natgillin/translations-raw huggingface dataset:
NDIR analysers for the determination of carbon monoxide and carbon dioxide (optional for the determination of the dilution ratio for PT measurement). 
NDIR-analysatorer til bestemmelse av karbonmonoksid og karbondioksid (valgfrie til bestemmelse av fortynningsforholdet ved partikkelbestemmelse).
The temperature shall be kept at 453 K to 473 K (180 °C to 200 °C). 
Temperaturen skal holdes på 453 til 473 K (180 til 200 °C).
Heated flame ionisation detector (HFID) for the determination of the hydrocarbons. 
Oppvarmet flammeionisasjonsdetektor (HFID) til bestemmelse av hydrokarboner.
The pump shall be heated to the temperature of HSL1. 
Pumpen skal varmes opp til temperaturen til HSL1-ledningen.
P Heated sampling pump 
P Oppvarmet prøvetakingspumpe
The filter shall be changed as needed. 
Filteret skal skiftes ut ved behov.
The filter shall extract any solid particles from the gas sample prior to the analyser. 
Filteret skal trekke ut eventuelle faste partikler fra gassprøven før analysatoren.
F2 Heated filter 
F2 Oppvarmet filter
The temperature shall be the same as HSL1. 
Temperaturen skal være den samme som for HSL1.
F1 Heated pre-filter (optional) 
F1 Oppvarmet forfilter (valgfritt)
For the sampling of the sample concentrations. 
Til bestemmelse av konsentrasjonene i prøven.
BG Sample bag (optional; Figure 8 CO and CO 2 only) 
BG Prøvetakingssekk (valgfri; figur 8, bare CO og CO 2 )
For the sampling of the background concentrations. 
Til bestemmelse av bakgrunnskonsentrasjoner.
BK Background bag (optional; Figure 8 only) 
BK Prøvetakingssekk for bakgrunnspartikler (valgfri; bare figur 8)
It may be heated or unheated. 
Den kan være oppvarmet eller ikke.
The line shall be made of PTFE or stainless steel. 
Ledningen skal være laget av rustfritt stål eller PTFE.
SL Sampling line for CO and CO 2 
SL Prøvetakingsledning for CO og CO 2
be made of stainless steel or PTFE. 
være laget av rustfritt stål eller PTFE.
maintain a wall temperature of 328 K to 473 K (55 °C to 200 °C), up to the converter C when using a cooling bath B, and up to the analyser when a cooling bath B is not used, 
holde en veggtemperatur på 328 til 473 K (55 til 200 °C) opp til omformeren C når det brukes kjølebad B, og opp til analysatoren når det ikke brukes kjølebad B,
HSL2 Heated NO x sampling line 
HSL2 Oppvarmet prøvetakingsledning for NO x
maintain a gas temperature of 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C) immediately before the heated filter F2 and the HFID. 
holde en gasstemperatur på 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C) umiddelbart foran det oppvarmede filteret (F2) og HFID-analysatoren.
maintain a wall temperature greater than 453 K (180 °C), if the temperature of the exhaust gas at the sampling probe is above 463 K (190 °C); 
holde en veggtemperatur på mer enn 453 K (180 °C), i tilfelle temperaturen i eksosen ved prøvetakingssonden er over 463 K (190 °C),
maintain a wall temperature of 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C) as measured at every separately controlled heated section, if the temperature of the exhaust gas at the sampling probe is equal to or below 463 K (190 °C); 
holde en veggtemperatur på 463 K ± 10 K (190 C ± 10 C), i tilfelle temperaturen i eksosen ved prøvetakingssonden er lik eller under 463 K (190 C); temperaturen skal måles på hver enkelt oppvarmet seksjon med særskilt temperaturregulering,
have a 5 mm minimum and a 13,5 mm maximum inside diameter; 
ha en innvendig diameter på minst 5 mm og høyst 13,5 mm,
The sampling line shall: 
Prøvetakingsledningen skal:
The sampling line provides a gas sample from a single probe to the split point(s) and the HC analyser. 
Gjennom prøvetakingsledningen ledes gassprøver fra en enkelt sonde til delingspunktet (-punktene) og HC-analysatoren.
