natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The pre-defined quality control parameters, e.g. non-specific binding, the relative binding of the control samples, the absorbance value of the blank have to be within the limits obtained during validation of the assay. 
De forhåndsdefinerte kvalitetskontrollparametrene, f.eks. ikke-spesifikk binding, kontrollprøvenes relative binding og blindprøvens absorpsjonsverdi, skal ligge innenfor grensene som ble oppnådd ved valideringen av prøvingen.
Relevant criteria for LC methods have to be fulfilled. 
Relevante kriterier for LC-metoder skal oppfylles.
A LC immunogram is not suitable on its own for use as a confirmatory method. 
Et LC-immunogram er uegnet som eneste bekreftelsesmetode.
Performance criteria for the determination of an analyte by an LC-immunogram 
Ytelseskriterier for bestemmelse av en analytt med LC-immunogram
The nearest peak maximum in the chromatogram shall be separated from the designated analyte peak by at least one full peak width at 10 % of the maximum height of the analyte peak. 
Det nærmeste toppmaksimum i kromatogrammet skal være atskilt fra analytt-toppen med minst en hel toppbredde ved 10 % av analytt-toppens topphøyde.
The selection of the excitation and emission wavelengths in combination with the chromatographic conditions shall be done in such a way to minimise the occurrence of interfering components in blank sample extracts. 
Valget av eksitasjons- og emisjonsbølgelengder i kombinasjon med de kromatografiske vilkår skal gjøres på en slik måte at det forekommer så få interfererende bestanddeler i blindprøveekstrakter som mulig.
This applies to molecules that exhibit native fluorescence and to molecules that exhibit fluorescence after either transformation or derivatisation. 
Dette gjelder bare for molekyler med naturlig fluorescens og for molekyler med fluorescens som skyldes enten omdanning eller derivatisering.
Performance criteria for fluorimetric detection 
Ytelseskriterier for fluorimetrisk påvisning
This factor shall be determined during the validation process for every analyte on the basis of spectra for which the criteria described above are fulfilled. 
Denne faktoren skal bestemmes under valideringen for hver analytt på grunnlag av spektre som oppfyller kriteriene beskrevet ovenfor.
In the case computer-aided library searching and matching are used, the comparison of the spectral data in the test samples to that of the calibration solution has to exceed a critical match factor. 
Dersom det foretas datastøttet biblioteksøk og sammenligning i , skal sammenligningen av spektraldataene for analyseprøvene med dataene for kalibreringsløsningen overstige en kritisk samsvarsfaktor.
This criterion is met when firstly the same maxima are present and secondly when the difference between the two spectra is at no point observed greater than 10 % of the absorbance of the calibration standard. 
Dette kriteriet er oppfylt når for det første de samme maksimumsverdiene foreligger og for det andre forskjellen mellom de to spektrene ikke på noe observert punkt er større enn 10 % av kalibreringsstandardens absorbans.
For diode array detection, this is typically within ± 2 nm. 
For påvisning ved diodeoppstilling ligger denne verdi vanligvis innenfor ± 2 nm.
The absorption maxima in the spectrum of the analyte shall be at the same wavelengths as those of the calibration standard within a margin determined by the resolution of the detection system. 
Den maksimale absorpsjonsbølgelengden i analyttens spektrum skal være lik kalibreringsstandardens bølgelengde, innenfor en margin som bestemmes av oppløsningen i påvisningssystemet.
The performance criteria for LC methods have to be fulfilled. 
Ytelseskriteriene for LC-metoder skal oppfylles.
Full-scan UV/VIS detection 
Fullskanns-UV/VIS-påvisning
The ratio of the retention time of the analyte to that of the internal standard, i.e. the relative retention time of the analyte, shall be the same as that of the calibration standard in the appropriate matrix, within a margin of ± 0,5 %. 
Forholdet mellom analyttens retensjonstid og den interne standardens retensjonstid, det vil si analyttens relative retensjonstid, må være den samme som for kalibreringsstandardens retensjonstid i en passende matrise, innenfor en margin på ± 0,5 %.
