natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The secondary dilution tunnel should have a minimum diameter of 75 mm, and should be of sufficient length so as to provide a residence time of at least 0,25 seconds for the doubly-diluted sample. 
Sekundærfortynningstunnelen bør ha en minste diameter på 75 mm og bør være tilstrekkelig lang til å gi en oppholdstid på minst 0,25 sekunder for den totrinnsfortynnede prøven.
SDT Secondary dilution tunnel (Figure 22) 
SDT Sekundærfortynningstunnel (figur 22)
The transfer tube: 
Overføringsrøret:
the full flow double dilution system from the tip of the probe (PSP) to the secondary dilution tunnel. 
totrinnsfortynningssystemet med fullstrøm fra sondens ende (PSP) til sekundærfortynningstunnelen.
the partial flow dilution total sampling type from the end of the dilution tunnel to the filter holder; 
totalprøvetaking med delstrømsfortynning fra enden av fortynningstunnelen til filterholderen,
the partial flow dilution fractional sampling type and the full flow single dilution system from the tip of the probe (SP, ISP, PSP, respectively) to the filter holder; 
delprøvetaking med delstrømsfortynning og fullstrømsfortynningssystemer med ettrinnsfortynning fra sondens ende (henholdsvis SP, ISP og PSP) til filterholderen,
The dimensions are valid for: 
Dimensjonene gjelder for:
Where applicable (i.e. for partial flow dilution fractional sampling systems and for full flow dilution systems), the length of the sampling probes (SP, ISP, PSP, respectively, see Sections 2.2 and 2.3) shall be included. 
Når det er relevant (dvs. for systemer med delstrømsfortynning med delprøvetaking og for systemer med fullstrømsfortynning), skal lengden på prøvetakingssondene (henholdsvis SP, ISP og PSP, se nr. 2.2 og 2.3) medregnes.
The particulate transfer tube must not exceed 1020 mm in length, and must be minimised in length whenever possible. 
Partikkeloverføringsrøret skal ikke være mer enn 1 020 mm langt og skal være så kort som mulig.
PTT Particulate transfer tube (Figures 21, 22) 
PTT Partikkeloverføringsrør (figur 21 og 22)
If electronic flow compensation EFC (see Figure 20) is used, the total diluted exhaust gas flow is used as command signal for FC3. 
Dersom elektronisk strømningskompensasjon EFC benyttes (se figur 20), benyttes den samlede fortynnede eksosstrømmen som styresignal for FC3.
The dilution air flow rate is usually constant whereas the sample flow rate is controlled by the flow controller FC3. 
Strømningshastigheten i fortynningsluften er vanligvis konstant, mens strømningshastigheten i prøven reguleres med strømningsregulatoren FC3.
The sample is then passed through the filter holder(s) FH that contain the particulate sampling filters. 
Prøven føres så gjennom filterholderen(-holderne) FH som inneholder partikkelprøvetakingsfiltrene.
A sample of the diluted exhaust gas is transferred from the dilution tunnel DT of a full flow dilution system through the particulate sampling probe PSP and the particulate transfer tube PTT to the secondary dilution tunnel SDT, where it is diluted once more. 
En prøve av den fortynnede eksosen overføres fra fortynningstunnelen DT i et fullstrømsfortynningssystem gjennom partikkelprøvetakingssonden PSP og partikkeloverføringsrøret PTT til sekundærfortynningstunnelen SDT, der den fortynnes en gang til.
Double dilution system (full flow system only) 
Totrinnsfortynningssystem (bare fullstrømssystem)
If electronic flow compensation EFC (see Figure 20) is used, the diluted exhaust gas flow is used as command signal for FC3. 
Dersom elektronisk strømningskompensasjon EFC benyttes (se figur 20), benyttes den fortynnede eksosstrømmen som styresignal for FC3.
The sample flow rate is controlled by the flow controller FC3. 
Strømningshastigheten i prøven reguleres med strømningsregulatoren FC3.
The sample is passed through the filter holder(s) FH that contain the particulate sampling filters. 
Prøven føres gjennom filterholderen(-holderne) FH som inneholder partikkelprøvetakingsfiltrene.