HSL1 Heated sampling line 
HSL1 Oppvarmet prøvetakingsledning
be heated and insulated over its entire length to a minimum temperature of 328 K (55 °C) to prevent water condensation. 
være oppvarmet og isolert i hele sin lengde til en minimumstemperatur på 328 K (55 °C) for å hindre vannkondensering.
be in the same plane as SP2; 
være i samme plan som SP2,
SP3 Diluted exhaust gas CO, CO 2 , NO x sampling probe (Figure 8 only) 
SP3 Prøvetakingssonde for analyse av CO, CO 2 og NO x i fortynnet eksos (bare figur 8)
be heated so as to increase the gas stream temperature to 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C) at the exit of the probe. 
være slik oppvarmet at temperaturen i gasstrømmen når 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C) ved sondens utgang.
be sufficiently distant (radially) from other probes and the tunnel wall so as to be free from the influence of any wakes or eddies; 
være plassert tilstrekkelig langt (radielt) fra andre sonder og tunnelveggen slik at den ikke påvirkes av eventuelle bølger eller virvler,
be installed in the dilution tunnel DT (see Section 2.3, Figure 20) at a point where the dilution air and exhaust gas are well mixed (i.e. approximately 10 tunnel diameters downstream of the point where the exhaust enters the dilution tunnel); 
være montert i fortynningstunnelen DT (se nr. 2.3 figur 20) ved et punkt der fortynningsluften og eksosen er godt blandet (dvs. ca. 10 tunneldiametrer nedstrøms for punktet der eksosen kommer inn i fortynningstunnelen),
have a 5 mm minimum inside diameter; 
ha en innvendig diameter på minst 5 mm,
be defined as the first 254 mm to 762 mm of the heated sampling line HSL1; 
per definisjon utgjøre de første 254 mm til 762 mm av den oppvarmede prøvetakingsledningen HSL1,
The probe shall: 
Sonden skal:
SP2 Diluted exhaust gas HC sampling probe (Figure 8 only) 
SP2 Prøvetakingssonde for analyse av HC i fortynnet eksos (bare figur 8)
One or two sampling probes may be used. 
Det kan brukes en eller to prøvetakingssonder.
The probe must extend across at least 80 % of the diameter of the exhaust pipe. 
Sonden må strekke seg over minst 80 % av eksosrørets diameter.
There shall be a minimum of three holes in three different radial planes sized to sample approximately the same flow. 
Det skal være minst tre hull i tre forskjellige radielle plan med dimensjoner som gjør det mulig å ta prøver av omtrent samme volum.
The wall thickness of the probe shall not be greater than 1 mm. 
Veggtykkelsen i sonden skal ikke være over 1 mm.
The inside diameter shall not be greater than the inside diameter of the sampling line. 
Den innvendige diameteren skal ikke være større enn den innvendige diameteren i prøvetakingsledningen.
A stainless steel straight closed end multi-hole probe is recommended. 
Det anbefales å bruke en rett sonde av rustfritt stål med lukket ende og flere hull.
Exhaust gas sampling probe (Figure 7 only) 
SP1 Prøvetakingssonde for eksos (bare figur 7)
EP Exhaust pipe 
EP Eksosrør
Components of Figures 7 and 8 
Komponenter i figur 7 og 8
Flow diagram of diluted exhaust gas analysis system for CO, CO 2 , NO x , HC ETC, optional for ESC 
Skjema over analysesystem for fortynnet eksos for måling av CO, CO 2 , NO x og HC (ETC-prøving, valgfritt for ESC-prøving)
Care must be taken that no condensation of exhaust components (including water and sulphuric acid) occurs at any point of the analytical system. 
Det må sørges for at kondensering av eksosbestanddelene (bl.a. vann og svovelsyre) ikke forekommer på noe sted i analysesystemet.
The sample for all components may be taken with one sampling probe or with two sampling probes located in close proximity and internally split to the different analysers. 
Prøven for alle komponenter kan tas med én prøvetakingssonde eller med to prøvetakingssonder plassert nær hverandre og med innvendig deling som fører til de forskjellige analysatorene.
HCLD or equivalent analyser for the measurement of the oxides of nitrogen. 
HCLD- eller tilsvarende analysator for måling av nitrogenoksid.
