natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In addition, the gas cylinder must be pre-conditioned for 24 hours at a temperature of 298 K (25 °C) ± 5 K. 
I tillegg må gassylinderen forhåndskondisjoneres i 24 timer ved en temperatur på 298 K (25 ?C) ± 5 K.
The test gases to be used and the recommended relative response factor ranges are as follows: 
Prøvingsgassene som skal benyttes og de anbefalte områdene for responsfaktorene, er følgende:
These values are relative to the response factor (Rf) of 1,00 for propane and purified synthetic air. 
Disse verdiene står i forhold til en responsfaktor (R f ) på 1,00 for propan og renset syntetisk luft.
The response factor is defined and shall be determined as described in section 1.8.2. 
Responsfaktoren defineres og skal bestemmes som fastsatt i nr. 1.8.2.
The test gas to be used and the recommended relative response factor range are as follows: 
Prøvingsgassen som skal benyttes og det anbefalte området for responsfaktorene, er følgende:
propane and nitrogen: 
propan og nitrogen:
This value is relative to the response factor (Rf) of 1,00 for propane and purified synthetic air. 
Denne verdien står i forhold til en responsfaktor (R f ) på 1,00 for propan og renset syntetisk luft.
Interference effects with NDIR and CLD analysers 
Interferensvirkninger med NDIR- og CLD-analysatorer
The interference checks in sections 1.9.1 and 1.9.2 shall be performed prior to an analyser's initial use and after major service intervals. 
Interferenskontrollene i nr. 1.9.1 og 1.9.2 skal foretas før en analysator tas i bruk for første gang og etter større serviceintervaller.
Therefore a CO2 span gas having a concentration of 80 to 100 % of full scale of the maximum operating range used during testing shall be bubbled through water at room temperature and the analyser response recorded. 
En CO 2 -kalibreringsgass med konsentrasjon på 80 til 100 % av full skalaverdi for det største driftsområdet som brukes under prøving skal derfor kjøres gjennom boblefilter med vann ved romtemperatur, og analysatorresponsen skal registreres.
The analyser response must not be more than 1 % of full scale for ranges equal to or above 300 ppm or more than 3 ppm for ranges below 300 ppm. 
Analysatorresponsen må ikke være mer enn 1 % av full skalaverdi for områder lik eller over 300 ppm eller mer enn 3 ppm for områder under 300 ppm.
A CO 2 span gas having a concentration of 80 % to 100 % of full scale of the maximum operating range shall be passed through the NDIR analyser and the CO 2 value recorded as A. 
En CO 2 -kalibreringsgass med konsentrasjon på 80 % til 100 % av full skalaverdi av det største driftsområdet skal føres gjennom NDIR-analysatoren, og CO 2 -verdien registreres som A.
It shall then be diluted approximately 50 % with NO span gas and passed through the NDIR and (H)CLD with the CO 2 and NO values recorded as B and C, respectively. 
Den skal så fortynnes til ca. 50 % med NO-kalibreringsgass og føres gjennom NDIR- og (H)CLD-analysatoren med CO 2 - og NO-verdiene registrert som henholdsvis B og C.
The CO 2 shall be shut off and only the NO span gas is passed through the (H)CLD and the NO value recorded as D. 
CO 2 -tilførselen stenges og bare NO-kalibreringsgassen skal føres gjennom (H)CLD-analysatoren, og NO-verdien registreres som D.
Quench responses of these gases are proportional to their concentrations, and therefore require test techniques to determine the quench at the highest expected concentrations experienced during testing. 
Dempingsresponsen fra disse gassene er proporsjonale med konsentrasjonen av dem og krever derfor prøvingsteknikker for å bestemme dempingen ved de høyeste konsentrasjonene som forventes under prøving.
CO 2 quench check 
Dempingskontroll for CO 2 -analysatoren
The quench shall be calculated as follows: 
Dempingen skal beregnes slik:
and must not be greater than 3 % of full scale. 
og må ikke være større enn 3 % av full skalaverdi
and recorded as H. The expected diluted NO span gas (in water vapour) concentration shall be calculated as follows: 
og registreres som H. Den forventede konsentrasjonen av fortynnet NO-kalibreringsgass (i vanndamp) skal beregnes på følgende måte:
and recorded as D e . 
og registreres som D e .