A sample of the diluted exhaust gas is taken from the dilution tunnel DT of a partial flow or full flow dilution system through the particulate sampling probe PSP and the particulate transfer tube PTT by means of the sampling pump P. 
En prøve av den fortynnede eksosen tas fra fortynningstunnelen DT i et delstrøms- eller et fullstrømsfortynningssystem gjennom partikkelprøvetakingssonden PSP og partikkeloverføringsrøret PTT ved hjelp av prøvetakingspumpen P.
Interference of the switching procedure on the control loops must be minimised. 
Forstyrrelser på kontrollsløyfene fra vekslingen må reduseres til et minimum.
For the single filter method, a bypass system shall be used for passing the sample through the sampling filters at the desired times. 
For enkeltfiltermetoden skal et omløpssystem benyttes til å føre prøven gjennom prøvetakingsfiltrene på de ønskede tidspunktene.
In order to avoid any impact on the control loops, it is recommended that the sample pump be running throughout the complete test procedure. 
For å unngå påvirkning av kontrollsløyfene, anbefales det at prøvetakingspumpen er i gang under hele prøvingen.
The double dilution system includes all important parts of the particulate sampling system, like filter holders and sampling pump. 
Totrinnsfortynningssystemet omfatter alle viktige deler av partikkelprøvetakingssystemet, f.eks. filterholdere og prøvetakingspumpe.
In this Directive, the double dilution system (Figure 22) of a full flow dilution system is considered as a specific modification of a typical particulate sampling system as shown in Figure 21. 
I dette direktiv betraktes totrinnsfortynningssystemet DDS (figur 22) i et system med fullstrømsfortynning som en variant av et typisk partikkelprøvetakingssystem som vist i figur 21.
In the case of fractional sampling partial flow dilution or full flow dilution, which consists of passing through the filters only a portion of the diluted exhaust, the dilution (Section 2.2, Figures 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19; Section 2.3, Figure 20) and sampling systems usually form different units. 
Ved delprøvetaking med delstrømsfortynning eller fullstrømsfortynning, som består i å føre bare en del av den fortynnede eksosen gjennom filtrene, utgjør fortynningssystemene (nr. 2.2 figur 11, 12, 13, 15, 16, 17 og 19 og nr. 2.3 figur 20) og prøvetakingssystemene vanligvis atskilte enheter.
In the case of total sampling partial flow dilution, which consists of passing the entire diluted exhaust sample through the filters, dilution (Section 2.2, Figures 14, 18) and sampling system usually form an integral unit. 
Ved totalprøvetaking med delstrømsfortynning, som består i å føre hele den fortynnede eksosprøven gjennom filtrene, utgjør fortynnings- (nr. 2.2 figur 14 og 18) og prøvetakingssystemet vanligvis en helhet.
The particulate sampling system is required for collecting the particulates on the particulate filter. 
Partikkelprøvetakingssystemet er nødvendig for oppsamling av partikler på partikkelfilteret.
Particulate sampling system 
Partikkelprøvetakingssystem
shall be of 12 mm minimum inside diameter; 
skal ha en innvendig diameter på minst 12 mm,
shall be installed facing upstream at a point where the dilution air and exhaust gas are well mixed, i.e. on the dilution tunnel (DT) centreline approximately 10 tunnel diameters downstream of the point where the exhaust enters the dilution tunnel; 
skal monteres vendt oppstrøms på et punkt der fortynningsluften og eksosen er godt blandet, dvs. på midtlinjen til fortynningstunnelen (DT), omtrent 10 tunneldiametrer nedstrøms fra punktet der eksosen kommer inn i fortynningstunnelen,
The probe is the leading section of PTT and: 
Sonden utgjør den første delen av PTT og
PSP Particulate sampling probe 
PSP Sonde til partikkelprøvetaking
DAF Dilution air filter 
DAF Fortynningsluftfilter
The secondary dilution system must provide sufficient secondary dilution air to maintain the doubly-diluted exhaust stream at a temperature of less than or equal to 325 K (52 °C) immediately before the primary particulate filter. 
Sekundærfortynningssystemet skal gi tilstrekkelig sekundærfortynningsluft til at den totrinnsfortynnede eksosstrømmen holdes på en temperatur på 325 K (52 °C) eller lavere umiddelbart foran primærfilteret.