The minimum acceptable retention time for an analyte shall be two times the retention time corresponding to the void volume of the column. 
Minste akseptable retensjonstid for en analytt er to ganger retensjonstiden som tilsvarer kolonnens dødvolum.
The analyte shall elute at the retention time that is typical for the corresponding calibration standard under the same experimental conditions. 
Analytten må eluere med den retensjonstid som er karakteristisk for den tilsvarende kalibreringsstandard under de samme forsøksvilkår.
It shall preferably be a related standard with a retention time close to that of the analyte. 
Det bør helst være en beslektet standard med en retensjonstid nær analyttens.
An internal standard shall be used if a material suitable for this purpose is available. 
Det må benyttes en intern standard dersom det finnes egnet materiale for dette.
Performance criteria and other requirements for the determination of an analyte using LC with other detection techniques 
Ytelseskriterier og andre krav for bestemmelse av en analytt ved hjelp av LC sammen med andre påvisningsteknikker
The procedure is only applicable to absorption peaks in the sample spectrum with an intensity of a least three times the peak to peak noise. 
Framgangsmåten kan anvendes bare på absorpsjonstopper i prøvens spektrum med en intensitet på minst tre ganger høyden på bakgrunnsstøyen.
The «score», i.e. the percentage of the adequate peaks found in the infrared spectrum of the analyte, shall be at least 50. Where there is no exact match for an adequate peak, the relevant region of the analyte spectrum shall be consistent with the presence of a matching peak. 
«Resultatet», dvs. prosenten av egnede topper funnet i analyttens infrarøde spektrum, må være minst 50. Dersom det ikke foreligger et nøyaktig samsvar med en egnet topp, må det aktuelle området i analyttens spektrum være forenlig med en topp på samme nivå.
If there are less than six adequate peaks (7), the spectrum at issue cannot be used as a reference spectrum. 
Dersom det er færre enn seks egnede topper (7), kan dette infrarøde spekteret ikke benyttes som referansespektrum.
A minimum of six adequate peaks is required in the infrared spectrum of the calibration standard. 
Det kreves minst seks egnede topper i kalibreringsstandardens infrarøde spektrum.
Absorption shall be present in all regions of the analyte spectrum which correspond with an adequate peak in the reference spectrum of the calibration standard. 
Absorpsjon må forekomme i alle områder av analyttens spektrum som tilsvarer en egnet topp i kalibreringsstandardens referansespektrum.
Interpretation of infra-red spectral data 
Tolking av data om det infrarøde spekteret
The number of peaks in the infrared spectrum of the analyte whose frequencies correspond with an adequate peak in the spectrum of the calibration standard, within a margin of ± 1 cm -1 is determined. 
Antall topper i analyttens infrarøde spektrum der frekvensene tilsvarer en egnet topp i kalibreringsstandardens spektrum, bestemmes med en margin på ± 1 cm -1 .
when both are measured with respect to zero absorbance, and 5 % of the absorbance of the most intense peak in the region 4000-500 cm -1 when both are measured with respect to their peak base line. 
når begge er målt i forhold til null absorbans, og på 5 % av absorbansen for den mest intense topp i området 4 000-500 cm -1 når begge er målt i forhold til toppens basislinje.
a relative absorbance of 12,5 % of the absorbance of the most intense peak in the region 4000-500 cm -1 
en relativ absorbans på 12,5 % av absorbansen for den mest intense topp i området 4 000-500 cm -1
a specific molar absorbance of 40 with respect to peak base line; or 
en spesifikk molar absorbans på 40 i forhold til toppens basislinje, eller
This shall not be less than either: 
Denne skal ikke være mindre enn enten:
Intensity of absorption : 
Absorpsjonsintensitet :
This shall be in the wavenumber range 4000-500 cm -1 . 
Dette skal ligge i bølgetallsområdet 4 000-500 cm -1 .