For diesel exhaust, the maximum exhaust water vapour concentration (in %) expected during testing shall be estimated, under the assumption of a fuel atom H/C ratio of 1,8 to 1, from the undiluted CO2 span gas concentration (A, as measured in section 1.9.2.1) as follows: 
For eksos fra dieselmotorer skal den største konsentrasjonen (i %) av vanndamp i eksosen som er forventet under prøving beregnes slik, under den forutsetning at atomforholdet H/C i drivstoffet er 1,8:1 ut fra konsentrasjonen av ufortynnet CO 2 -kalibreringsgass (A, som målt i nr. 1.9.2.1):
and recorded as Hm. 
og registreres som Hm.
The water quench shall be calculated as follows: 
Dempingen for vanndamp skal beregnes slik:
and must not be greater than 3 % of full scale 
og må ikke være større enn 3 % av full skalaverdi.
expected diluted NO concentration (ppm) 
forventet fortynnet NO-konsentrasjon (ppm)
diluted NO concentration (ppm) 
fortynnet NO-konsentrasjon (ppm)
maximum water vapour concentration (%) 
største vanndampkonsentrasjon (%)
actual water vapour concentration (%) 
faktisk vanndampkonsentrasjon (%)
The analysers shall be calibrated according to section 1.5 at least every three months or whenever a system repair or change is made that could influence calibration. 
Analysatorene skal kalibreres i samsvar med nr. 1.5 minst hver tredje måned, eller hver gang det foretas en reparasjon eller endring i systemet som kan påvirke kalibreringen.
Each component shall be calibrated as often as necessary to fulfil the accuracy requirements of this standard. 
Hver komponent skal kalibreres så ofte som nødvendig for å oppfylle nøyaktighetskravene i denne standarden.
The calibration method to be used is described in this section for the components indicated in Annex III, Appendix 1, section 1.5 and Annex V. 
Kalibreringsmetoden som skal benyttes, er beskrevet i dette nummer for de komponenter som er nevnt i vedlegg III tillegg 1 nr. 1.5, og vedlegg V.
The calibration of gas flow-meters or flow measurement instrumentation shall be traceable to national and/or international standards. 
Kalibrering av gasstrømningsmålere eller instrumenter til strømningsmåling skal kunne føres tilbake til nasjonale og/eller internasjonale standarder.
If the gas flow is determined by differential measurement, the maximum error of the difference shall be such that the accuracy of GEDF is within ± 4 % (see also Annex V, section 1.2.1.1 EGA). 
Dersom gasstrømmen bestemmes ved differansetrykkmåling, skal den største differansefeilen være slik at nøyaktigheten av G EDF er innenfor ± 4 % (se også vedlegg V nr. 1.2.1.1 EGA).
It can be calculated by taking the root-mean-square of the errors of each instrument. 
Den kan beregnes ved å ta den kvadratiske gjennomsnittsverdien av feilene i hvert instrument.
Checking the dilution ratio 
Kontroll av fortynningsforholdet
When using particulate sampling systems without EGA (Annex V, section 1.2.1.1), the dilution ratio shall be checked for each new engine installation with the engine running and the use of either the CO2 or NOx concentration measurements in the raw and dilute exhaust. 
Ved bruk av partikkelprøvetakingssystemer uten EGA (vedlegg V nr. 1.2.1.1) skal fortynningsforholdet kontrolleres for hver ny motorinstallasjon med motoren i gang og bruk av enten CO 2 - eller NO x -konsentrasjonsmålingene i rå og fortynnet eksos.
The measured dilution ratio shall be within ± 10 % of the calculated dilution ratio from CO2 or NOx concentration measurement. 
Det målte fortynningsforholdet skal være innenfor ± 10 % av det beregnede fortynningsforholdet ut fra CO 2 - eller NO x -konsentrasjonsmålingen.
The range of the exhaust gas velocity and the pressure oscillations shall be checked and adjusted according to the requirements of Annex V, section 1.2.1.1, EP, if applicable. 
Variasjonsområdet for eksoshastighets- og trykksvingninger skal kontrolleres og eventuelt justeres i samsvar med kravene i vedlegg V nr. 1.2.1.1 EP.
