natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The trigger for the step change should be the same one as that used to start the look-ahead control in actual testing. 
Utløseren for den trinnvise endringen skal være den samme som den som brukes til å starte den foregripende reguleringen ved den faktiske prøvingen.
In a similar manner, the transformation times of the G SE signal of the partial flow dilution system and of the G EXHW signal of the exhaust flow meter shall be determined. 
På tilsvarende måte bestemmes omdanningstidene for G SE -signalet fra delstrømsfortynningssystemet og G EXHW -signalet fra eksosstrømningsmåleren.
These signals are used in the regression checks performed after each test (Appendix I section 2.4). 
Disse signalene brukes i regresjonskontrollene som foretas etter hver prøving (tillegg I nr. 2.4).
The calculation shall be repeated for at least five rise-and-fall stimuli, and the results shall be averaged. 
Beregningen skal gjentas for minst fem stignings- og minskningspåvirkninger, og det skal beregnes et gjennomsnitt av resultatene.
The internal transformation time (<100 ms) of the reference flowmeter shall be subtracted from this value. 
Referansestrømningsmålerens interne omdanningstid (<100 ms) skal trekkes fra denne verdien.
This is the «look-ahead» value of the partial flow dilution system, which shall be applied in accordance with Appendix I section 2.4.;» 
Dette er den «foregripende» verdien for delstrømsfortynningssystemet, som skal benyttes i samsvar med tillegg I nr. 2.4.»
CALIBRATION OF THE CVS SYSTEM 
KALIBRERING AV CVS-SYSTEMET
The CVS system shall be calibrated by using an accurate flowmeter and means to change operating conditions. 
CVS-systemet skal kalibreres ved bruk av en nøyaktig strømningsmåler og en innretning som gjør det mulig å endre driftsvilkårene.
The flow through the system shall be measured at different flow operating settings, and the control parameters of the system shall be measured and related to the flow. 
Strømmen gjennom systemet skal måles ved forskjellige innstillinger, og systemets kontrollparametrer skal måles og relateres til strømmen.
Various type of flowmeters may be used, e.g. calibrated venturi, calibrated laminar flowmeter, calibrated turbine meter. 
Det kan brukes forskjellige typer strømningsmålere, f.eks. kalibrerte venturirør, kalibrerte laminærstrømningsmålere eller kalibrerte turbinmålere.
Calibration of the positive displacement pump (PDP) 
Kalibrering av fortrengningspumpen (PDP)
All the parameters related to the pump shall be simultaneously measured along with the parameters related to a calibration venturi which is connected in series with the pump. 
Alle parametrene knyttet til pumpen, skal måles samtidig med parametrene knyttet til en kalibreringsventuri som er seriekoplet med pumpen.
The calculated flow rate (in m 3 /min at pump inlet, absolute pressure and temperature) shall be plotted against a correlation function which is the value of a specific combination of pump parameters. 
Den beregnede strømningsmengden (oppgitt i m 3 /min ved pumpeinntaket, ved absolutt trykk og temperatur) skal avsettes mot en korrelasjonsfunksjon som er en verdi av en bestemt kombinasjon av pumpeparametrer.
The linear equation which relates the pump flow and the correlation function shall be determined. 
Deretter bestemmer den lineære ligningen som uttrykker sammenhengen mellom pumpestrømmen og korrelasjonsfunksjonen.
Leaks in all the connections and ducting between the calibration venturi and the CVS pump shall be maintained lower than 0,3 % of the lowest flow point (highest restriction and lowest PDP speed point). 
Utettheter i alle forbindelser og kanaler mellom kalibreringsventuri og CVS-pumpen skal holdes under 0,3 % av laveste strømningspunkt (høyeste begrensning og laveste hastighet for PDP).
The air flowrate (Q s ) at each restriction setting (minimum 6 settings) shall be calculated in standard m 3 /min from the flowmeter data using the manufacturer's prescribed method. 
Luftens strømningshastighet (Q s ) ved hver innstilling av begrenseren (minst 6 innstillinger) skal beregnes i m 3 /min (standardvilkår) av strømningsmålerdataene etter metoden fastsatt av produsenten.