Absorption maximum : 
Absorpsjonsmaksimum :
Infra-red detection 
Infrarød påvisning
Adequate peaks are absorption maxima in the infrared spectrum of a calibration standard fulfilling the following requirements. 
Egnede topper er absorpsjonsmaksima i det infrarøde spekteret for en kalibreringsstandard som oppfyller kravene nedenfor.
Adequate peaks : 
Egnede topper :
Performance criteria and other requirements for chromatography coupled to infrared detection 
Ytelseskriterier og andre krav for kromatografi kombinert med infrarød påvisning
1 precursor, 1 daughter and 2 granddaughters 
1 morion, 1 datterion og 2 datterdatterioner
2 precursor ions, each with 1 daughter 
2 morioner, hver med 1 datterion
1 precursor and 2 daughters 
1 morion og 2 datterioner
2 (Derivative A) + 2 (Derivative B) 
2 (derivat A) + 2 (derivat B)
GC-MS (EI or CI) 2 derivatives 
GC-MS (EI eller CI) 2 derivater
Identification points 
Identifikasjonspunkter
Number of ions 
Antall ioner
Technique(s) 
Teknikk(er)
Examples of the number of identification points earned for a range of techniques and combinations thereof (n = an integer) 
Eksempler på antallet oppnådde identifikasjonspunkter for forskjellige teknikker og kombinasjoner av disse (n = et heltall)
Transition products include both daughter and granddaughter products. 
Overgangsprodukter omfatter både datter- og datterdatterprodukter.
HPLC coupled to an immunogram; two-dimensional TLC coupled to spectrometric detection; a maximum of one identification point may be contributed, providing that the relevant criteria for these techniques are fulfilled. 
HPLC kombinert med et immunogram, todimensjonal TLC kombinert med spektrometrisk påvisning – den bidra med høyst ett identifikasjonspunkt, forutsatt at de relevante kriterier for disse teknikkene er oppfylt.
HPLC coupled with fluorescence detection; 
HPLC kombinert med fluorescenspåvisning,
HPLC coupled with full-scan diode array spectrophotometry (DAD); 
HPLC kombinert med fullskannsspektrofotometri med diodeoppstilling (DAD),
For substances in Group A of Annex 1 to Directive 96/23/EC, if one of the following techniques are used in the analytical procedure: 
For stoffer oppført i gruppe A i vedlegg 1 til direktiv 96/23/EF kan dersom en av følgende teknikker benyttes ved analysen:
Different analytes can be used to increase the number of identification points only if the derivatives employ different reaction chemistries. 
Ulike analytter kan benyttes for å øke antallet identifikasjonspunkter bare dersom derivatene har forskjellig reaksjonskjemi.
GC-MS using electron impact ionisation is regarded as being a different technique to GC-MS using chemical ionisation. 
GC-MS med elektronstøtionisasjon anses som en annen teknikk enn GC-MS med kjemisk ionisasjon.
Each ion may only be counted once. 
Hvert ion kan telles bare én gang.
Footnotes: 
Fotnoter:
HR-MS n transition products 
HR-MS n overgangsprodukter
HR- MS n precursor ion 
HR- MS n morion
LR-MS n transition products 
LR-MS n overgangsprodukter
LR-MS n precursor ion 
LR-MS n morion
Low resolution mass spectrometry (LR) 
Massespektrometri med lav oppløsning (LR)
Identification points earned per ion 
Opptjente identifikasjonspunkter per ion
MS technique 
MS-teknikk
The relationship between a range of classes of mass fragment and identification points earned 
Forholdet mellom et antall klasser av massefragmenter og oppnådde identifikasjonspunkter
a maximum of three separate techniques can be combined to achieve the minimum number of identification points. 
høyst tre separate teknikker kombineres for å oppnå det minste antall identifikasjonspunkter som kreves.
all relevant measured ion ratios shall meet the criteria described above, and 
alle relevante målte ionforhold oppfylle kriteriene nevnt ovenfor, og
a minimum of at least one ion ratio shall be measured, and 
minst ett ionforhold måles, og
However, in order to qualify for the identification points required for confirmation and the sum of identification points to be calculated: 
For å oppfylle kravene for identifikasjonspunktene som kreves for bekreftelse, og for å beregne summen av identifikasjonspunktene skal imidlertid:
The table below shows the number of identification points that each of the basic mass spectrometric techniques can earn. 