The flow measurement instrumentation shall be calibrated at least every three months, or whenever a system change is made that could influence calibration. 
Instrumentene til strømningsmåling skal kalibreres minst hver tredje måned, eller hver gang det foretas en endring i systemet som kan påvirke kalibreringen.
DATA EVALUATION AND CALCULATIONS 
EVALUERING OG BEREGNING AV DATA
Gaseous emissions data evaluation 
Evaluering av data for gassutslipp
For the evaluation of the gaseous emissions, the chart reading of the last 60 seconds of each mode shall be averaged, and the average concentrations (conc) of HC, CO, NOx and CO2 if the carbon balance method is used, during each mode shall be determined from the average chart readings and the corresponding calibration data. 
Ved evaluering av gassutslippene brukes gjennomsnittet av resultatene fra de siste 60 sekundene i hver sekvens, og gjennomsnittskonsentrasjonene (conc) av HC, CO, NO x og CO 2 , dersom karbonbalansemetoden brukes i løpet av hver sekvens, skal bestemmes ut fra gjennomsnittsresultatene av diagrammet og de tilhørende kalibreringsdata.
The average background concentrations (concd) may be determined from the bag readings of the dilution air or from the continuous (non-bag) background reading and the corresponding calibration data. 
De gjennomsnittlige bakgrunnskonsentrasjonene (conc d ) kan bestemmes ut fra avlesningsresultatene av sekkene med fortynningsluft eller ut fra kontinuerlig avlesning (uten sekk) av bakgrunnskonsentrasjonene og de tilhørende kalibreringsdata.
For the evaluation of the particulates, the total sample masses (MSAM,i) or volumes (VSAM,i) through the filters shall be recorded for each mode. 
Ved evaluering av partikler skal den samlede prøvemassen (M SAM,i ) eller det samlede volum (V SAM,i ) som har passert gjennom filtrene, registreres for hver sekvens.
The filters shall be returned to the weighing chamber and conditioned for at least one hour, but not more than 80 hours, and then weighed. 
Filtrene skal tas tilbake til vektrommet og kondisjoneres i minst en time, men ikke mer enn 80 timer, og så veies.
The gross weight of the filters shall be recorded and the tare weight (see section 3.1, Annex III) subtracted. 
Bruttovekten av filtrene skal registreres og taravekten (se vedlegg III nr. 3.1) trekkes fra.
The particulate mass (Mf for single filter method; Mf,i for the multiple filter method) is the sum of the particulate masses collected on the primary and back-up filters. 
Partikkelmassen (M f for enkeltfiltermetoden; M f,i for metoden med flere filtre) er summen av partikkelmassene som samles opp i primærfilteret og sekundærfiltrene.
If background correction is to be applied, the dilution air mass (MDIL) or volume (VDIL) through the filters and the particulate mass (Md) shall be recorded. 
Dersom bakgrunnskorreksjon skal benyttes, skal massen (M DIL ) eller volumet (V DIL ) av fortynningsluft gjennom filtrene og partikkelmassen (M d ) registreres.
If more than one measurement was made, the quotient Md/MDIL or Md/VDIL must be calculated for each single measurement and the values averaged. 
Dersom det ble foretatt mer enn en måling, må kvotienten M d /M DIL eller M d /V DIL beregnes for hver enkelt måling og gjennomsnittet av verdiene bestemmes.
Calculation of the gaseous emissions 
Beregning av gassutslipp
The finally reported test results shall be derived through the following steps: 
De prøvingsresultatene som til slutt rapporteres, skal framkomme gjennom følgende skritt:
Determination of the exhaust gas flow 
Bestemmelse av eksosstrømmen
The exhaust gas flow rate (GEXHW, VEXHW or VEXHD) shall be determined for each mode according to Annex III, Appendix 1, sections 1.2.1 to 1.2.3. 
Strømningshastigheten i eksosen (G EXHW , V EXHW eller V EXHD ) skal bestemmes for hver sekvens i samsvar med vedlegg III tillegg 1 nr. 1.2.1 til 1.2.3.
When using a full flow dilution system, the total dilute exhaust gas flow rate (GTOTW, VTOTW) shall be determined for each mode according to Annex III, Appendix 1, section 1.2.4. 