NDIR analysers for the measurement of carbon monoxide and carbon dioxide; 
NDIR-analysatorer for måling av karbonmonoksid og karbondioksid,
HFID analyser for the measurement of hydrocarbons; 
HFID-analysator for måling av hydrokarboner,
An analytical system for the determination of the gaseous emissions in the raw (Figure 7, ESC only) or diluted (Figure 8, ETC and ESC) exhaust gas is described based on the use of: 
Analysesystemet for bestemmelse av gassutslipp i råeksos (figur 7, bare ESC-prøving) eller fortynnet eksos (figur 8, ETC- og ESC-prøving) består av følgende elementer:
Description of the analytical system 
Beskrivelse av analysesystemet
Flow diagram of raw exhaust gas analysis system for CO, CO 2 , NO x , HC ESC only 
Skjema over analysesystem for råeksos for måling av CO, CO 2 , NO x , HC (bare ESC-prøving)
Other components which are not needed to maintain the accuracy on some systems, may be excluded if their exclusion is based upon good engineering judgement. 
Andre komponenter som ikke er nødvendige for å sikre nøyaktigheten i enkelte systemer, kan utelates dersom avgjørelsen om å utelate dem er basert på en solid teknisk vurdering.
Additional components such as instruments, valves, solenoids, pumps, and switches may be used to provide additional information and co-ordinate the functions of the component systems. 
Supplerende komponenter som instrumenter, ventiler, magnetspoler, pumper og brytere kan brukes for å gi tilleggsopplysninger og samordne funksjonene til de forskjellige systemene som utgjør helheten.
Since various configurations can produce equivalent results, exact conformance with Figures 7 and 8 is not required. 
Fordi forskjellig konfigurering kan gi samme resultater, kreves det ikke nøyaktig samsvar med figur 7 og 8.
Section 1.2 and Figures 7 and 8 contain detailed descriptions of the recommended sampling and analysing systems. 
Nr. 1.2 og figur 7 og 8 inneholder detaljerte beskrivelser av de anbefalte prøvetakings- og analysesystemene.
DETERMINATION OF THE GASEOUS EMISSIONS 
BESTEMMELSE AV GASSUTSLIPPENE
ANALYTICAL AND SAMPLING SYSTEMS 
ANALYSE- OG PRØVETAKINGSSYSTEM
Limits fuel B 
Grenseverdier drivstoff B
Limits fuel A 
Grenseverdier drivstoff A
LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 
FLYTENDE PETROLEUMSGASS (LPG)
Value to be determined at standard conditions (293,2 K (20 °C) and 101,3 kPa). 
Verdien bestemmes ved standardvilkårene (293,2 K (20 °C) og 101,3 kPa).
to be determined at standard conditions (293,2 K (20 °C) and 101,3 kPa). 
Verdien bestemmes ved standardvilkårene (293,2 K (20 °C) og 101,3 kPa).
Inerts (different from N2) +C2+ +C2+. 
Uvirksomme (forskjellig fra N 2 ) + C 2 +C 2+ .
Reference fuel G23 
Referansedrivstoff G23
Value to be determined at standard conditions (293, 2 K (20 °C) and 101, 3 kPa). 
Verdien bestemmes ved standardvilkårene (293,2 K (20 °C) og 101,3 kPa).
Inerts + C2+ 
Uvirksomme +C2+
Balance( 1 ) 
Resten( 1 )
Reference fuel G R 
Referansedrivstoff G R
The characteristics of G R , G 23 and G 25 reference fuels are summarised below: 
Spesifikasjonene for referansedrivstoffene G R , G 23 og G 25 er gitt nedenfor:
the L range, whose extreme reference fuels are G 23 and G 25 . 
gass i L-området som avgrenses av referansedrivstoffene G 23 og G 25 ,
the H range, whose extreme reference fuels are G R and G 23 ; 
gass i H-området som avgrenses av referansedrivstoffene G R og G 23 ,
European market fuels are available in two ranges: 
På det europeiske markedet selges det to gasstyper:
NATURAL GAS (NG) 
NATURGASS (NG)
Equivalent ISO methods will be adopted when issued for all properties listed above. 
Likeverdige ISO-metoder vil bli vedtatt når de er utstedt for alle egenskaper nevnt ovenfor.
In establishment of their limit values the terms of ISO 4259, Petroleum products — Determination and application of precision data in relation to methods of test, have been applied and in fixing a minimum value, a minimum difference of 2R above zero has been taken into account; in fixing a maximum and minimum value, the minimum difference is 4R (R – reproducibility). 
