natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Member States shall apply the minimum criteria set out in Annex V for the designation of bodies. 
Ved utpeking av organene skal medlemsstatene anvende minstekravene fastsatt i vedlegg V.
A Member State which has designated a body shall cancel the designation if the body no longer meets the criteria for designation referred to in paragraph 2. 
En medlemsstat som har utpekt et organ, skal trekke tilbake godkjenningen dersom organet ikke lenger oppfyller kravene til utpeking nevnt i nr. 2.
It shall immediately inform the other Member States and the Commission thereof and withdraw the notification. 
Den skal umiddelbart underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om dette og trekke tilbake meldingen.
The inscriptions referred to in Annex IV.2 shall be affixed in a clearly visible, easily legible and indelible form to all other instruments. 
Alle andre vekter skal påføres merkingen nevnt i vedlegg IV nr. 2 på en slik måte at den er godt synlig, lett leselig og uutslettelig.
The affixing to instruments of marks which are likely to be confused with the EC mark of conformity shall be prohibited. 
Det er forbudt å påføre vekter merker som kan forveksles med EF-samsvarsmerket.
Where it is established that the EC mark of conformity has been wrongly affixed to instruments: 
Dersom det slås fast at EF-samsvarsmerket urettmessig er påført vekter:
- not conforming to the standards referred to in Article 5 (1), where the manufacturer has chosen to manufacture instruments that conform to those standards, 
-som ikke er i samsvar med standardene nevnt i artikkel 5 nr. 1, når produsenten har valgt å produsere vekter som er i samsvar med standardene,
- not conforming to an approved type, 
-som ikke er i samsvar med en godkjent type,
- conforming to an approved type which does not meet the essential requirements applicable to it, 
-som er i samsvar med en godkjent type, men ikke oppfyller de grunnleggende kravene som får anvendelse på typen,
- in respect of which the manufacturer has failed to fulfil his obligations under the EC declaration of type conformity (guarantee of production quality), 
-fordi produsenten ikke har oppfylt sine forpliktelser i henhold til EF-typesamsvarserklæringen (garanti for produksjonskvalitet),
the competent notified body shall, where necessary, withdraw the EC type-approval and/or the approval of the quality system. 
skal vedkommende meldte organ om nødvendig trekke tilbake EF-typegodkjenningen og/eller godkjenningen av kvalitetssikringssystemet.
Withdrawal of EC type-approval shall have the effect of prohibiting submission for EC verification and the EC declaration of type conformity (guarantee of production quality). 
Tilbaketrekking av EF-typegodkjenningen skal medføre forbud mot innlevering til EF-verifisering og EF-typesamsvarserklæring (garanti for produksjonskvalitet).
Where an instrument which is used for any of the applications referred to in Article 1 (2) (a) includes or is connected to devices that have not been subject to conformity assessment as referred to in Article 8, each of these devices shall bear the symbol restricting its use as defined by Annex IV.3. 
Når en vekt benyttet på ett av bruksområdene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) er utstyrt med eller knyttet til innretninger som ikke har gjennomgått samsvarsvurderingen nevnt i artikkel 8, skal hver enkelt av innretningene være påført et symbol som avgrenser dens bruk fastlagt i vedlegg IV nr. 3.
This symbol shall be affixed to the devices in a clearly visible and indelible form. 
Symbolet skal påføres innretningene på en slik måte at det er godt synlig og uutslettelig.
Member States shall take all steps to ensure that instruments bearing the EC mark attesting conformity with the requirements of this Directive continue to conform to those requirements. 
Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at vekter som er påført EF-merket som bekreftelse på at de oppfyller kravene i dette direktiv, fortsetter å oppfylle kravene.
Any decision taken pursuant to this Directive and resulting in restrictions on the putting into service of an instrument shall state the exact grounds on which it is based. 
Det skal gis nøyaktige grunner for alle beslutninger som blir truffet i henhold til dette direktiv, og som fører til restriksjoner med hensyn til å sette en vekt i drift.
Such a decision shall be notified without delay to the party concerned, who shall at the same time be informed of the judicial remedies available to him under the laws in force in the Member State in question and of the time limits to which such remedies are subject. 
En slik beslutning skal umiddelbart meddeles den berørte part, som samtidig skal få opplysninger om den klageadgang som foreligger i henhold til gjeldende lover i den aktuelle medlemsstat, og om de frister som gjelder for klageadgangen.
Member States shall, before 1 July 1992, adopt and publish the laws, regulations and administrative provisions necessary in order to comply with this Directive. 
Medlemsstatene skal innen 1. juli 1992 vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv.