The flow capacity of the PDP or CFV must be sufficient to maintain the diluted exhaust stream in the DT at a temperature of less than or equal to 464 K (191 °C) at the sampling zone. 
Strømningskapasiteten i PDP eller CFV må være tilstrekkelig til at temperaturen i den fortynnede eksosen i DT holdes på 464 K (191 °C) eller lavere i prøvetakingsområdet.
When using double dilution, a sample from the dilution tunnel is transferred to the secondary dilution tunnel where it is further diluted, and then passed through the sampling filters (Section 2.4, Figure 22). 
Ved totrinnsfortynning overføres en prøve fra fortynningstunnelen til sekundærfortynningstunnelen der den fortynnes ytterligere, og føres så gjennom prøvetakingsfiltrene (nr. 2.4 figur 22).
The flow capacity of the PDP or CFV must be sufficient to maintain the diluted exhaust at a temperature of less than or equal to 325 K (52 °C) immediately before the primary particulate filter. 
Strømningskapasiteten i PDP eller CFV skal være tilstrekkelig til at temperaturen i den fortynnede eksosen holdes på 325 K (52 °C) eller lavere umiddelbart foran primærfilteret.
When using single dilution, a sample from the dilution tunnel is transferred to the particulate sampling system (Section 2.4, Figure 21). 
Ved ettrinnsfortynning overføres en prøve fra fortynningstunnelen til partikkelprøvetakingssystemet (nr. 2.4 figur 21).
The engine exhaust shall be directed downstream at the point where it is introduced into the dilution tunnel, and thoroughly mixed. 
Motoreksosen skal ledes nedstrøms på det punktet der den føres inn i fortynningstunnelen, og blandes grundig.
shall be at least 210 mm in diameter with a double dilution system; 
skal ha en diameter på minst 210 mm med et totrinnsfortynningssystem,
shall be at least 460 mm in diameter with a single dilution system; 
skal ha en diameter på minst 460 mm med et ettrinnsfortynningssystem,
shall be small enough in diameter to cause turbulent flow (Reynolds Number greater than 4000) and of sufficient length to cause complete mixing of the exhaust and dilution air; a mixing orifice may be used; 
skal ha en diameter som er liten nok til å gi virvelstrømning (Reynolds-tall som er større enn 4000) og lang nok til at eksosen og fortynningsluften blandes fullstendig; en blandeblende kan benyttes,
DT Dilution tunnel 
DT Fortynningstunnel
To that purpose, the continuously measured flow rate signals are used to correct the sample flow rate through the particulate filters of the particulate sampling system (see Section 2.4, Figures 21, 22), accordingly. 
Til dette formål benyttes de kontinuerlig målte signalene for strømningshastighet til å korrigere strømningshastigheten i prøven som går gjennom partikkelfiltrene i partikkelprøvetakingssystemet (se nr. 2.4 figur 21 og 22).
If the temperature at the inlet to either the PDP or CFV is not kept within the limits stated above, a flow compensation system is required for continuous measurement of the flow rate and control of the proportional sampling in the particulate system. 
Dersom temperaturen ved innløpet til enten PDP eller CFV ikke holdes innenfor grensene fastsatt ovenfor, er det nødvendig å benytte et strømningsberegningssystem for kontinuerlig måling av strømningsmengden og regulering av den proporsjonale prøvetakingen i partikkelprøvetakingssystemet.
EFC Electronic flow compensation (optional, if HE is used) 
EFC Elektronisk strømningskompensasjon (valgfri dersom HE benyttes)
The heat exchanger shall be of sufficient capacity to maintain the temperature within the limits required above. 
Varmeveksleren skal ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne holde temperaturen innenfor de grensene som er fastsatt ovenfor.
HE Heat exchanger (optional, if EFC is used) 
HE Varmeveksler (valgfri dersom EFC benyttes)
The gas mixture temperature immediately ahead of the CFV shall be within ± 11 K of the average operating temperature observed during the test, when no flow compensation is used. 
