natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The FID must be adjusted as specified by the instrument manufacturer. 
FID-enheten må være innstilt slik instrumentprodusenten har angitt.
Optimisation of the detector response 
Optimering av detektorresponsen
Adjustment of the FID 
Innstilling av flammeionisasjonsdetektoren
Schematic of NO x converter efficiency device 
Skjematisk framstilling av en innretning for bestemmelse av NO x -omformerens virkningsgrad
If, with the analyser in the most common range, the ozonator cannot give a reduction from 80 % to 20 % according to Section 1.7.5, then the highest range which will give the reduction shall be used. 
Dersom ozongeneratoren, med analysatoren i det mest brukte driftsområdet, ikke kan gi en reduksjon fra 80 til 20 % etter nr. 1.7.5, skal det høyeste området som vil gi reduksjonen, benyttes.
The efficiency of the converter shall not be less than 90 %, but a higher efficiency of 95 % is strongly recommended. 
Omformerens virkningsgrad skal ikke være lavere enn 90 %, men en virkningsgrad på over 95 % anbefales sterkt.
Efficiency requirement 
Krav til virkningsgrad
The efficiency of the converter must be tested prior to each calibration of the NO x analyser. 
Omformerens virkningsgrad skal prøves før hver kalibrering av NO x -analysatoren.
Test interval 
Prøvingsintervall
The NO x reading of the analyser shall not deviate by more than ± 5 % from the value measured according to Section 1.7.2. 
Avlest NO x -verdi på analysatoren skal da ikke avvike med mer enn ± 5 % fra verdien målt etter nr. 1.7.2.
Switched to NO mode with the ozonator deactivated, the flow of oxygen or synthetic air is also shut off. 
Når det er skiftet til NO-innstilling med ozongeneratoren deaktivert, stenges også strømmen av oksygen eller syntetisk luft.
NO mode 
NO-innstilling
The indicated concentration b shall be recorded. 
Målt konsentrasjon b registreres.
The mixture of gases described in Section 1.7.6 passes through the converter into the detector. 
Gassblandingen beskrevet i nr. 1.7.6, går gjennom omformeren inn i detektoren.
The ozonator is now deactivated. 
Ozongeneratoren skal nå deaktiveres.
Deactivation of the ozonator 
Deaktivering av ozongeneratoren
(The analyser is in the NO x mode). 
(Analysatoren er innstilt på NO x .)
The indicated concentration a shall be recorded. 
Målt konsentrasjon a registreres.
The NO analyser is then switched to the NO x mode so that the gas mixture (consisting of NO, NO 2 , O 2 and N 2 ) now passes through the converter. 
NO-analysatoren innstilles så på NO x , slik at gassblandingen (bestående av NO, NO 2 , O 2 og N 2 ) går gjennom omformeren.
NO x mode 
NO x -innstilling
(The analyser is in the NO mode). 
(Analysatoren er innstilt på NO.)
The indicated concentration d shall be recorded. 
Målt konsentrasjon d registreres.
The ozonator is now activated to generate enough ozone to bring the NO concentration down to about 20 % (minimum 10 %) of the calibration concentration given in Section 1.7.2. 
Ozongeneratoren skal nå aktiveres slik at den framstiller tilstrekkelig ozon til å bringe NO-konsentrasjonen ned til 20 % (minimum 10 %) av kalibreringskonsentrasjonen angitt i nr. 1.7.2.
Activation of the ozonator 
Aktivering av ozongeneratoren
The ozonator is kept deactivated throughout the process. 
Ozongeneratoren skal være deaktivert under hele denne prosessen.
The indicated concentration c shall be recorded. 
Målt konsentrasjon c registreres.
Via a T-fitting, oxygen or zero air is added continuously to the gas flow until the concentration indicated is about 20 % less than the indicated calibration concentration given in Section 1.7.2. (The analyser is in the NO mode). 
Via et T-rørstykke tilføres gasstrømmen oksygen eller nullstillingsluft kontinuerlig til avlest konsentrasjon er ca. 20 % lavere enn målt kalibreringskonsentrasjon etter nr. 1.7.2. (Analysatoren er innstilt på NO).