Tabellen nedenfor viser det antall identifikasjonspunkter som kan oppnås med hver av de grunnleggende massespektrometriske teknikkene.
For the confirmation of substances listed in Group B of Annex I of Directive 96/23/EC, a minimum of 3 identification points are required. 
For bekreftelse av stoffer oppført i gruppe B i vedlegg I til direktiv 96/23/EF, skal det kreves minst 3 identifikasjonspunkter.
For the confirmation of substances listed in Group A of Annex I of Directive 96/23/EC, a minimum of 4 identification points shall be required. 
For bekreftelse av stoffer oppført i gruppe A i vedlegg I til direktiv 96/23/EF, skal det kreves minst 4 identifikasjonspunkter.
When mass fragments are measured using other than full-scan techniques, a system of identification points shall be used to interpret the data. 
Når massefragmenter måles på andre måter enn med fullskannteknikker, skal et system med identifikasjonspunkter brukes for å tolke dataene.
Variability in the spectra caused by the sample matrix and the detector performance shall be checked. 
Variasjon i spektrene som skyldes prøvematrisen og detektorens ytelse, skal kontrolleres.
This factor shall be determined during the validation process for every analyte on the basis of spectra for which the criteria described below are fulfilled. 
Denne faktoren skal bestemmes under valideringen for hver analytt på grunnlag av spektre som oppfyller kriteriene beskrevet nedenfor.
In this case, the comparison of mass spectral data in the test samples to that of the calibration solution has to exceed a critical match factor. 
I så fall skal sammenligningen av massespektrumdata i analyseprøvene og kalibreringsløsningen overstige en kritisk samsvarsfaktor.
Computer-aided library searching may be used. 
Datastøttet biblioteksøk kan benyttes.
At least four ions shall lie within the maximum permitted tolerances for relative ion intensities (Table 5). 
Minst fire ioner skal ligge innenfor den høyeste tillatte toleransen for ionenes relative intensitet (tabell 5).
When full scan spectra are recorded in single mass spectrometry, a minimum of four ions shall be present with a relative intensity of 10 % of the base peak. 
Når fullskannspektre registreres i enkeltsektor-massespektrometri skal det forekomme minst fire ioner med en relativ intensitet på 10 % av basistoppen.
Whenever background correction is applied, this shall be applied uniformly throughout the batch (see 2.3.1, paragraph 4) and shall be clearly indicated. 
Når bakgrunnskorreksjon anvendes, skal den anvendes på samme måte for hele partiet (se 2.3.1 fjerde ledd) og angis tydelig.
The relative intensities of the diagnostic ions and/or precursor/product ion pairs have to be identified by comparing spectra or by integrating the signals of the single mass traces. 
De diagnostiske ionenes og/eller mor-/datterionparenes relative intensitet skal identifiseres ved sammenligning av spektre eller ved integrering av signalene fra de enkelte massefragmentene.