The air flow rate shall then be converted to pump flow (V 0 ) in m 3 /rev at absolute pump inlet temperature and pressure as follows 
Luftens strømningshastighet skal deretter omregnes til strømningshastighet gjennom pumpen (V 0 ) uttrykt i m 3 /omdr. ved absolutt temperatur og trykk ved pumpeinntaket på følgende måte:
temperature at pump inlet (K) 
temperatur ved pumpeinntak (K)
absolute pressure at pump inlet (p B - p 1 ) (kPa) 
absolutt trykk ved pumpeinntak (p B - p 1 ) (kPa)
pump speed (rev/s) 
pumpehastighet (omdr./s)
pressure differential from pump inlet to pump outlet (kPa) 
trykkforskjell mellom pumpeinntak og pumpeutløp (kPa)
absolute outlet pressure at pump outlet (kPa) 
absolutt utløpstrykk ved pumpens utløp (kPa)
For a CVS system with multiple speeds, the calibration curves generated for the different pump flow ranges shall be approximately parallel, and the intercept values (D 0 ) shall increase as the pump flow range decreases. 
For et CVS-system som har flere driftshastigheter, skal kalibreringskurvene for pumpens forskjellige strømningshastighetsområder være omtrent parallelle, og skjæringspunktverdiene (D 0 ) skal øke når pumpens strømningshastighetsområde avtar.
The values calculated by the equation shall be within ± 0,5 % of the measured value of V 0 . 
Verdiene som framkommer av ligningen, skal ligge innenfor ± 0,5 % av den målte verdien av V 0 .
Particulate influx over time will cause the pump slip to decrease, as reflected by lower values for m. Therefore, calibration shall be performed at pump start-up, after major maintenance, and if the total system verification (section 3.5) indicates a change in the slip rate. 
Tilførte partikler vil med tiden redusere pumpens virkningsgrad slik at verdiene for m avtar. Derfor skal pumpen kalibreres når den settes i drift, etter større serviceintervaller og dersom kontrollen av det samlede systemet (nr. 3.5) tyder på at virkningsgraden har endret seg.
Calibration of the critical flow venturi (CFV) 
Kalibrering av kritisk strømningsventuri (CFV)
absolute pressure at venturi inlet (kPa) 
absolutt trykk ved venturiinntaket (kPa)
temperature at venturi inlet (K) 
temperatur ved venturiinntak (K)
The air flow rate (Q s ) at each restriction setting (minimum 8 settings) shall be calculated in standard m 3 /min from the flowmeter data using the manufacturer's prescribed method. 
Luftens strømningshastighet (Q s ) ved hver innstilling av begrenseren (minst 8 innstillinger) skal beregnes i m 3 /min (standardvilkår) av strømningsmålerdataene etter metoden fastsatt av produsenten.
temperature at the venturi inlet (K) 
temperatur ved venturiinntaket (K)
For a minimum of eight points in the region of critical flow, the average K V and the standard deviation shall be calculated. 
For minst åtte punkter i området med kritisk strømning beregnes gjennomsnittsverdien for K V og standardavviket.
The standard deviation shall not exceed ± 0,3 % of the average K V 
Standardavviket skal ikke overstige ± 0,3 % av gjennomsnittsverdien av K V.
Calibration of the subsonic venturi (SSV) 
Kalibrering av subsonisk venturi (SSV)
Gas flow is a function of inlet pressure and temperature, pressure drop between the SSV inlet and throat, as shown below: 
Gassens strømningshastighet er en funksjon av innløpstrykk og -temperatur, trykkfall mellom inntak og innsnevring på SSV, som vist nedenfor:
diameter of the SSV throat (m) 
SSV-innsnevringens diameter (m)
The air flow rate (Q SSV ) at each flow setting (minimum 16 settings) shall be calculated in standard m 3 /min from the flowmeter data using the manufacturer's prescribed method. 
