelens midtlinje, i strømningsretningen.
If the tube is 1 metre or less in length, it is to be insulated with material with a maximum thermal conductivity of 0,05 W/(m · K) with a radial insulation thickness corresponding to the diameter of the probe. 
Dersom røret har en lengde på 1 meter eller mindre, skal det isoleres med et materiale med en største varmeledningsevne på 0,05 W/(m · K) med en radiell isolasjonstykkelse som tilsvarer sondens diameter.
If the tube is longer than 1 metre, it must be insulated and heated to a minimum wall temperature of 523 K (250 °C). 
Dersom røret er lenger enn 1 meter, skal det isoleres og oppvarmes til en laveste veggtemperatur på 523 K (250 °C).
DPT differential pressure transducer (Figures 4, 5 and 10) 
DPT: Differansetrykkgiver (figur 4, 5 og 10)
FC1 flow controller (Figures 4, 5 and 10) 
FC1: Strømningsregulator (figur 4, 5 og 10)
controlling the speed or flow of the suction blower (SB) and keeping the speed of the pressure blower (PB) constant during each mode (Figure 4); or 
å regulere hastigheten eller gjennomstrømningen i sugeviften (SB) og holde hastigheten til blåseviften (PB) konstant gjennom hver sekvens (figur 4), eller
The pressure oscillations in the dilution tunnel must not exceed ± 250 Pa on average. 
Trykksvingningene i fortynningstunnelen skal ikke overstige ± 250 Pa i gjennomsnitt.
PCV1, PCV2 pressure control valve (Figure 9) 
PCV1, PCV2: Trykkreguleringsventil (figur 9)
DC damping chamber (Figure 10) 
DC: Dempekammer (figur 10)
VN venturi (Figure 8) 
VN: Venturi (figur 8)
FC2 flow controller (Figures 6, 7, 11 and 12; optional) 
FC2: Strømningsregulator (figur 6, 7, 11 og 12; valgfri)
It may be connected to the exhaust flow or fuel flow signal and/or to the CO 2 or NO x differential signal. 
Den kan tilsluttes signalet for eksos- eller drivstoffstrøm, og/eller differensialsignalet for CO 2 eller NO x .
When using a pressurised air supply (Figure 11) FC2 directly controls the air flow. 
Når det benyttes trykkluft (figur 11), regulerer FC2 luftstrømmen direkte.
FM1 flow measurement device (Figures 6, 7, 11 and 12) 
FM1: Strømningsmåler (figur 6, 7, 11 og 12)
FM2 flow measurement device (Figure 12) 
FM2: Strømningsmåler (figur 12)
PB pressure blower (Figures 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 12) 
PB: Blåsevifte (figur 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 12)
PB may be used to measure the dilution air flow, if calibrated. 
PB kan brukes til å måle strømmen av fortynningsluft dersom den er kalibrert.
SB suction blower (Figures 4, 5, 6, 9, 10 and 12) 
SB: Sugevifte (figur 4, 5, 6, 9, 10 og 12)
SB may be used to measure the dilute exhaust gas flow, if calibrated. 
SB kan brukes til å måle strømmen av fortynnet eksos dersom den er kalibrert.
DAF dilution air filter (Figures 4 to 12) 
DAF: Fortynningsluftfilter (figur 4-12)
The dilution air shall have a temperature of 298 K (25 °C) ± 5 K. 
Fortynningsluften skal ha en temperatur på 298 K (25 ºC) ± 5 K.
PSP particulate sampling probe (Figures 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 12) 
PSP: Sonde til partikkelprøvetaking (figur 4, 5, 6, 8, 9, 10 og 12)
shall be installed facing upstream at a point where the dilution air and exhaust gas are well mixed, i.e. on the dilution tunnel DT centre-line of the dilution systems approximately 10 tunnel diameters downstream of the point where the exhaust enters the dilution tunnel, 
skal monteres vendt oppstrøms på et punkt der fortynningsluften og eksosen er godt blandet, dvs. på midtlinjen til fortynningstunnelen DT i fortynningssystemene, omtrent 10 tunneldiametrer nedstrøms fra punktet der eksosen kommer inn i fortynningstunnelen,
DT dilution tunnel (Figures 4 to 12) 
DT: Fortynningstunnel (figur 4-12)
may be heated to no greater than 325 K (52 °C) wall temperature by direct heating or by dilution air pre-heating, provided the air temperature does not exceed 325 K (52 °C) prior to the introduction of the exhaust in the dilution tunnel. 