Adding of oxygen 
Tilførsel av oksygen
is the NO concentration according to Section 1.7.5 
NO-konsentrasjon i samsvar med nr. 1.7.5
is the NO x concentration according to Section 1.7.6 
NO x -konsentrasjon i samsvar med nr. 1.7.6
Efficiency (%) = (1 + (a - b)/(c - d)) × 100 
Virkningsgrad (%) = (1 + (a - b)/(c - d)) × 100
The efficiency of the NO x converter is calculated as follows: 
NO x -omformerens virkningsgrad beregnes på følgende måte:
The indicated concentration has to be recorded. 
Målt konsentrasjon skal registreres.
The NO x analyser must be in the NO mode so that the span gas does not pass through the converter. 
NO x -analysatoren skal innstilles på NO slik at kalibreringsgassen ikke går gjennom omformeren.
The CLD and the HCLD shall be calibrated in the most common operating range following the manufacturer's specifications using zero and span gas (the NO content of which must amount to about 80 % of the operating range and the NO 2 concentration of the gas mixture to less than 5 % of the NO concentration). 
CLD- og HCLD-instrumentene kalibreres i det mest brukte driftsområdet etter produsentens anvisninger, ved bruk av nullgass og kalibreringsgass (sistnevntes NO-innhold skal utgjøre ca. 80 % av driftsområdet, og gassblandingens NO 2 -konsentrasjon skal være under 5 % av NO-konsentrasjonen).
Using the test set-up as shown in Figure 6 (see also Annex III, Appendix 4, Section 3.3.5) and the procedure below, the efficiency of converters can be tested by means of an ozonator. 
Med prøvingsoppstillingen som vist i figur 6 (se også vedlegg III tillegg 4 nr. 3.3.5) og framgangsmåten beskrevet nedenfor, kan omformernes virkningsgrad prøves ved hjelp av en ozongenerator.
Test set-up 
Prøvingsoppstilling
The efficiency of the converter used for the conversion of NO 2 into NO shall be tested as given in Sections 1.7.1 to 1.7.8 (Figure 6). 
Virkningsgraden til omformeren som omdanner NO 2 til NO, skal prøves som angitt i nr. 1.7.1—1.7.8 (figur 6).
Efficiency test of the NO x converter 
Prøving av NO x -omformerens virkningsgrad
Should this not be the case, a new calibration curve shall be established in accordance with Section 1.5.5. 
Dersom dette ikke er tilfelle, skal en ny kalibreringskurve bestemmes i samsvar med nr. 1.5.5.
If, for the two points considered, the value found does not differ by more than ± 4 % of full scale from the declared reference value, the adjustment parameters may be modified. 
Dersom verdien for de to aktuelle punktene ikke avviker med mer enn ± 4 % av full skalaverdi fra den oppgitte referanseverdien, kan innstillingsparametrene endres.
The calibration shall be checked by using a zero gas and a span gas whose nominal value is more than 80 % of full scale of the measuring range. 
Kalibreringen kontrolleres ved hjelp av en nullgass og en kalibreringsgass med en nominell verdi på over 80 % av full skalaverdi for måleområdet.
Each normally used operating range shall be checked prior to each analysis in accordance with the following procedure. 
Hvert driftsområde som normalt brukes, skal kontrolleres før hver analyse i samsvar med følgende framgangsmåte.
Verification of the calibration 
Kontroll av kalibreringen
If it can be shown that alternative technology (e.g. computer, electronically controlled range switch, etc.) can give equivalent accuracy, then these alternatives may be used. 
Dersom det kan påvises at alternativ teknologi (f.eks. datamaskin, elektronisk styrt bryter for måleområde osv.) kan gi likeverdig nøyaktighet, kan slike alternative metoder benyttes.
Alternative methods 
Alternative metoder
The calibration curve is calculated by the method of least squares. 
Kalibreringskurven beregnes med minste kvadraters metode.
The analyser calibration curve shall be established by at least 4 additional calibration points (excluding zero) spaced nominally equally below 15 % of full scale. 
Analysatorens kalibreringskurve bestemmes ved minst fire ekstra kalibreringspunkter (unntatt null) plassert med så jevn innbyrdes avstand som mulig i området under 15 % av full skalaverdi.