Gassblandingens temperatur umiddelbart foran CFV skal være innenfor ± 11 K av den gjennomsnittlige driftstemperaturen målt under prøvingen, når ikke strømningsberegning benyttes.
Static exhaust backpressure measured with the CFV system operating shall remain within ± 1,5 kPa of the static pressure measured without connection to the CFV at identical engine speed and load. 
Statisk mottrykk i eksosen målt med CFV-systemet i drift, skal holdes innenfor ± 1,5 kPa av det statiske trykket målt når CFV ikke er tilkoplet, med identisk turtall og belastning.
CFV measures total diluted exhaust flow by maintaining the flow at choked conditions (critical flow). 
CFV måler den totale fortynnede eksosstrømningen ved å holde strømningen under en bestemt strømningshastighet (kritisk strømning).
CFV Critical Flow Venturi 
CFV Kritisk strømningsventuri
Flow compensation may only be used if the temperature at the inlet to the PDP does not exceed 323K (50 °C). 
Strømningsberegning kan benyttes bare dersom temperaturen ved innløpet til PDP ikke overstiger 323 K (50 °C).
The gas mixture temperature immediately ahead of the PDP shall be within ± 6 K of the average operating temperature observed during the test, when no flow compensation is used. 
Gassblandingens temperatur umiddelbart foran PDP skal være innenfor ± 6 K av den gjennomsnittlige driftstemperaturen som måles under prøvingen, når ingen strømningsberegning benyttes.
Static exhaust backpressure measured with the PDP system operating shall remain within ± 1,5 kPa of the static pressure measured without connection to the PDP at identical engine speed and load. 
Det statiske mottrykket i eksosen som måles med PDP-systemet i drift, skal holdes innenfor ± 1,5 kPa av det statiske trykket som måles når PDP-systemet ikke er tilsluttet, med identisk turtall og belastning.
The exhaust system backpressure must not be artificially lowered by the PDP or dilution air inlet system. 
Eksosanleggets mottrykk skal ikke senkes kunstig av PDP eller av innsugingssystemet for fortynningsluft.
The PDP meters total diluted exhaust flow from the number of the pump revolutions and the pump displacement. 
Denne pumpen måler den totale strømningen av fortynnet eksos på grunnlag av antall pumpeomdreininger og pumpefortrengningen.
PDP Positive displacement pump 
PDP Fortrengningspumpe
The thermal conductivity of the insulating material must have a value no greater than 0,1 W/mK measured at 673 K (400 °C). 
Isoleringsmaterialets varmeledningsevne skal ikke være større enn 0,1 W/mK målt ved 673 K (400 °C).
The radial thickness of the insulation must be at least 25 mm. 
Isoleringens radielle tykkelse skal være minst 25 mm.
If the exhaust pipe downstream of the engine exhaust manifold, turbocharger outlet or aftertreatment device exceeds 4 m in length, then all tubing in excess of 4 m shall be insulated, except for an in-line smokemeter, if used. 
Dersom eksosrøret nedstrøms fra motorens eksosmanifold, turboladerutløp eller etterbehandlingsinnretning er lengre enn 4 m, skal rørlengden ut over 4 m isoleres, unntatt en eventuell røykmåler.
The exhaust pipe length from the exit of the engine exhaust manifold, turbocharger outlet or aftertreatment device to the dilution tunnel shall not exceed 10 m. 
Eksosrørets lengde fra motorens eksosmanifoldutløp, turboladerutløp eller etterbehandlingsinnretning til fortynningstunnelen skal ikke overstige 10 m.
Since particulate mass determination is based on the total diluted exhaust gas flow, the dilution ratio is not required to be calculated. 
Da partikkelmassen bestemmes på grunnlag av det samlede volumet av fortynnet eksos, kreves det ikke at fortynningsforholdet beregnes.
A heat exchanger HE or electronic flow compensation EFC may be used for proportional particulate sampling and for flow determination. 
En varmeveksler HE eller elektronisk strømningskompensasjon EFC kan benyttes til proporsjonal partikkelprøvetaking og til å bestemme strømningen.
The diluted exhaust gas flow rate is measured either with a Positive Displacement Pump PDP or with a Critical Flow Venturi CFV. 