Ved fastsettelsen av deres grenseverdier er vilkårene i ISO 4259, «Petroleumsprodukter — Bestemmelse og en anvendelse av nøyaktighetsverdier i forbindelse med prøvingsmetoder» anvendt, og ved fastsettelsen av en minsteverdi er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null; ved fastsettelsen av en høyeste og en laveste verdi er minstedifferansen 4R (R = reproduserbarhet).
The maximum allowed amount is 10 % m/m. 
Den største tillatte mengden er 10 % m/m.
Cetane improver, as specified by the engine manufacturer, may be added to the ethanol fuel. 
Cetanforbedrer som kan tilsettes etanoldrivstoff som angitt av motorprodusenten.
Esters, calculated as ethylacetate 
Estere, beregnet som etylacetat
Aldehydes calculated as acetic acid 
Aldehyder, beregnet som eddiksyre
Dry residue at 100 °C 
Tørr-rest ved 100 °C
According to scale 
Etter skala
Acidity, calculated as acetic acid 
Syreinnhold, beregnet som eddiksyre
Other alcohol than ethanol contained in total alcohol, mass 
Andre alkoholer enn etanol i alkoholer i alt, masse
Alcohol, mass 
Alkohol, masse
Ethanol for diesel engines(1) 
Etanol for dieselmotorer( 1 )
The Commission will as soon as possible bring forward a modification to this Annex reflecting the market average for fuel sulphur content in respect of the fuel defined in Annex IV to Directive 98/70/EC. 
Kommisjonen skal så snart som mulig legge fram en endring til dette vedlegg som avspeiler markedsgjennomsnittet for svovelinnholdet i drivstoff når det gjelder drivstoffet definert i vedlegg IV til direktiv 98/70/EF.
In addition, the sulphur content of the reference fuel used to approve a vehicle or engine against the limit values set out in row B of the Table in Section 6.2.1. of Annex I to this Directive shall have a maximum sulphur content of 50 ppm. 
I tillegg skal referansedrivstoffet som brukes til å godkjenne et kjøretøy eller en motor med hensyn til grenseverdiene i rad B i tabellen i nr. 6.2.1 i vedlegg I til dette direktiv, ha et høyeste tillatte svovelinnhold på 50 ppm.
The actual sulphur content of the fuel used for the test shall be reported. 
Det faktiske svovelinnholdet i drivstoffet som brukes til prøvingen, skal rapporteres.
The month of publication will be completed in due course. 
Måneden for offentliggjøring føyes til på et senere tidspunkt.
However, in the case of dispute between fuel supplier and fuel user, the terms in ISO 4259 can be used to resolve such disputes provided replicate measurements, of sufficient number to achieve the necessary precision, are made in preference to single determinations. 
I tilfelle av uenighet mellom drivstoffleverandør og -bruker, kan vilkårene i ISO 4259 anvendes for å løse tvisten, forutsatt at det foretas et tilstrekkelig antall målinger til å oppnå den nødvendige nøyaktigheten, noe som er å foretrekke framfor enkeltstående bestemmelser.
The range for cetane number is not in accordance with the requirement of a minimum range of 4R. 
Det angitte området for cetan oppfyller ikke kravet om minst 4R.
Notwithstanding this measure, which is necessary for statistical reasons, the manufacturer of a fuel should nevertheless aim at a zero value where the stipulated maximum value is 2R and at the mean value in the case of quotations of maximum and minimum limits. 
Til tross for dette tiltaket, som er nødvendig av statistiske grunner, bør drivstoffprodusenten likevel etterstrebe en nullverdi når den stipulerte høyeste tillatte verdien er 2R, og på en gjennomsnittsverdi dersom høyeste og laveste verdier skal angis.
In establishment of their limit values the terms of ISO 4259, Petroleums products — Determination and application of precision data in relation to methods of test, have been applied and in fixing a minimum value, a minimum difference of 2R above zero has been taken into account; in fixing a maximum and minimum value, the minimum difference is 4R (R = reproducibility). 
Ved fastsettelsen av deres grenseverdier er vilkårene i ISO 4259, «Petroleumsprodukter — Bestemmelse og en anvendelse av nøyaktighetsverdier i forbindelse med prøvingsmetoder» anvendt, og ved fastsettelsen av en minsteverdi er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null; ved fastsettelsen av en høyeste og en laveste verdi er minstedifferansen 4R (R = reproduserbarhet).
The values quoted in the specification are «true values». 