Calibration below 15 % of full scale 
Kalibrering av området under 15 % av full skalaverdi
the date of carrying out the calibration. 
kalibreringsdatoen.
the sensitivity, 
følsomheten,
the measuring range, 
måleområdet,
The different characteristic parameters of the analyser must be indicated, particularly: 
Analysatorens forskjellige parametrer skal angis, særlig:
From the calibration curve and the calibration points, it is possible to verify that the calibration has been carried out correctly. 
Ut fra kalibreringskurven og kalibreringspunktene er det mulig å kontrollere at kalibreringen er korrekt utført.
The calibration curve must not differ by more than ± 4 % from the nominal value of each calibration point and by more than ± 1 % of full scale at zero. 
Kalibreringskurven skal ikke avvike med mer enn ± 4 % fra den nominelle verdien for hvert kalibreringspunkt og ikke med mer enn ± 1 % av full skalaverdi ved null.
If the resulting polynomial degree is greater than 3, the number of calibration points (zero included) must be at least equal to this polynomial degree plus 2. 
Dersom det derved framkommer et polynom av mer enn tredje grad, skal antall kalibreringspunkter (medregnet null) være minst lik graden av polynomet pluss to.
The calibration curve shall be calculated by the method of least squares. 
Kalibreringskurven skal beregnes med minste kvadraters metode.
The highest nominal concentration must be equal to or higher than 90 % of full scale. 
Den høyeste nominelle konsentrasjonen skal være minst 90 % av full skalaverdi.
The analyser calibration curve shall be established by at least five calibration points (excluding zero) spaced as uniformly as possible. 
Analysatorens kalibreringskurve skal bestemmes ved minst fem kalibreringspunkter (unntatt null) med så jevn innbyrdes avstand som mulig.
Establishment of the calibration curve 
Bestemmelse av kalibreringskurven
The zero setting shall be rechecked and the calibration procedure repeated, if necessary. 
Nullstillingen skal om nødvendig kontrolleres igjen, og framgangsmåten for kalibrering gjentas.
The appropriate calibration gases shall be introduced to the analysers, the values recorded, and the calibration curve established according to Section 1.5.5. 
De aktuelle kalibreringsgassene skal føres inn i analysatorene, verdiene skal registreres og kalibreringskurven bestemmes i samsvar med nr. 1.5.5.
Each normally used operating range shall be calibrated. 
Hvert driftsområde som normalt brukes, skal kalibreres.
Calibration 
Kalibrering
NDIR and HFID analyser 
NDIR- og HFID-analysator
If not specified, a minimum of two hours is recommended for warming up the analysers. 
Dersom tiden ikke er oppgitt, anbefales minst to timer for oppvarming av analysatorene.
The warming-up time should be according to the recommendations of the manufacturer. 
Oppvarmingstiden bør være i samsvar med produsentens anbefalinger.
Warming-up time 
Oppvarmingstid
The same gas flow rates shall be used as when sampling exhaust. 
Samme gasstrømningshastighet skal benyttes som ved prøvetaking av eksos.
The instrument assembly shall be calibrated and calibration curves checked against standard gases. 
Instrumentene skal kalibreres og kalibreringskurvene kontrolleres mot standardgasser.
Calibration procedure 
Framgangsmåte ved kalibrering
If after an adequate period of time the reading shows a lower concentration compared to the introduced concentration, this points to calibration or leakage problems. 
Dersom det etter et tilstrekkelig tidsrom leses av en konsentrasjon som er lavere enn den tilførte konsentrasjonen, tyder dette på kalibrerings- eller lekkasjeproblemer.
Another method is the introduction of a concentration step change at the beginning of the sampling line by switching from zero to span gas. 
En annen metode består i å legge til en trinnvis endring av konsentrasjonen i begynnelsen av prøvetakingsledningen ved å bytte fra nullgass til kalibreringsgass.
The analyser flows and bypass flows may be used to estimate the in-use flow rates. 
Strømningsmengden i analysatorene og omløpet kan brukes til å anslå strømningsmengden under bruk.
If not, the sampling lines shall be checked and the fault corrected. 