kan være oppvarmet til en veggtemperatur på ikke mer enn 325 K (52 ºC) ved direkte oppvarming eller ved forvarming av fortynningsluften, forutsatt at lufttemperaturen ikke overstiger 325 K (52 ºC) før eksosen føres inn i fortynningstunnelen,
For fractional sampling systems, the mixing quality shall be checked after introduction into service by means of a CO 2 profile of the tunnel with the engine running (at least four equally spaced measuring points). 
I systemer med delprøvetaking skal blandingens kvalitet kontrolleres etter ibruktaking ved hjelp av en CO 2 -profil av tunnelen med motoren i gang (minst fire målepunkter med lik innbyrdes avstand).
If the ambient temperature in the vicinity of the dilution tunnel (DT) is below 293 K (20 °C), precautions should be taken to avoid particle losses onto the cool walls of the dilution tunnel. 
Dersom omgivelsestemperaturen i nærheten av fortynningstunnelen (DT) er på under 293 K (20 ºC), bør det tas forholdsregler for å unngå tap av partikler på de kjølige veggene i fortynningstunnelen.
At high engine loads, the tunnel may be cooled by a non-aggressive means such as a circulating fan, as long as the temperature of the cooling medium is not below 293 K (20 °C). 
Ved høy motorbelastning kan tunnelen kjøles ved ikke-aggressive midler som en sirkulasjonsvifte, forutsatt at temperaturen i kjølevæsken ikke er under 293 K (20 ºC).
HE heat exchanger (Figures 9 and 10) 
HE: Varmeveksler (figur 9 og 10)
Full flow dilution system (Figure 13) 
System med fullstrømsfortynning (figur 13)
Either a PDP or a CFV or a SSV system may be used. 
Det kan benyttes enten et PDP-, et CFV- eller et SSV-system.
If the sample is diluted once more in the secondary dilution tunnel, it is referred to as double dilution. 
Dersom prøven fortynnes én gang til i sekundærfortynningstunnelen, kalles det totrinnsfortynning.
Although partly a dilution system, the double dilution system is described as a modification of a particulate sampling system in section 1.2.2, (Figure 15), since it shares most of the parts with a typical particulate sampling system. 
Selv om det delvis er et fortynningssystem, blir totrinnsfortynningssystemet beskrevet som en variant av partikkelprøvetakingssystemet i nr. 1.2.2 (figur 15), da de fleste delene er de samme som i et typisk partikkelprøvetakingssystem.
Therefore, the sampling probes for the gaseous components are shown in Figure 13 but do not appear in the description list. 
Derfor vises prøvetakingssondene for gassbestanddelene i figur 13, men de forekommer ikke på listen med beskrivelser.
Descriptions (Figure 13) 
Beskrivelse (figur 13)
The exhaust pipe length from the exit of the engine exhaust manifold, turbocharger outlet or after-treatment device to the dilution tunnel is required to be not more than 10 m. 
Eksosrørets lengde fra motorens eksosmanifoldutløp, turboladerutløp eller etterbehandlingsinnretning til fortynningstunnelen skal ikke overstige 10 m.
The radial thickness of the insulation must be at least 25 mm. The thermal conductivity of the insulating material must have a value no greater than 0,1 W/(m · K) measured at 673 K (400 °C). 
Isoleringens radielle tykkelse skal være minst 25 mm. Isoleringsmaterialets varmeledningsevne skal ikke være større enn 0,1 W/(mK) målt ved 673 K (400 ºC).
The diluted exhaust gas flow rate is measured either with a positive displacement pump PDP or with a critical flow venturi CFV or with a sub-sonic venturi SSV. 
Strømningshastigheten i den fortynnede eksosen måles enten med en fortrengningspumpe PDP, med en kritisk strømningsventuri CFV eller med en subsonisk venturi SSV.