Strømningshastigheten i den fortynnede eksosen måles enten med en fortrengningspumpe PDP eller med en kritisk strømningsventuri CFV.
The total amount of raw exhaust gas is mixed in the dilution tunnel DT with the dilution air. 
Det samlede volumet av råeksos blandes i fortynningstunnelen DT med fortynningsluften.
Although partly a dilution system, the double dilution system is described as a modification of a particulate sampling system in section 2.4, Figure 22, since it shares most of the parts with a typical particulate sampling system. 
Selv om det delvis er et fortynningssystem, blir totrinnsfortynningssystemet beskrevet som en variant av partikkelprøvetakingssystemet i nr. 2.4 figur 22, da de fleste delene er de samme som i et typisk partikkelprøvetakingssystem.
This is useful, if the filter face temperature requirement cannot be met with single dilution. 
Dette er nyttig dersom kravet til temperatur på filteroverflaten ikke kan oppnås ved ettrinnsfortynning.
If the sample is diluted once more in the secondary dilution tunnel, it is referred to as double dilution. 
Dersom prøven fortynnes en gang til i sekundærfortynningstunnelen, kalles det totrinnsfortynning.
If this is done directly, it is referred to as single dilution. 
Dersom dette gjøres direkte, kalles det ettrinnsfortynning.
For subsequent collection of the particulates, a sample of the dilute exhaust gas is passed to the particulate sampling system (section 2.4, figures 21 and 22). 
For den etterfølgende oppsamlingen av partikler føres en prøve av den fortynnede eksosen til partikkelprøvetakingssystemet (nr. 2.4, figur 21 og 22).
Either a PDP or a CFV system may be used. 
Det kan benyttes enten et PDP- eller CFV-system.
The total volume of the mixture of exhaust and dilution air must be measured. 
Totalvolumet av blandingen av eksos og fortynningsluft skal måles.
A dilution system is described in Figure 20 based upon the dilution of the total exhaust using the CVS (Constant Volume Sampling) concept. 
I figur 20 beskrives et fortynningssystem som fungerer etter prinsippet med fortynning av det samlede eksosvolumet etter metoden med prøvetaking av konstant volum (CVS).
The heat exchanger shall be of sufficient capacity to maintain the temperature at the inlet to the suction blower SB within ± 11K of the average operating temperature observed during the test. 
Varmeveksleren skal ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne holde temperaturen i innløpet til sugeviften SB innenfor ± 11 K av den gjennomsnittlige driftstemperaturen som overholdes under prøvingen.
HE Heat exchanger (Figures 16, 17) 
HE Varmeveksler (figur 16 og 17)
At high engine loads, the tunnel may be cooled by a non-aggressive means such as a circulating fan, as long as the temperature of the cooling medium is not below 293K (20 °C). 
Ved høy motorbelastning kan tunnelen kjøles ved ikke-aggressive midler som en sirkulasjonsvifte, forutsatt at temperaturen i kjølevæsken ikke er under 293 K (20 °C).
Therefore, heating and/or insulating the tunnel within the limits given above is recommended. 
Derfor anbefales oppvarming og/eller isolering av tunnelen innenfor ovennevnte grenser.
If the ambient temperature in the vicinity of the dilution tunnel (DT) is below 293K (20 °C), precautions should be taken to avoid particle losses onto the cool walls of the dilution tunnel. 
Dersom omgivelsestemperaturen i nærheten av fortynningstunnelen (DT) er på under 293 K (20 °C), bør det tas forholdsregler for å unngå tap av partikler på de kjølige veggene i fortynningstunnelen.
If necessary, a mixing orifice may be used. 
Om nødvendig kan det brukes en blandeblende.
For fractional sampling systems, the mixing quality shall be checked after introduction into service by means of a CO 2 -profile of the tunnel with the engine running (at least four equally spaced measuring points). 
I systemer med delprøvetaking skal blandingens kvalitet kontrolleres etter ibruktaking ved hjelp av en CO 2 -profil av tunnelen med motoren i gang (minst fire målepunkter med lik innbyrdes avstand).
The engine exhaust shall be thoroughly mixed with the dilution air. 