Dersom dette ikke er tilfelle, skal prøvetakingsledningene kontrolleres og feilen rettes.
After an initial stabilisation period all flow meters should read zero. 
Etter en innledende stabiliseringsperiode bør alle strømningsmålere vise null.
The analyser pump shall be switched on. 
Deretter startes analysatorpumpen.
The probe shall be disconnected from the exhaust system and the end plugged. 
Sonden skal koples fra eksosanlegget og enden tettes.
A system leakage test shall be performed. 
Det skal foretas en tetthetsprøving for systemet.
The minimum requirements given in Sections 1.4 to 1.9 shall be included. 
Minstekravene angitt i nr. 1.4-1.9, skal overholdes.
The operating procedure for analysers shall follow the start-up and operating instructions of the instrument manufacturer. 
Betjeningsmåten for analysatorene skal følge start- og driftsinstrukser fra produsenten av instrumentene.
Operating procedure for analysers and sampling system 
Betjeningsmåte for analysatorer og prøvetakingssystem
The accuracy of the mixing device must be such that the concentration of the diluted calibration gases may be determined to within ± 2 %. 
Nøyaktigheten i blandeinnretningen må være slik at konsentrasjonen av de fortynnede kalibreringsgassene kan bestemmes med en nøyaktighet på ± 2 %.
The gases used for calibration and span may also be obtained by means of a gas divider, diluting with purified N 2 or with purified synthetic air. 
Gassene som brukes til kalibrering, kan også lages ved hjelp av en utblandingsenhet for gass, ved fortynning med renset N 2 eller med renset syntetisk luft.
All concentrations of calibration gas shall be given on a volume basis (volume percent or volume ppm). 
Alle konsentrasjoner av kalibreringsgass skal være oppgitt på volumbasis (volumprosent eller volum-ppm).
The true concentration of a calibration and span gas must be within ± 2 % of the nominal value. 
Den faktiske konsentrasjonen av en kalibreringsgass må være innenfor ± 2 % av den nominelle verdien.
Other gas combinations are allowed provided the gases do not react with one another. 
Andre gasskombinasjoner er tillatt, forutsatt at gassene ikke reagerer med hverandre.
C 2 H 6 and purified synthetic air. 
C 2 H 6 og renset syntetisk luft.
CH 4 and purified synthetic air; 
CH 4 og renset syntetisk luft,
CO 2 and purified nitrogen; 
CO 2 og renset nitrogen,
NO x and purified nitrogen (the amount of NO 2 contained in this calibration gas must not exceed 5 % of the NO content); 
NO x og renset nitrogen (mengden av NO 2 i denne kalibreringsgassen må ikke overstige 5 % av NO-innholdet),
CO and purified nitrogen; 
CO og renset nitrogen,
C 3 H 8 and purified synthetic air (see Section 1.2.1); 
C 3 H 8 og renset syntetisk luft (se nr. 1.2.1),
Mixtures of gases having the following chemical compositions shall be available: 
Blandinger av gasser med følgende kjemiske sammensetning skal være tilgjengelige:
Calibration and span gases 
Kalibreringsgasser
Purified propane or CO for the CVS verification 
renset propan eller CO til CVS-kontroll
(Oxygen content between 18-21 % vol.) 
(oksygeninnhold mellom 18-21 volumprosent)
Purified synthetic air 
renset syntetisk luft
(Contamination ≤ 1 ppm C1, ≤ 400 ppm CO 2 ) 
(forurensning ≤ 1 ppm C1, ≤ 400 ppm CO 2 )
(40 ± 2 % hydrogen, balance helium) 
(40 ± 2 % hydrogen, resten helium)
Hydrogen-helium mixture 
blanding av hydrogen og helium
(Purity > 99,5 % vol O 2 ) 
(renhet > 99,5 volumprosent O 2 )
Purified oxygen 
renset oksygen
(Contamination ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO 2 , ≤ 0,1 ppm NO) 
(forurensning ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO 2 , ≤ 0,1 ppm NO)
Purified nitrogen 
renset nitrogen
The following gases must be available for operation: 
Følgende gasser må kunne benyttes:
The required purity of the gases is defined by the contamination limits given below. 
Den nødvendige renheten for gassene er definert ved forurensningsgrensene angitt nedenfor.