Luftens strømningshastighet (Q SSV ) ved hver innstilling av strømning (minst 16 innstillinger) skal beregnes i m 3 /min (standardvilkår) av strømningsmålerdataene etter metoden fastsatt av produsenten.
air flow rate at standard conditions (101,3 kPa, 273 K), m 3 /s 
luftstrømningshastighet ved standardvilkårene (101,3 kPa, 273 K) (m 3 /s)
temperature at the venturi inlet, K 
temperatur ved venturiinntak (K)
diameter of the SSV throat, m 
SSV-innsnevringens diameter (m)
To determine the range of subsonic flow, C d shall be plotted as a function of Reynolds number, at the SSV throat. 
For å bestemme området med subsonisk strømning avsettes C d som en funksjon av Reynolds-tall ved innsnevringen på SSV.
The convergence method must be accurate to 0,1 % or better. 
Konvergensmetoden skal ha en nøyaktighet på minst 0,1 %.
For a minimum of sixteen points in the subsonic flow region, the calculated values of C d from the resulting calibration curve fit equation must be within ± 0,5 % of the measured C d for each calibration point. 
For minst 16 punkter i området med subsonisk strømning skal de verdiene av C d som beregnes ut fra den resulterende ligningen for kalibreringskurven, ligge innenfor ± 0,5 % av den målte C d for hvert kalibreringspunkt.
The pollutant is analysed, and the mass calculated according to Annex III, Appendix 3, section 2.4.1 except in the case of propane where a factor of 0,000472 is used in place of 0,000479 for HC. 
Det forurensende stoffet analyseres og massen beregnes i samsvar med vedlegg III tillegg 3 nr. 2.4.1, bortsett fra for propan der det for HC brukes en faktor på 0,000472 i stedet for 0,000479.
Either of the following two techniques shall be used. 
En av følgende to teknikker skal brukes.
A known quantity of pure gas (propane) shall be fed into the CVS system through a calibrated critical orifice. 
En kjent mengde ren gass (propan) skal føres inn i CVS-systemet gjennom en kalibrert dyse med kritisk strømning.
If the inlet pressure is high enough, the flow rate, which is adjusted by means of the critical flow orifice, is independent of the orifice outlet pressure (critical flow). 
Dersom innløpstrykket er tilstrekkelig høyt, er strømningshastigheten, som reguleres ved hjelp av dysen med kritisk strømning, uavhengig av dysens utløpstrykk (kritisk strømning).
The CVS system shall be operated as in a normal exhaust emission test for about five to 10 minutes. 
CVS-systemet skal settes i drift som ved en vanlig eksosutslippsprøving i 5 til 10 minutter.
A gas sample shall be analysed with the usual equipment (sampling bag or integrating method), and the mass of the gas calculated. 
En gassprøve skal analyseres med det vanlige utstyret (prøvesekk eller integrasjonsmetoden), og gassens masse beregnes.
The weight of a small cylinder filled with propane shall be determined with a precision of ± 0,01 g. For about five to 10 minutes, the CVS system shall be operated as in a normal exhaust emission test, while carbon monoxide or propane is injected into the system. 
Vekten av en liten sylinder fylt med propan skal bestemmes med en nøyaktighet på ± 0,01 gram. CVS-systemet settes i drift som ved en vanlig eksosutslippsprøving i 5 til 10 minutter samtidig som karbonmonoksid eller propan tilføres systemet.
It can be calculated by taking root-mean-square of the errors of each instrument.;» 
Den kan beregnes ved å ta den kvadratiske gjennomsnittsverdien av feilene for hvert instrument.»
The following title for this Appendix is inserted: 
Følgende overskrift innsettes for dette tillegg:
«DATA EVALUATION AND CALCULATIONS» 
«EVALUERING OG BEREGNING AV DATA»
the title of section 1 shall read «DATA EVALUATION AND CALCULATIONS — NRSC TEST» 
Overskriften i nr. 1 skal lyde «EVALUERING OG BEREGNING AV DATA — NRSC-PRØVING»
For the evaluation of the particulates, the total sample masses (MSAM, i) through the filters shall be recorded for each mode. 
Ved evaluering av partikler skal den samlede prøvemassen (MSAM, i) som har passert gjennom filtrene, registreres for hver fase.