Motoreksosen skal blandes grundig med fortynningsluften.
may be insulated. 
kan være isolert.
may be heated to no greater than 325 K (52 °C) wall temperature by direct heating or by dilution air pre-heating, provided the air temperature does not exceed 325 K (52 °C) prior to the introduction of the exhaust in the dilution tunnel; 
kan være oppvarmet til en veggtemperatur på ikke mer enn 325 K (52 °C) ved direkte oppvarming eller ved forvarming av fortynningsluften, forutsatt at lufttemperaturen ikke overstiger 325 K (52 °C) før eksosen føres inn i fortynningstunnelen,
is recommended to be at least 25 mm in diameter for the total sampling type; 
bør om mulig ha en diameter på minst 25 mm for totalprøvetaking,
shall be at least 75 mm in diameter for the fractional sampling type; 
skal ha en diameter på minst 75 mm for delprøvetaking,
a nominal thickness of no less then 1,5 mm for dilution tunnels with inside diameters of equal to or less than 75 mm; 
en nominell tykkelse på ikke mindre enn 1,5 mm for fortynningstunneler med en innvendig diameter på 75 mm eller mindre,
thickness/diameter ratio of 0,025 or less for dilution tunnels with inside diameters greater than 75 mm; 
et forhold mellom tykkelse og diameter på 0,025 eller mindre for fortynningstunneler med innvendig diameter på mer enn 75 mm,
shall be constructed of stainless steel with: 
skal være laget av rustfritt stål med:
shall be of a sufficient length to cause complete mixing of the exhaust and dilution air under turbulent flow conditions; 
skal være lang nok til å sikre en fullstendig blanding av eksos og fortynningsluft under forhold med virvelstrømning,
The dilution tunnel: 
Fortynningstunnelen:
DT Dilution tunnel (Figures 11 to 19) 
DT Fortynningstunnel (figur 11–19)
At the engine manufacturers request the dilution air shall be sampled according to good engineering practice to determine the background particulate levels, which can then be subtracted from the values measured in the diluted exhaust. 
På produsentens anmodning skal det tas prøver av fortynningsluften i samsvar med god teknisk praksis for å bestemme nivåene av bakgrunnspartikkelinnhold, som deretter kan trekkes fra verdiene som er målt i den fortynnede eksosen.
It is recommended that the dilution air be filtered and charcoal scrubbed to eliminate background hydrocarbons. 
Det anbefales at fortynningsluften filtreres og renses med trekull for å fjerne bakgrunnshydrokarboner.
DAF Dilution air filter (Figures 11 to 19) 
DAF Fortynningsluftfilter (figur 11–19)
SB may be used to measure the diluted exhaust gas flow, if calibrated. 
SB kan brukes til å måle strømmen av fortynnet eksos dersom den er kalibrert.
For fractional sampling systems only. 
Bare til systemer for delprøvetaking.
SB Suction blower (Figures 11, 12, 13, 16, 17, 19) 
SB Sugevifte (figur 11, 12, 13, 16, 17 og 19)
PB may be used to to measure the dilution air flow, if calibrated. 
PB kan brukes til å måle strømmen av fortynningsluft dersom den er kalibrert.
PB is not required when using a butterfly valve. 
PB er ikke nødvendig når det brukes en spjeldventil.
To control the dilution air flow rate, PB may be connected to the flow controllers FC1 or FC2. 
For å styre strømningshastigheten i fortynningsluften, kan PB tilknyttes strømningsregulatorene FC1 eller FC2.
PB Pressures blower (Figures 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19) 
PB Blåsevifte (figur 11, 12, 13, 14, 15, 16 og 19)
FM2 is optional if the suction blower SB is calibrated to measure the flow. 
FM2 er valgfri dersom sugeviften SB er kalibrert til å måle gjennomstrømningen.
Gas meter or other flow instrumentation to measure the diluted exhaust gas flow. 
Gassmåler eller annet strømningsinstrument for å måle strømmen av fortynnet eksos.
FM2 Flow measurement device (Figure 19) 
FM2 Strømningsmåler (figur 19)
FM1 is optional if the pressure blower PB is calibrated to measure the flow. 
FM1 er valgfri dersom PB er kalibrert til å måle gjennomstrømningen.