PDP positive displacement pump 
PDP: Fortrengningspumpe
The gas mixture temperature immediately ahead of the PDP shall be within ± 6 K of the average operating temperature observed during the test, when no flow compensation is used. 
Gassblandingens temperatur umiddelbart foran PDP skal være innenfor ± 6 K av den gjennomsnittlige driftstemperaturen som måles under prøvingen, når ingen strømningskompensasjon benyttes.
Flow compensation can only be used if the temperature at the inlet of the PDP does not exceed 50 °C (323 K). 
Strømningskompensasjon kan benyttes bare dersom temperaturen ved innløpet til PDP ikke overstiger 50 ºC (323 K).
CFV critical flow venturi 
CFV: Kritisk strømningsventuri
CFV measures total diluted exhaust flow by maintaining the flow at choked conditions (critical flow). 
CFV måler den totale fortynnede eksosstrømmen ved å holde strømmen under en bestemt strømningshastighet (kritisk strømning).
SSV subsonic venturi 
SSV: Subsonisk venturi
SSV measures total diluted exhaust flow as a function of inlet pressure, inlet temperature, pressure drop between the SSV inlet and throat. 
SSV måler den totale fortynnede eksosstrømmen som en funksjon av innløpstrykk, innløpstemperatur, trykkfall mellom inntak og innsnevring på SSV.
Static exhaust backpressure measured with the SSV system operating shall remain within ± 1,5 kPa of the static pressure measured without connection to the SSV at identical engine speed and load. 
Statisk mottrykk i eksosen målt med SSV-systemet i drift, skal holdes innenfor ± 1,5 kPa av det statiske trykket målt når SSV ikke er tilkoplet, med identisk turtall og belastning.
The gas mixture temperature immediately ahead of the SSV shall be within ± 11 K of the average operating temperature observed during the test, when no flow compensation is used. 
Gassblandingens temperatur umiddelbart foran SSV skal være innenfor ± 11 K av den gjennomsnittlige driftstemperaturen målt under prøvingen, når ikke strømningskompensasjon benyttes.
HE heat exchanger (optional if EFC is used) 
HE: Varmeveksler (valgfri dersom EFC benyttes)
EFC electronic flow compensation (optional if HE is used) 
EFC: Elektronisk strømningskompensasjon (valgfri dersom HE benyttes)
If the temperature at the inlet to either the PDP or CFV or SSV is not kept within the limits stated above, a flow compensation system is required for continuous measurement of the flow rate and control of the proportional sampling in the particulate system. 
Dersom temperaturen ved innløpet til enten PDP, CFV eller SSV ikke holdes innenfor grensene fastsatt ovenfor, er det nødvendig å benytte et strømningskompensasjonssystem for kontinuerlig måling av strømningsmengden og regulering av den proporsjonale prøvetakingen i partikkelprøvetakingssystemet.
To that purpose, the continuously measured flow rate signals are used to correct the sample flow rate through the particulate filters of the particulate sampling system (Figures 14 and 15), accordingly. 
Til dette formål benyttes de kontinuerlig målte signalene for strømningshastighet til å korrigere strømningshastigheten i prøven som går gjennom partikkelfiltrene i partikkelprøvetakingssystemet (se figur 14 og 15).
DT dilution tunnel 
DT: Fortynningstunnel
shall be small enough in diameter to cause turbulent flow (Reynolds number greater than 4000) of sufficient length to cause complete mixing of the exhaust and dilution air. 
skal ha en diameter som er liten nok til å gi virvelstrømning (Reynolds-tall som er større enn 4000) og være lang nok til at eksosen og fortynningsluften blandes fullstendig.
The flow capacity of the PDP or CFV or SSV must be sufficient to maintain the diluted exhaust at a temperature of less than or equal to 325 K (52 °C) immediately before the primary particulate filter. 
Strømningskapasiteten i PDP, CFV eller SSV skal være tilstrekkelig til at temperaturen i den fortynnede eksosen holdes på 325 K (52 °C) eller lavere umiddelbart foran primærfilteret.
The flow capacity of the PDP or CFV or SSV must be sufficient to maintain the diluted exhaust stream in the DT at a temperature of less than or equal to 464 K (191 °C) at the sampling zone. 