Verdiene nevnt i spesifikasjonen er «sanne verdier».
s = the proportion by mass of sulphur (% divided by 100). 
s = svovelinnhold i masse (% dividert med 100)
y = the proportion by mass of ash (% divided by 100) 
y = askeinnhold i masse (% dividert med 100)
x = the proportion by mass of water (% divided by 100) 
x = vanninnhold i masse (% dividert med 100)
d = the density at 15 °C 
d = densiteten ved 15 °C
Specific energy (calorific value)(net) in MJ/kg = (46,423 - 8,792d2 + 3,170d)(1 - (x + y + s)) + 9,420s - 2,499xwhere, 
Spesifikk energi (brennverdi) (netto) i MJ/kg = (46,423 – 8,792d 2 + 3,170d) (1 – (x + y + s)) + 9,420s – 2,499x, der:
If it is required to calculate the thermal efficiency of an engine or vehicle, the calorific value of the fuel can be calculated from: 
Dersom det er nødvendig å beregne en motors eller et kjøretøys termiske virkningsgrad, kan drivstoffets brennverdi beregnes ut fra:
DIESEL FUEL ( 1 ) 
DIESELOLJE ( 1 )
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF REFERENCE FUEL PRESCRIBED FOR APPROVAL TESTS AND TO VERIFY CONFORMITY OF PRODUCTION 
TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR REFERANSEDRIVSTOFF TIL BRUK VED GODKJENNINGSPRØVINGER OG VED KONTROLL AV PRODUKSJONSSAMSVAR
The opacimeter shall be calibrated according to Section 4.2.2 at least every three months or whenever a system repair or change is made that could influence calibration. 
Opasimeteret skal kalibreres i samsvar med nr. 4.2.2 minst hver tredje måned, eller hver gang det foretas en reparasjon eller endring i systemet som kan påvirke kalibreringen.
Any non-linearity exceeding the above value must be corrected prior to the test. 
All ulinearitet større enn denne verdien skal korrigeres før prøvingen.
The linearity must not differ by more than ± 2 % opacity from the nominal value of the neutral density filter. 
Lineariteten må ikke avvike med mer enn ± 2 % opasitet fra det nøytrale filterets nominelle verdi.
The neutral density filters shall have nominal opacities of approximately 10 %, 20 % and 40 %. 
De nøytrale filtrenes nominelle opasitet skal være ca. 10 %, 20 % og 40 %.
Three neutral density filters of known transmittance, which shall meet the requirements of Annex III, Appendix 4, Section 5.2.5, shall be introduced to the opacimeter and the value recorded. 
Tre nøytrale filtre med kjent transmittans, som skal oppfylle kravene i vedlegg III tillegg 4 nr. 5.2.5, skal plasseres i opasimeteret, og verdien skal registreres.
The linearity of the opacimeter shall be checked in the opacity readout mode as per the manufacturer's recommendations. 
Opasimeterets linearitet skal kontrolleres når apparatet er innstilt på avlesing av opasitet i samsvar med produsentens anbefalinger.
Establishment of the linearity response 
Måling av responsens linearitet
If the opacimeter is equipped with a purge air system to prevent sooting of the instrument optics, this system should also be activated and adjusted according to the manufacturer's recommendations. 
Dersom opasimeteret er utstyrt med et spyleluftsystem som hindrer tilsoting av instrumentets optiske deler, skal dette systemet også aktiveres og justeres i samsvar med produsentens anbefalinger.
The opacimeter shall be warmed up and stabilised according to the manufacturer's recommendations. 
Opasimeteret skal varmes opp og stabiliseres i samsvar med produsentens anbefalinger.
The opacimeter shall be calibrated as often as necessary to fulfil the accuracy requirements of this Directive. 
Opasimeteret skal kalibreres så ofte som nødvendig for å oppfylle nøyaktighetskravene i dette direktiv.
CALIBRATION OF THE SMOKE MEASUREMENT EQUIPMENT 
KALIBRERING AV UTSTYR TIL MÅLING AV RØYKTETTHET
The flow measurement instrumentation shall be calibrated at least every three months or whenever a system repair or change is made that could influence calibration. 
Instrumentene til strømningsmåling skal kalibreres minst hver tredje måned, eller hver gang det foretas en reparasjon eller endring i systemet som kan påvirke kalibreringen.