Interpretation of mass spectral data : 
Tolking av massespektrometiske data :
CI-GC-MS, GC-MS n LC-MS, LC-MS n (relative) 
CI-GC-MS, GC-MS n LC-MS, LC-MS n (relativ)
EI-GC-MS (relative) 
EI-GC-MS (relativ)
Relative intensity (% of base peak) 
Relativ intensitet (% av basistoppen)
Maximum permitted tolerances for relative ion intensities using a range of mass spectrometric techniques 
Høyeste tillatte toleranser for ionenes relative intensitet ved bruk av ulike massespektrometriteknikker
The relative intensities of the detected ions, expressed as a percentage of the ion or transition, shall correspond to those of the calibration standard, either from calibration standard solutions or from spiked samples, at comparable concentrations, measured under the same conditions, within the following tolerances: 
De påviste ionenes relative intensitet, uttrykt i prosent av intensiteten til det ionet eller den overgangen som har høyest intensitet, skal være den samme som for referansestandarden, enten fra kalibreringsstandardløsninger eller fra prøver med tilsetning, ved sammenlignbare konsentrasjoner, målt under samme vilkår og innenfor følgende toleranser:
Full scan and SIM : 
Fullt skann og SIM :
The selected diagnostic ions should not exclusively originate from the same part of the molecule. 
De utvalgte diagnostiske ionene skal ikke stamme utelukkende fra samme del av molekylet.
When mass spectrometric determination is performed by fragmentography, the molecular ion shall preferably be one of the selected diagnostic ions (the molecular ion, characteristic adducts of the molecular ion, characteristic fragment ions and all their isotope ions). 
Når massespektrometrisk bestemmelse utføres med fragmentografi, skal molekylionet fortrinnsvis være ett av de utvalgte diagnostiske ionene (molekylionet, karakteristiske addukter av molekylionet, karakteristiske fragmentioner og isotopioner).
SIM : 
SIM :
When mass spectrometric determination is performed by the recording of full scan spectra, the presence of all measured diagnostic ions (the molecular ion, characteristic adducts of the molecular ion, characteristic fragment ions and isotope ions) with a relative intensity of more than 10 % in the reference spectrum of the calibration standard is obligatory. 
Når massespektrometrisk bestemmelse utføres ved registrering av hele massespektre, skal alle målte diagnostiske ioner (molekylionet, karakteristiske addukter av molekylionet, karakteristiske fragmentioner og isotopioner) forekomme med en relativ intensitet på over 10 % i kalibreringsstandardens referansespektrum.
Full scan : 
Fullt skann :
In high-resolution mass spectrometry (HRMS), the resolution shall typically be greater than 10000 for the entire mass range at 10 % valley. 
Ved høyoppløselig massespektrometri (HRMS), skal oppløsningen normalt være høyere enn 10 000 for hele masseområdet ved 10 % av topphøydene.
Mass-spectrometric detection shall be carried out by employing MS-techniques such as recording of full mass spectra (full scans) or selected ion monitoring (SIM), as well as MS-MSn techniques such as Selected Reaction Monitoring (SRM), or other suitable MS or MS-MSn techniques in combination with appropriate ionisation modes. 
Massespektrometrisk påvisning skal utføres ved bruk av MS-teknikker som f.eks. registrering av hele massespekteret (fullt skann) eller måling av utvalgte ioner (Selected Ion Monitoring, SIM), samt MS-MS n -teknikker som f.eks. måling av utvalgte reaksjoner (Selected Reaction Monitoring, SRM), eller andre egnede MS- eller MS n -teknikker kombinert med egnede ionisasjonsmetoder.
Mass spectrometric detection 
Massespektrometrisk påvisning
The ratio of the chromatographic retention time of the analyte to that of the internal standard, i.e. the relative retention time of the analyte, shall correspond to that of the calibration solution at a tolerance of ± 0,5 % for GC and ± 2,5 % for LC. 
Forholdet mellom analyttens og den interne standardens kromatografiske retensjonstid, det vil si analyttens relative retensjonstid, må tilsvare kalibreringsløsningens, med en toleranse på ± 0,5 % for GC og ± 2,5 % for LC.
The retention time window shall be commensurate with the resolving power of the chromatographic system. 
Retensjonstidsintervallet skal stå i et rimelig forhold til kromatografisystemets oppløsningsevne.
The retention time (or relative retention time) of the analyte in the test portion shall match that of the calibration standard within a specified retention time window. 
Retensjonstiden (eller den relative retensjonstiden) for analytten i analyseporsjonen skal stemme overens med kalibreringsstandardens innenfor et spesifisert retensjonstidsintervall.