Strømningskapasiteten i PDP, CFV eller SSV skal være tilstrekkelig til at temperaturen i den fortynnede eksosen i DT holdes på 464 K (191 °C) eller lavere i prøvetakingsområdet.
The secondary dilution system must provide sufficient secondary dilution air to maintain the doubly-diluted exhaust stream at a temperature of less than or equal to 325 K (52 °C) immediately before the primary particulate filter. 
Sekundærfortynningssystemet skal gi tilstrekkelig sekundær fortynningsluft til at den totrinnsfortynnede eksosstrømmen holdes på en temperatur på 325 K (52 °C) eller lavere umiddelbart foran primærfilteret.
DAF dilution air filter 
DAF: Fortynningsluftfilter
PSP particulate sampling probe 
PSP: Sonde til partikkelprøvetaking
In the case of total sampling partial flow dilution, which consists of passing the entire dilute exhaust sample through the filters, dilution (section 1.2.1.1, Figures 7 and 11) and sampling system usually form an integral unit. 
Ved totalprøvetaking med delstrømsfortynning, som består i å føre hele den fortynnede eksosprøven gjennom filtrene, utgjør fortynningssystemene (nr. 1.2.1.1 figur 7 og 11) og prøvetakingssystemet vanligvis en helhet.
In the case of fractional sampling partial flow dilution or full flow dilution, which consists of passing through the filters only a portion of the diluted exhaust, the dilution (section 1.2.1.1, Figures 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 12 and section 1.2.1.2, Figure 13) and sampling systems usually form different units. 
Ved delprøvetaking med delstrømsfortynning eller fullstrømsfortynning, som består i å føre bare en del av den fortynnede eksosen gjennom filtrene, utgjør fortynningssystemene (nr. 1.2.1.1 figur 4, 5, 6, 8, 9, 10 og 12 og nr. 1.2.1.2 figur 13) og prøvetakingssystemene vanligvis adskilte enheter.
Interference of the switching procedure on the control loops must be minimised. 
Forstyrrelser på kontrollsløyfene fra vekslingen skal reduseres til et minimum.
A sample of the diluted exhaust gas is taken from the dilution tunnel DT of a partial flow or full flow dilution system through the particulate sampling probe PSP and the particulate transfer tube PTT by means of the sampling pump P. 
En prøve av den fortynnede eksosen tas fra fortynningstunnelen DT i et system med delstrøms- eller fullstrømsfortynning gjennom partikkelprøvetakingssonden PSP og partikkeloverføringsrøret PTT ved hjelp av prøvetakingspumpen P.
The sample is passed through the filter holders(s) FH that contain the particulate sampling filters. 
Prøven føres gjennom filterholderen(-holderne) FH som inneholder partikkelprøvetakingsfiltrene.
The particulate sampling probe shown in the figures is the leading section of the particulate transfer tube PTT. 
Partikkelprøvetakingssonden vist i figurene, er den første delen av partikkeloverføringsrøret PTT.
shall be installed facing upstream at a point where the dilution air and exhaust gas are well mixed, i.e. on the dilution tunnel DT centre-line of the dilution systems (section 1.2.1), approximately 10 tunnel diameters downstream of the point where the exhaust enters the dilution tunnel), 
skal monteres vendt oppstrøms på et punkt der fortynningsluften og eksosen er godt blandet, dvs. på midtlinjen til fortynningstunnelen DT i fortynningssystemene (nr. 1.2.1), omtrent 10 tunneldiametrer nedstrøms fra punktet der eksosen kommer inn i fortynningstunnelen,
If electronic flow compensation EFC (Figure 13) is used, the diluted exhaust gas flow is used as command signal for FC3. 
Dersom elektronisk strømningskompensasjon EFC benyttes (se figur 13), benyttes den fortynnede eksosstrømmen som styresignal for FC3.
A sample of the diluted exhaust gas is transferred from the dilution tunnel DT of a full flow dilution system through the particulate sampling probe PSP and the particulate transfer tube PTT to the secondary dilution tunnel SDT, where it is diluted once more. 