Ved bruk av et system med fullstrømsfortynning skal den samlede massestrøm i fortynnet eksos (G TOTW , V TOTW ) bestemmes for hver sekvens i samsvar med vedlegg III tillegg 1 nr. 1.2.4.
When applying GEXHW, VEXHW, GTOTW or VTOTW, the measured concentration shall be converted to a wet basis according to the following formulae, if not already measured on a wet basis: 
Dersom verdiene G EXHW , V EXHW, G TOTW eller V TOTW brukes, skal den målte konsentrasjonen regnes om til våt basis etter følgende formel, dersom den ikke allerede er målt på våt basis:
For the diluted exhaust gas: 
For fortynnet eksos:
FFH may be calculated by: 
F FH kan beregnes ved:
For the intake air (if different from the dilution air): 
For innsugingsluften (dersom denne er forskjellig fra fortynningsluften):
Humidity correction for NO x 
Fuktighetskorreksjon for NO x
As the NOx emission depends on ambient air conditions, the NOx concentration shall be corrected for ambient air temperature and humidity by the factors KH given in the following formula: 
Fordi NO x -utslipp avhenger av omgivelsesluftens tilstand, skal NO x -konsentrasjonen korrigeres for temperatur og fuktighet i omgivelsesluften med faktorene K H , gitt i følgende formel:
Calculation of emission mass flow rates 
Beregning av utslippets massestrøm
The emission mass flow rates for each mode shall be calculated as follows: 
Utslippets massestrøm for hver sekvens skal beregnes som følger:
The density of HC is based upon an average carbon to hydrogen ratio of 1:1,85. 
Densiteten av HC er basert på et gjennomsnittlig forhold mellom karbon og hydrogen på 1:1,85.
The specific emission (g/kWh) shall be calculated for all individual components in the following way: 
Det spesifikke utslippet (g/kWh) skal beregnes for alle enkeltbestanddeler på følgende måte:
The weighting factors and the number of modes (n) used in the above calculation are according to Annex III, section 3.6.1. 
Vektfaktorene og antall sekvenser (n) som benyttes i beregningen ovenfor, er i samsvar med vedlegg III nr. 3.6.1.
Calculation of the particulate emission 
Beregning av partikkelutslipp
Humidity correction factor for particulates 
Fuktighetskorreksjonsfaktor for partikler
As the particulate emission of diesel engines depends on ambient air conditions, the particulate mass flow rate shall be corrected for ambient air humidity with the factor Kp given in the following formula: 
Fordi partikkelutslippet fra dieselmotorer avhenger av omgivelsesluftens tilstand, skal massestrømmen av partikler korrigeres for fuktighet i omgivelsesluften med faktoren K p , gitt i følgende formel:
Partial flow dilution system 
Fortynningssystem med delstrøm
The final reported test results of the particulate emission shall be derived through the following steps. 
De rapporterte sluttresultatene for partikkelutslipp skal framkomme gjennom følgende skritt.
Since various types of dilution rate control may be used, different calculation methods for equivalent diluted exhaust gas mass flow rate GEDF or equivalent diluted exhaust gas volume flow rate VEDF apply. 
Da det kan benyttes forskjellige typer av regulering av fortynningslufthastigheten, gjelder forskjellige beregningsmetoder for ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos G EDF eller ekvivalent volumstrøm av fortynnet eksos V EDF .
All calculations shall be based upon the average values of the individual modes (i) during the sampling period. 
Alle beregninger skal være basert på gjennomsnittlige verdier for de enkelte sekvenser (i) i prøvetakingsperioden.
where r corresponds to the ratio of the cross sectional areas of the isokinetic probe Ap and exhaust pipe AT: 
der r svarer til forholdet mellom tverrsnittsarealet av den isokinetiske sonden A p og eksosrøret A T :
Systems with measurement of CO2 or NOx concentration 
Systemer med måling av CO 2 - eller NO x -konsentrasjon
ConcE = wet concentration of the tracer gas in raw exhaust 
Conc E = våt konsentrasjon av sporgass i råeksos
ConcD = wet concentration of the tracer gas in the diluted exhaust 
Conc D = våt konsentrasjon av sporgassen i fortynnet eksos
ConcA = wet concentration of the tracer gas in the dilution air 
Conc A = våt konsentrasjon av sporgass i fortynningsluften
Concentrations measured on a dry basis shall be converted to a wet basis according to section 1.3.2 of this Appendix. 