In any case, the minimum acceptable retention time for the analyte under examination is twice the retention time corresponding to the void volume of the column. 
Minste akseptable retensjonstid for analytten som undersøkes, er i alle tilfeller to ganger retensjonstiden som tilsvarer kolonnens dødvolum.
For LC-MS procedures, the chromatographic separation shall be carried out using suitable LC columns. 
For LC-MS-metoder skal den kromatografiske separasjonen utføres ved bruk av egnede LC-kolonner.
For GC-MS procedures, the gas chromatographic separation shall be carried out using capillary columns. 
For GC-MS-metoder skal den gasskromatografiske separasjonen utføres ved bruk av kapillærkolonner.
Chromatographic separation 
Kromatografisk separasjon
Mass spectrometric methods are suitable for consideration as confirmatory methods only following either an on-line or an off-line chromatographic separation. 
Massespektrometrimetoder egner seg som bekreftelsesmetoder bare etter en «online» eller en «offline» kromatografisk separasjon
Performance criteria and other requirements for mass spectrometric detection 
Ytelseskriterier og andre krav til massespektrometrisk bestemmelse
In the case of substances with an established permitted limit, the method shall achieve within-laboratory reproducibility not greater than the corresponding reproducibility CV at a concentration of 0,5 × the permitted limit. 
For stoffer med en fastsatt tillatt grense skal metoden gi en intern reproduserbarhet som ikke er større en den tilsvarende CV-en for reproduserbarhet ved en konsentrasjon på 0,5 × tillatt grense.
For analyses carried out under within-laboratory reproducibility conditions, the within-laboratory CV shall not be greater than the reproducibility CV. 
For analyser som utføres under interne reproduserbarhetsvilkår, skal ikke den interne laboratoriums-CV-en være større enn CV-en for reproduserbarhet.
For analyses carried out under repeatability conditions, the intra-laboratory CV would typically be between one half and two thirds of the above values. 
For analyser som utføres under repeterbarhetsvilkår, bør den interne laboratoriums-CV-en normalt ligge på mellom halvparten og to tredeler av verdiene ovenfor.
Therefore, the CVs for concentrations lower than 100 µg/kg shall be as low as possible. 
Derfor skal CV for konsentrasjoner under 100 µg/kg være så lav som mulig.
For mass fractions lower than 100 µg/kg the application of the Horwitz Equation gives unacceptable high values. 
For massefraksjoner under 100 µg/kg gir Horwitz’ ligning uakseptabelt høye verdier.
1 000 µg/kg (1 mg/kg) 
1 000 µg/kg (1 mg/kg)
Reproducibility CV(%) 
CV for reproduserbarhet (%)
Examples for reproducibility CVs for quantitative methods at a range of analyte mass fractions 
Eksempler på CV for reproduserbarhet for kvantitative metoder for bestemte massefraksjoner av en analytt
Examples are shown in the table 3. 
Se eksempler i tabell 3.
where C is the mass fraction expressed as a power (exponent) of 10 (e.g. 1 mg/g = 10 -3 ). 
der C er massefraksjonen uttrykt som en potens av 10 (f.eks. 1 mg/g = 10 -3 ).
The equation is: 
dvs:
The inter-laboratory coefficient of variation (CV) for the repeated analysis of a reference or fortified material, under reproducibility conditions, shall not exceed the level calculated by the Horwitz Equation. 
Variasjonskoeffisienten (CV) mellom laboratorier ved gjentatt analyse av et referansemateriale eller et materiale tilsatt analytt under reproduserbarhetsvilkår skal ikke overstige nivået beregnet ved hjelp av Horwitz’ ligning,
Precision of quantitative methods 
Presisjon i kvantitative metoder
Data corrected with the mean recovery are only acceptable when they fall within the ranges shown in Table 2. 
Data som korrigeres med gjennomsnittlig gjenfinning, kan bare aksepteres når de faller innenfor områdene i tabell 2.