The range of the exhaust gas velocity and the pressure oscillations shall be checked and adjusted according to the requirements of Annex V, Section 2.2.1, EP, if applicable. 
Variasjonsområdet for eksoshastighets- og trykksvingninger skal eventuelt kontrolleres og justeres i samsvar med kravene i vedlegg V nr. 2.2.1, EP.
Checking the partial flow conditions 
Kontroll av delstrømsvilkårene
It can be calculated by taking the Root-Mean-Square of the errors of each instrument. 
Den kan beregnes ved å ta den kvadratiske gjennomsnittsverdien av feilene i hvert instrument.
If the gas flow is determined by differential flow measurement, the maximum error of the difference shall be such that the accuracy of G EDF is within ± 4 % (see also Annex V, Section 2.2.1, EGA). 
Dersom gasstrømmen bestemmes ved differansestrømningsmåling, skal den største differansefeilen være slik at nøyaktigheten av G EDF er innenfor ± 4 % (se også vedlegg V nr. 2.1.1, EGA).
The maximum error of the measured value shall be within ± 2 % of reading. 
Største feil i målt verdi skal være innenfor ± 2 % av avlest verdi.
The calibration of gas flow meters or flow measurement instrumentation shall be traceable to international and/or national standards. 
Kalibrering av gasstrømningsmålere eller instrumenter til strømningsmåling skal kunne føres tilbake til nasjonale og/eller internasjonale standarder.
Flow measurement 
Strømningsmålinger
The calibration method to be used is described in this section for the components indicated in Annex III, Appendix 4, Section 4 and Annex V, Section 2. 
Kalibreringsmetoden som skal benyttes, er beskrevet i dette nummer for de komponentene som er nevnt i vedlegg III tillegg 4 nr. 4, og vedlegg V nr. 2.
Each component shall be calibrated as often as necessary to fulfil the accuracy requirements of this Directive. 
Hver komponent skal kalibreres så ofte som nødvendig for å oppfylle nøyaktighetskravene i dette direktiv.
CALIBRATION OF THE PARTICULATE MEASURING SYSTEM 
KALIBRERING AV PARTIKKELMÅLINGSSYSTEMET
The quantity of pure gas discharged shall be determined by means of differential weighing. 
Mengden av ren gass som avgis, bestemmes ved differensialveiing.
For about 5 to 10 minutes, the CVS system shall be operated as in a normal exhaust emission test, while carbon monoxide or propane is injected into the system. 
CVS-systemet settes i drift som ved en vanlig eksosutslippsprøving i 5 til 10 minutter samtidig som karbonmonoksid eller propan tilføres systemet.
The weight of a small cylinder filled with carbon monoxide or propane shall be determined with a precision of ± 0,01 gram. 
Vekten av en liten sylinder fylt med karbonmonoksid eller propan skal bestemmes med en nøyaktighet på ± 0,01 gram.
Metering by means of a gravimetric technique 
Gravimetrisk måling
The mass so determined shall be within ± 3 % of the known mass of the gas injected. 
Massen som bestemmes på denne måten, skal være innenfor ± 3 % av den kjente massen av tilført gass.
A gas sample shall be analysed with the usual equipment (sampling bag or integrating method), and the mass of the gas calculated. 
En gassprøve skal analyseres med det vanlige utstyret (prøvetakingssekk eller integrasjonsmetoden), og gassens masse beregnes.
The CVS system shall be operated as in a normal exhaust emission test for about 5 to 10 minutes. 
CVS-systemet skal settes i drift som ved en vanlig eksosutslippsprøving i 5 til 10 minutter.
If the inlet pressure is high enough, the flow rate, which is adjusted by means of the critical flow orifice, is independent of the orifice outlet pressure (≡ critical flow). 
Dersom innløpstrykket er tilstrekkelig høyt, er strømningshastigheten, som reguleres ved hjelp av dysen med kritisk strømning, uavhengig av dysens utløpstrykk ( ≡ kritisk strømning).
A known quantity of pure gas (carbon monoxide or propane) shall be fed into the CVS system through a calibrated critical orifice. 
En kjent mengde ren gass (karbonmonoksid eller propan) skal føres inn i CVS-systemet gjennom en kalibrert dyse med kritisk strømning.
Metering with a critical flow orifice 
Måling ved hjelp av en dyse med kritisk strømning
Either of the following two techniques shall be used. 
Én av følgende to teknikker skal brukes.