En prøve av den fortynnede eksosen overføres fra fortynningstunnelen DT i et fullstrømsfortynningssystem gjennom partikkelprøvetakingssonden PSP og partikkeloverføringsrøret PTT til sekundærfortynningstunnelen SDT, der den fortynnes én gang til.
If electronic flow compensation EFC (Figure 13) is used, the total diluted exhaust gas flow is used as command signal for FC3. 
Dersom elektronisk strømningskompensasjon EFC benyttes (se figur 13), benyttes den totale fortynnede eksosstrømmen som styresignal for FC3.
PTT particulate transfer tube (Figures 14 and 15) 
PTT: Partikkeloverføringsrør (figur 14 og 15)
The particulate transfer tube must not exceed 1020 mm in length, and must be minimised in length whenever possible. 
Partikkeloverføringsrøret skal ikke være mer enn 1020 mm langt og skal være så kort som mulig.
the partial flow dilution fractional sampling type and the full flow single dilution system from the probe tip to the filter holder, 
delprøvetaking med delstrømsfortynning og systemet med ettrinns fullstrømsfortynning fra sondens ende til filterholderen,
the full flow double dilution system from the probe tip to the secondary dilution tunnel. 
systemet med totrinns fullstrømsfortynning fra sondens ende til sekundærfortynningstunnelen.
SDT secondary dilution tunnel (Figure 15) 
SDT: Sekundærfortynningstunnel (figur 15)
In the case of a pressure controlled system the remaining error in the control loop must not exceed ± 3 Pa. 
Dersom det benyttes et system med trykkregulering, skal restfeilen i kontrollsløyfen ikke overstige ± 3 Pa.
may be heated to no greater than 325 K (52 °C) wall temperature by direct heating or by dilution air pre-heating, provided the air temperature does not exceed 325 K (52 °C), 
kan være oppvarmet til en veggtemperatur på ikke mer enn 325 K (52 ºC) ved direkte oppvarming eller ved forvarming av fortynningsluften, forutsatt at lufttemperaturen ikke overstiger 325 K (52 ºC),
DP dilution air pump (Figure 15) (full flow double dilution only) 
DP: Fortynningsluftpumpe (figur 15) (bare systemer med totrinns fullstrømsfortynning)
The dilution air pump shall be located so that the secondary dilution air is supplied at a temperature of 298 K (25 °C) ± 5 K. 
Fortynningsluftpumpen skal være slik plassert at sekundærfortynningsluften føres inn med en temperatur på 298 K (25 ºC) ± 5 K.
The flow controller is required if electronic flow compensation EFC (Figure 13) is used. 
Denne regulatoren er nødvendig dersom elektronisk strømningskompensasjon EFC benyttes (figur 13).
FM3 flow measurement device (Figures 14 and 15) (particulate sample flow) 
FM3: Strømningsmåler (figur 14 og 15) (partikkelprøvestrøm)
FM4 flow measurement device (Figure 15) (dilution air, full flow double dilution only) 
FM4: Strømningsmåler (figur 15) (fortynningsluft, bare systemer med totrinns fullstrømsfortynning)
The gas meter or flow instrumentation shall be located so that the inlet gas temperature remains at 298 K (25 °C) ± 5 K. 
Apparatet som måler gass eller strømning, skal være slik plassert at temperaturen i gassen som kommer inn, holdes på 298 K (25 ºC) ± 5 K.
BV ball valve (optional) 
BV: Kuleventil (valgfri)
The ball valve shall have a diameter not less than the inside diameter of the sampling tube and a switching time of less than 0,5 seconds. 
Kuleventilen skal ha en diameter som ikke skal være mindre enn den innvendige diameteren i prøvetakingsrøret, og en vekslingstid på mindre enn 0,5 sekunder.
If the ambient temperature in the vicinity of PSP, PTT, SDT, and FH is below 239 K (20 °C), precautions should be taken to avoid particle losses onto the cool wall of these parts. 
Dersom omgivelsestemperaturen i nærheten av PSP, PTT, SDT og FH er under 239 K (20 °C), bør det tas forholdsregler for å unngå tap av partikler på de kjølige veggene i disse delene.