The particulate mass (Mf for single filter method; Mf, i for the multiple filter method) is the sum of the particulate masses collected on the primary and back-up filters. 
Partikkelmassen (Mf for enkeltfiltermetoden; Mf, i for metoden med flere filtre) er summen av partikkelmassene som samles opp i primærfilteret og sekundærfiltrene.
If background correction is to be applied, the dilution air mass (MDIL) through the filters and the particulate mass (Md) shall be recorded. 
Dersom bakgrunnskorreksjon skal benyttes, skal massen (MDIL) av fortynningsluft gjennom filtrene og partikkelmassen (Md) registreres.
If more than one measurement was made, the quotient Md/MDIL must be calculated for each single measurement and the values averaged.;» 
Dersom det ble foretatt mer enn én måling, skal kvotienten Md/MDIL beregnes for hver enkelt måling, og gjennomsnittet av verdiene bestemmes.»
The exhaust gas flow rate (G EXHW ,) shall be determined for each mode according to Annex III, Appendix 1, sections 1.2.1. to 1.2.3. 
Strømningshastigheten i eksosen (G EXHW ) skal bestemmes for hver fase i samsvar med vedlegg III tillegg 1 nr. 1.2.1-1.2.3.
When using a full flow dilution system, the total dilute exhaust gas flow rate (G TOTW ,) shall be determined for each mode according to Annex III, Appendix 1, section 1.2.4.;» 
Ved bruk av et system med fullstrømsfortynning skal den samlede massestrømmen av fortynnet eksos (G TOTW ) bestemmes for hver fase i samsvar med vedlegg III tillegg 1 nr. 1.2.4.»
sections 1.3.2. to 1.4.6. are replaced by the following: 
Nr. 1.3.2-1.4.6 skal lyde:
Dry/wet correction (G EXHW ,) shall be determined for each mode according to Annex III, Appendix 1, sections 1.2.1. to 1.2.3. 
Korreksjon for tørre/våte forhold (G EXHW ) skal bestemmes for hver fase i samsvar med vedlegg III tillegg 1 nr. 1.2.1-1.2.3.
When applying G EXHW the measured concentration shall be converted to a wet basis according to the following formulae, if not already measured on a wet basis: 
Dersom G EXHW brukes, skal den målte konsentrasjonen omregnes til våt basis etter følgende formel, dersom den ikke allerede er målt på våt basis:
For the diluted gas: 
For fortynnet eksos:
absolute humidity of the intake air (g water per kg dry air) 
absolutt fuktighet i innsugingsluften (g vann per kg tørr luft)
absolute humidity of the dilution air (g water per kg dry air) 
absolutt fuktighet i fortynningsluften (g vann per kg tørr luft)
relative humidity of the dilution air ( %) 
relativ fuktighet i fortynningsluften (%)
relative humidity of the intake air ( %) 
relativ fuktighet i innsugingsluften (%)
saturation vapour pressure of the dilution air (kPa) 
metningsdamptrykk i fortynningsluften (kPa)
saturation vapour pressure of the intake air (kPa) 
metningsdamptrykk i innsugingsluften (kPa)
total barometric pressure (kPa). 
totalt barometertrykk (kPa)
H a and H d may be derived from relative humidity measurement, as described above, or from dewpoint measurement, vapour pressure measurement or dry/wet bulb measurement using the generally accepted formulae. 
H a og H d kan fås fra målingen av relativ fuktighet, som beskrevet ovenfor, eller fra duggpunktmåling, damptrykkmåling eller måling med tørr/våt temperaturføler ved hjelp av allment anerkjente formler.
Humidity correction for NOx 
Fuktighetskorreksjon for NO x
As the NOx emission depends on ambient air conditions, the NO x concentration shall be corrected for ambient air temperature and humidity by the factors K H given in the following formula: 
Fordi NO x -utslipp avhenger av omgivelsesluftens tilstand, skal NO x -konsentrasjonen korrigeres for temperatur og fuktighet i omgivelsesluften med faktorene K H , gitt i følgende formel:
temperatures of the air in (K) 
lufttemperaturen (K)
humidity of the intake air (g water per kg dry air): 
fuktighet i innsugingsluften (g vann per kg tørr luft)
H a may be derived from relative humidity measurement, as described above, or from dewpoint measurement, vapour pressure measurement or dry/wet bulb measurement using the generally accepted formulae. 