Pure gases 
Rene gasser
The expiration date of the calibration gases stated by the manufacturer shall be recorded. 
Holdbarhetsdatoen for kalibreringsgassene som oppgitt av produsenten, skal registreres.
The shelf life of all calibration gases must be respected. 
Holdbarhetstiden til alle kalibreringsgassene skal overholdes.
Calibration gases 
Kalibreringsgasser
The calibration method that shall be used is described in this section for the analysers indicated in Annex III, Appendix 4, Section 3 and Annex V, Section 1. 
Kalibreringsmetoden som skal benyttes, er beskrevet i dette nummer for analysatorene nevnt i vedlegg III tillegg 4 nr. 3 og i vedlegg V nr. 1.
Each analyser shall be calibrated as often as necessary to fulfil the accuracy requirements of this Directive. 
Hver analysator skal kalibreres så ofte som nødvendig for å oppfylle nøyaktighetskravene i dette direktiv.
CALIBRATION OF THE ANALYTICAL INSTRUMENTS 
KALIBRERING AV ANALYSEINSTRUMENTENE
CALIBRATION PROCEDURE 
KALIBRERINGSMETODE
‘engine family’ means a manufacturers grouping of engines which, through their design as defined in Section 6 of Annex I, have similar exhaust emission characteristics; all members of the family shall comply with the applicable emission limit values; 
«motorfamilie» produsentens gruppering av motorer som ved sin konstruksjon, som definert i avsnitt 6 vedlegg I, har samme eksosutslippsegenskaper; alle medlemmer i motorfamilien må oppfylle de gjeldende utslippsgrenseverdiene,
Handling should be minimised and, when required, should be done with care to avoid scratching or soiling of the filter. 
De bør derfor håndteres så lite som mulig og i tilfelle med forsiktighet for å unngå at filteret skrapes opp eller tilsøles.
Neutral density filters are precision devices and can easily be damaged during use. 
Nøytrale filtre er presisjonsutstyr som lett kan bli skadet ved bruk.
The filter's nominal value must be checked for accuracy at least yearly using a reference traceable to a national or international standard. 
Nøyaktigheten til filterets nominelle verdi skal kontrolleres minst én gang i året ved hjelp av en referanse som kan føres tilbake til en nasjonal eller internasjonal standard.
Any neutral density filter used in conjunction with opacimeter calibration, linearity measurements, or setting span shall have its value known to within 1,0 % opacity. 
Eventuelle nøytrale filtre som brukes i forbindelse med kalibrering, måling av linearitet eller nullstilling av opasimeteret, skal ha en verdi som er kjent med en nøyaktighet på 1,0 % opasitet.
Neutral density filters 
Nøytrale filtre
The electrical response time is the difference between the times when the opacimeter output reaches 10 and 90 % of the full scale when the light source is interrupted or completely extinguished in less than 0,01 s. 
Den elektriske reaksjonstiden er den tiden det tar avlesingen på en hurtigreagerende mottakerenhet å gå fra 10 til 90 % av full skalaverdi, når lyskilden avbrytes eller slukkes helt på mindre enn 0,01 s.
The electrical response time of the opacimeter shall not exceed 0,05 s. 
Opasimeterets elektriske reaksjonstid skal ikke overstige 0,05 s.
The physical response time is the difference between the times when the output of a rapid response receiver reaches 10 and 90 % of the full deviation when the opacity of the gas being measured is changed in less than 0,1 s. 
Den fysiske reaksjonstiden er den tiden det tar avlesingen på en hurtigreagerende mottakerenhet å gå fra 10 til 90 % av hele endringen, når opasiteten i gassen som måles, endrer seg på mindre enn 0,1 s.
The physical response time of the opacimeter shall not exceed 0,2 s. 
Opasimeterets fysiske reaksjonstid skal ikke overstige 0,2 s.
Instrument response time 
Apparatets reaksjonstid
For display in light absorption coefficient, the range shall be 0-30 m -1 light absorption coefficient, and the readability 0,01 m -1 light absorption coefficient. 