Konsentrasjoner målt på tørr basis skal omregnes til våt basis i samsvar med nr. 1.3.2 i dette tillegg.
Systems with CO2 measurement and carbon balance method 
Systemer med CO 2 -måling og karbonbalansemetode
(concentrations in volume % on wet basis) 
(konsentrasjoner i volum-% på våt basis)
This equation is based upon the carbon balance assumption (carbon atoms supplied to the engine are emitted as CO2) and derived through the following steps: 
Denne ligningen er basert på karbonbalanseforutsetningen (karbonatomer som føres inn i motoren, slippes ut som CO 2 ) og framkommer gjennom følgende skritt:
Full flow dilution system 
System med fullstrømsfortynning
Calculation of the particulate mass flow rate 
Beregning av partikkelmassestrømmen
The particulate mass flow rate shall be calculated as follows: 
Partikkelmassestrømmen skal beregnes som følger:
For the single filter method: 
For enkeltfiltermetoden:
over the test cycle shall be determined by summation of the average values of the individual modes during the sampling period: 
under prøvingssyklusen skal bestemmes ved å legge sammen gjennomsnittsverdiene for de enkelte sekvenser i prøvetakingsperioden:
For the multiple filter method: 
For metoden med flere filtre:
The particulate mass flow rate may be background corrected as follows: 
Partikkelmassestrømmen kan bakgrunnskorrigeres som følger:
For single filter method: 
For enkeltfiltermetoden:
If more than one measurement is made, (Md/MDIL) or (Md/VDIL) shall be replaced with (Md/MDIL)aver or (Md/VDIL)aver, respectively. 
Dersom det gjøres mer enn en måling, skal (M d /M DIL ) eller (M d /V DIL ) erstattes med henholdsvis (M d /M DIL ) gjsn eller (M d /V DIL ) gjsn .
For multiple filter method: 
For metoden med flere filtre:
The specific emission of particulates PT (g/kWh) shall be calculated in the following way: 
Det spesifikke utslippet av partikler PT (g/kWh) skal beregnes på følgende måte:
For the single filter method, the effective weighting factor WFE,i for each mode shall be calculated in the following way: 
For metoden med enkeltfilter skal den effektive vektfaktoren WF E,i for hver sekvens beregnes på følgende måte:
The value of the effective weighting factors shall be within ± 0,005 (absolute value) of the weighting factors listed in Annex III, section 3.6.1. 
Verdien av de effektive vektfaktorene skal være innenfor ± 0,005 (absolutt verdi) av vektfaktorene oppført i vedlegg III nr. 3.6.1.
ANALYTICAL AND SAMPLING SYSTEM 
ANALYSE- OG PRØVETAKINGSSYSTEM
GASEOUS AND PARTICULATE SAMPLING SYSTEMS 
PRØVETAKINGSSYSTEM FOR GASS OG PARTIKLER
Determination of the gaseous emissions 
Bestemmelse av gassutslippene
Section 1.1.1 and Figures 2 and 3 contain detailed descriptions of the recommended sampling and analysing systems. 
Nr. 1.1.1 og figur 2 og 3 inneholder detaljerte beskrivelser av de anbefalte prøvetakings- og analysesystemene.
Additional components such as instruments, valves, solenoids, pumps and switches may be used to provide additional information and coordinate the functions of the component systems. 
Supplerende komponenter, f.eks. instrumenter, ventiler, magnetspoler, pumper og brytere kan brukes for å gi tilleggsopplysninger og samordne funksjonene til de forskjellige systemene som utgjør helheten.
Other components which are not needed to maintain the accuracy on some systems, may be excluded if their exclusion is based upon good engineering judgement. 
Andre komponenter som ikke er strengt nødvendige for å sikre nøyaktigheten i enkelte systemer, kan utelates dersom avgjørelsen om å utelate dem er basert på en solid teknisk vurdering.