H a kan fås fra målingen av relativ fuktighet, som beskrevet ovenfor, eller fra duggpunktmåling, damptrykkmåling eller måling med tørr/våt temperaturføler ved hjelp av allment anerkjente formler.
The emission mass flow rates for each mode shall be calculated as follows: 
Utslippets massestrøm for hver fase skal beregnes som følger:
In the case of NO x , the NO x concentration (NO x conc or NO x conc c ) has to be multiplied by K HNOx (humidity correction factor for NO x quoted in section 1.3.3) as follows: 
Når det gjelder NO x , må NO x -konsentrasjonen (NO x conc eller NO x conc c ) multipliseres med K HNOx (fuktighetskorreksjonsfaktor for NO x nevnt i nr. 1.3.3), på følgende måte:
conc c is the background corrected concentration 
conc c er den bakgrunnskorrigerte konsentrasjonen
The coefficients u - wet shall be used according to Table 4: 
Koeffisienten u – våt skal brukes i samsvar med tabell 4:
Values of the coefficients u - wet for various exhaust components 
Verdier for koeffisienten u - våt for forskjellige eksosbestanddeler
The weighting factors and the number of modes (n) used in the above calculation are according to Annex III, section 3.7.1. 
Vektfaktorene og antall faser (n) som benyttes i beregningen ovenfor, er i samsvar med vedlegg III nr. 3.7.1.
As the particulate emission of diesel engines depends on ambient air conditions, the particulate mass flow rate shall be corrected for ambient air humidity with the factor K p given in the following formula: 
Fordi partikkelutslippet fra dieselmotorer avhenger av omgivelsesluftens tilstand, skal massestrømmen av partikler korrigeres for fuktighet i omgivelsesluften med faktoren K p , gitt i følgende formel:
humidity of the intake air, gram of water per kg dry air 
fuktighet i innsugingsluften, i g vann per kg tørr luft
total barometric pressure (kPa) 
totalt barometertrykk (kPa)
The final reported test results of the particulate emission shall be derived through the following steps. 
De rapporterte sluttresultatene for prøvingen for partikkelutslipp skal bestemmes gjennom følgende trinn.
Since various types of dilution rate control may be used, different calculation methods for equivalent diluted exhaust gas mass flow rate G EDF apply. 
Da det kan benyttes forskjellige typer av regulering av fortynningslufthastigheten, gjelder forskjellige beregningsmetoder for ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos G EDF .
All calculations shall be based upon the average values of the individual modes (i) during the sampling period. 
Alle beregninger skal være basert på gjennomsnittsverdier for de enkelte fasene (i) i prøvetakingsperioden.
where r corresponds to the ratio of the cross sectional areas of the isokinetic probe A p and exhaust pipe A T : 
der r svarer til forholdet mellom tverrsnittsarealet av den isokinetiske sonden A p og eksosrøret A T :
wet concentration of the tracer gas in raw exhaust 
våt konsentrasjon av sporgassen i råeksos
Concentrations measured on a dry basis shall be converted to a wet basis according to section 1.3.2. 
Konsentrasjoner målt på tørr basis skal omregnes til våt basis i samsvar med nr. 1.3.2 i dette tillegg.
(concentrations in volume % on wet basis) 
(konsentrasjoner i volumprosent på våt basis)
This equation is based upon the carbon balance assumption (carbon atoms supplied to the engine are emitted as CO 2 ) and derived through the following steps: 
Denne ligningen er basert på karbonbalanseforutsetningen (karbonatomer som føres inn i motoren, slippes ut som CO 2 ) og utledes på følgende måte:
G EDFW ) aver over the test cycle shall be determined by summation of the average values of the individual modes during the sampling period: 
G EDFW ) aver under prøvingssyklusen skal bestemmes ved å legge sammen gjennomsnittsverdiene for de enkelte fasene i prøvetakingsperioden:
If more than one measurement is made, (M d /M DIL ) shall be replaced with (M d /M DIL ) aver 
Dersom det gjøres mer enn én måling, skal (M d )/(M DIL ) erstattes med (M d /M DIL ) aver
The specific emission of particulates PT (g/kWh) shall be calculated in the following way( ): 
Det spesifikke utslippet av partikler PT (g/kWh) skal beregnes på følgende måte( ):
The particulate mass flow rate PT mass has to be multiplied by Kp (humidity correction factor for particulates quoted in section 1.4.1).; 
Partikkelmassestrømmen PT mass skal multipliseres med Kp (fuktighetskorreksjonsfaktor for partikler nevnt i nr. 1.4.1).»