Ved avlesing av lysabsorpsjonskoeffisienten skal området være 0-30 m -1 lysabsorpsjonskoeffisient og avlesningsnøyaktigheten 0,01 m -1 lysabsorpsjonskoeffisient.
For display in opacity, the range shall be 0-100 % opacity, and the readability 0,1 % opacity. 
Ved avlesing av opasitet skal måleområdet være 0–100 % opasitet med en avlesningsnøyaktighet på 0,1 % opasitet.
Opacimeter display and range 
Opasimeterets visning og måleområde
The zero drift during a one hour period shall not exceed ± 1 % opacity. 
Nullpunktsforskyvningen i løpet av én time skal ikke overstige ± 1 % opasitet.
The linearity shall be within ± 2 % opacity. 
Systemet skal være lineært innenfor ± 2 % opasitet.
Linearity 
Linearitet
a printer and/or electronic storage medium to record and output the required smoke values specified in Annex III, Appendix 1, Section 6.3. 
en skriver og/eller et elektronisk lagringsmedium til registrering og utskrift av de røykverdiene som er foreskrevet i vedlegg III tillegg 1 nr. 6.3.
a data processing unit capable of performing the functions described in Annex III, Appendix 1, Section 6, 
en databehandlingsenhet som kan utføre de funksjonene som er beskrevet i vedlegg III tillegg 1 nr. 6,
an opacimeter meeting the specifications of Annex V, Section 3, 
et opasimeter som oppfyller kravene i vedlegg V nr. 3,
The three functional units are: 
De tre funksjonelle enhetene er:
These units may be integrated into a single component or provided as a system of interconnected components. 
Disse enhetene kan være integrert i én enkelt enhet eller utgjøre et system av innbyrdes sammenkoplede komponenter.
The ELR requires the use of a smoke measurement and data processing system which includes three functional units. 
Ved ELR-prøvingen skal det benyttes et system for måling av røyktetthet og databehandling som har tre funksjonelle enheter.
The smoke values of the test cycle shall be measured in the light absorption coefficient readout mode. 
Ved måling av røyktetthet under prøvingssyklusen skal opasimeteret være innstilt på avlesning av lysabsorpsjonskoeffisienten.
The opacity readout mode shall only be used for calibration and checking of the opacimeter. 
Innstillingen for avlesing av opasitet skal brukes bare til kalibrering og kontroll av opasimeteret.
The smoke shall be measured with an opacimeter having an opacity and a light absorption coefficient readout mode. 
Røyktettheten skal måles med et opasimeter som kan innstilles slik at opasitet og lysabsorpsjonskoeffisient kan avleses.
This section provides specifications for the required and optional test equipment to be used for the ELR test. 
Dette nummer inneholder spesifikasjoner for det påkrevde og valgfrie prøvingsutstyret som skal brukes ved ELR-prøving.
All parts must be made of electrically conductive materials that do not react with exhaust gas components, and must be electrically grounded to prevent electrostatic effects. 
Alle deler skal være laget av strømledende materiale som ikke reagerer med bestanddelene i eksosen, og de skal være jordet for å hindre elektrostatiske virkninger.
All parts of the dilution system and the sampling system from the exhaust pipe up to the filter holder, which are in contact with raw and diluted exhaust gas, must be designed to minimise deposition or alteration of the particulates. 
Alle deler av fortynningssystemet og prøvetakingssystemet fra eksosrøret opp til filterholderen som er i kontakt med råeksos og fortynnet eksos, skal være slik utformet at avsetninger og endringer av partiklene begrenses til et minimum.
Additional specifications for particulate measurement 
Tilleggsspesifikasjoner for partikkelmåling
For filters less than 70 mm diameter, the precision and resolution shall be 2 ìg and 1 ìg, respectively. 
For filtre med mindre diameter enn 70 mm skal presisjonen og oppløsningen være henholdsvis 2 μg og 1 μg.
The analytical balance used to determine the weights of all filters shall have a precision (standard deviation) of 20 ìg and a resolution of 10 ìg (1 digit = 10 ìg). 
Analysevekten som brukes til å bestemme vekten av alle filtrene, skal ha en presisjon (standardavvik) på 20 μg og en oppl øsning på 10 μg (1 siffer = 10 μg).
Analytical balance 
Analysevekt