Gaseous exhaust components CO, CO2, HC, NOx 
Gassbestanddeler i eksosen: CO, CO 2 , HC, NO x
An analytical system for the determination of the gaseous emissions in the raw or diluted exhaust gas is described based on the use of: 
Analysesystemet for bestemmelse av gassutslipp i rå eller fortynnet eksos består av følgende elementer:
HFID analyser for the measurement of hydrocarbons, 
HFID-analysator for måling av hydrokarboner,
NDIR analysers for the measurement of carbon monoxide and carbon dioxide, 
NDIR-analysatorer for måling av karbonmonoksid og karbondioksid,
HCLD or equivalent analyser for the measurement of nitrogen oxide. 
HCLD eller tilsvarende analysator for måling av nitrogenoksid.
For the raw exhaust gas (see Figure 2), the sample for all components may be taken with one sampling probe or with two sampling probes located in close proximity and internally split to the different analysers. 
For råeksos (se figur 2) kan prøven for alle bestanddeler tas med en prøvetakingssonde eller med to prøvetakingssonder plassert nær hverandre og ha innvendig deling som fører til de forskjellige analysatorene.
For the diluted exhaust gas (see Figure 3), the sample for the hydrocarbons shall be taken with another sampling probe than the sample for the other components. 
For fortynnet eksos (se figur 3) skal prøven for måling av hydrokarboner tas med en annen prøvetakingssonde enn den som benyttes for de andre komponentene.
Flow diagram of exhaust gas analysis system for CO, NOx and HC 
Skjema over eksosanalysesystem for måling av CO, NO x og HC
Flow diagram of dilute exhaust gas analysis system for CO, CO2, NOx and HC 
Skjema over analysesystem for fortynnet eksos for måling av CO, CO 2 , NO x og HC
General statement: 
Generelt:
All components in the sampling gas path must be maintained at the temperature specified for the respective systems. 
Alle komponenter i prøvetakingsveien for gassen må holdes på den temperatur som er oppgitt for de enkelte systemene .
SP1 raw exhaust gas sampling probe (Figure 2 only) 
SP1: Prøvetakingssonde for råeksos (bare figur 2)
A stainless steel straight closed and multihole probe is recommended. 
Det anbefales benyttet en rett prøvesonde av rustfritt stål med lukket ende og flere hull.
The wall thickness of the probe shall not be greater than 1 mm. There shall be a minimum of three holes in three different radial planes sized to sample approximately the same flow. 
Veggtykkelsen i sonden skal ikke være mer enn 1 mm. Det skal være minst tre hull i tre forskjellige radielle plan, med dimensjoner som gjør det mulig å ta prøver av omtrent samme volum.
SP2 dilute exhaust gas HC sampling probe (Figure 3 only) 
SP2: Prøvetakingssonde for analyse av HC i fortynnet eksos (bare figur 3)
be defined as the first 254 mm to 762 mm of the hydrocarbon sampling line (HSL3), 
pr. definisjon utgjøre de første 254 mm til 762 mm av prøvetakingsledningen for hydrokarboner (HSL3),
have a 5 mm minimum inside diameter, 
ha en innvendig diameter på minst 5 mm,
be installed in the dilution tunnel DT (section 1.2.1.2) at a point where the dilution air and exhaust gas are well mixed (i.e. approximately 10 tunnel diameters downstream of the point where the exhaust enters the dilution tunnel), 
være montert i fortynningstunnelen DT (nr. 1.2.1.2) ved et punkt der fortynningsluften og eksosen er godt blandet (dvs. ca. 10 tunneldiametre nedstrøms for punktet der eksosen kommer inn i fortynningstunnelen),
be sufficiently distant (radially) from other probes and the tunnel wall so as to be free from the influence of any wakes or eddies, 
være plassert tilstrekkelig langt (radielt) fra øvrige sonder og tunnelveggen slik at den ikke påvirkes av eventuelle bølger eller virvler,
be heated so as to increase the gas stream temperature to 463 K (190 °C) ± 10 K at the exit of the probe. 
være slik oppvarmet at temperaturen i gasstrømmen når 463 K (190 ?C) ± 10 K ved sondens utgang.
SP3 dilute exhaust gas CO, CO2, NOx sampling probe (Figure 3 only) 
SP3: Prøvetakingssonde for analyse av CO, CO 2 og NO x i fortynnet eksos (bare figur 3)
be in the same plane as SP2, 
være i samme plan som SP2,