For the single filter method, the effective weighting factor WF E, i for each mode shall be calculated in the following way: 
For metoden med enkeltfilter skal den effektive vektfaktoren WF E, i for hver fase beregnes på følgende måte:
The value of the effective weighting factors shall be within ± 0,005 (absolute value) of the weighting factors listed in Annex III, section 3.7.1.» 
Verdien av de effektive vektfaktorene skal være innenfor ± 0,005 (absolutt verdi) av vektfaktorene oppført i vedlegg III nr. 3.7.1.
DATA EVALUATION AND CALCULATIONS (NRTC TEST) 
EVALUERING OG BEREGNING AV DATA (NRTC-PRØVING)
The two following measurement principles that can be used for the evaluation of pollutant emissions over the NRTC cycle are described in this section: 
De to følgende måleprinsippene som kan benyttes ved evaluering av utslipp av forurensende stoffer gjennom hele NRTC-syklusen, er beskrevet i dette avsnittet:
the gaseous components are measured in the raw exhaust gas on a real-time basis, and the particulates are determined using a partial flow dilution system, 
gassens bestanddeler måles i råeksosen i sanntid, og partiklene bestemmes ved hjelp av et delstrømsfortynningssystem,
the gaseous components and the particulates are determined using a full flow dilution system (CVS system). 
gassens bestanddeler og partiklene bestemmes ved hjelp av et fullstrømsfortynningssystem (CVS-system).
Calculation of gaseous emissions in the raw exhaust gas and of the particulate emissions with a partial flow dilution system 
Beregning av gassutslipp i råeksosen og av partikkelutslipp ved hjelp av et delstrømsfortynningssystem
The instantaneous concentration signals of the gaseous components are used for the calculation of the mass emissions by multiplication with the instantaneous exhaust mass flow rate. 
Signalene for den øyeblikkelige konsentrasjonen av gassens bestanddeler benyttes til å beregne masseutslippene ved å multiplisere med den øyeblikkelige massestrømmen av eksos.
The exhaust mass flow rate may be measured directly, or calculated using the methods described in Annex III, Appendix 1, section 2.2.3. (intake air and fuel flow measurement, tracer method, intake air and air/fuel ratio measurement). 
Massestrømmen av eksos kan måles direkte, eller beregnes ved hjelp av metodene beskrevet i vedlegg III tillegg 1 nr. 2.2.3. (måling av innsugingsluft og drivstoffstrøm, metode med sporgass, og måling av innsugingsluft og luft/drivstoff-forhold).
Special attention shall be paid to the response times of the different instruments. 
Man skal særlig være oppmerksom på de forskjellige instrumentenes reaksjonstider.
These differences shall be accounted for by time aligning the signals. 
Det tas hensyn til slike forskjeller ved tidsjustering av signalene.
For particulates, the exhaust mass flow rate signals are used for controlling the partial flow dilution system to take a sample proportional to the exhaust mass flow rate. 
For partikler brukes signalene for massestrømmen av eksos til å regulere delstrømsfortynningssystemet, slik at dette tar en prøve som er proporsjonal med massestrømmen av eksos.
The quality of proportionality is checked by applying a regression analysis between sample and exhaust flow as described in Annex III, Appendix 1, section 2.4. 
Kvaliteten på denne proporsjonaliteten kontrolleres ved å bruke en regresjonsanalyse mellom prøvestrømmen og eksosstrømmen, som beskrevet i vedlegg III tillegg 1 nr. 2.4.