Member States shall communicate to the Commission the texts of the provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive. 
Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det området dette direktiv omhandler.
Directive 73/360/EEC shall be repealed as from 1 January 1993, except as regards the application of paragraph 3. 
Direktiv 73/360/EØF oppheves fra og med 1. januar 1993, med unntak av anvendelsen av nr. 3.
The essential requirements that must be met by the instruments referred to in Article 1 (2) (a) are set out below. 
De grunnleggende kravene som vektene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) må oppfylle, er oppført nedenfor.
The terminology used is that of the Organisation internationale de Métrologie Légale. 
Terminologien til Den internasjonale organisasjon for legal metrologi benyttes.
Preliminary observation 
Innledende merknad
Where an instrument includes or is connected to more than one indicating or printing device used for the applications listed in Article 1 (2) (a), those devices which repeat the results of the weighing operation and which cannot influence the correct functioning of the instrument shall not be subject to the essential requirements if the weighing results are printed or recorded correctly and indelibly by a part of the instrument which meets the essential requirements and the results are accessible to both parties concerned by the measurement. 
Når en vekt er utstyrt med eller knyttet til mer enn én visnings- eller trykkeinnretning som brukes for formålene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), skal de av innretningene som viser veieresultatene, og som ikke kan påvirke vektens korrekte funksjon, ikke omfattes av de grunnleggende kravene dersom veieresultatene trykkes eller registreres korrekt og uutslettelig av en del av vekten som oppfyller de grunnleggende kravene, og dersom resultatene er tilgjengelige for de to partene som berøres av målingen.
However, in the case of instruments used for direct sales to the public, display and printing devices for the vendor and the customer must fulfil the essential requirements. 
Når det gjelder vekter som brukes ved direkte salg til publikum, skal likevel visnings- og trykkeinnretningene for selger og kunde oppfylle de grunnleggende kravene.
METROLOGICAL REQUIREMENTS 
METROLOGISKE KRAV
Units of mass 
Målenheter for masse
The units of mass used shall be the legal units within the meaning of Directive 80/181/EEC (1), as last amended by Directive 85/1/EEC (2). 
De benyttede målenheter for masse skal være tillatt i henhold til direktiv 80/181/EØF ( 1 ), endret ved direktiv 85/1/EØF ( 2 ).
Subject to compliance with this condition, the following units are permitted: 
Med forbehold om at nevnte vilkår er overholdt, skal følgende enheter tillates:
- SI untis: kilogram, microgram, milligram, gram, tonne, 
-SI-enheter: kilogram, mikrogram, milligram, gram, tonn,
- Imperial units: pound, ounce (avoirdupois), Troy ounce, 
-britiske enheter: pound, ounce (avoirdupois), troy ounce,
- other non-SI units: metric carat, if weighing precious stones. 
-andre enheter som ikke er SI-enheter: metrisk karat ved veiing av edelstener.
For instruments that make use of the Imperial units of mass referred to above, the relevant essential requirements specified below shall be converted to the said Imperial units, using simple interpolation. 
Når det gjelder vekter som benytter de britiske målenhetene nevnt ovenfor, skal de gjeldende grunnleggende kravene angitt nedenfor omregnes til disse enhetene ved enkel interpolasjon.
Accuracy classes 
Nøyaktighetsklasser
The following accuracy classes have been defined: 
Det er definert følgende nøyaktighetsklasser:
The specifications of these classes are given in Table 1. 
Klassene er nærmere angitt i tabell 1.
The minimum capacity is reduced to 5e for instruments in classes II and III for determining a conveying tariff. 
Minstelasten reduseres til 5 e for vekter i klasse II og III som benyttes til å bestemme transporttariffer.
Scale intervals 
Minstedelinger
The actual scale interval (d) and the verification scale interval (e) shall be in the form: 
Den faktiske minstedelingen (d) og verifiseringsminstedelingen (e) oppgis i følgende form:
For all instruments other than those with auxiliary indicating devices: 
For alle vekter bortsett fra slike som har hjelpeinnretninger for visning,
For instruments with auxiliary indicating devices the following conditions apply: 
For alle vekter som har hjelpeinnretninger for visning, gjelder følgende vilkår:
Instruments with one weighing range 
Vekter med bare ett veieområde
Instruments equipped with an auxiliary indicating device shall belong to class I or class II. 
Vekter som har en hjelpeinnretning for visning, skal høre til klasse I eller II.
For these instruments the minimum capacity lower limits for these two classes are obtained from Table 1 by replacement in column 3 of the verification scale interval (e) by the actual scale interval (d). 
Når det gjelder slike vekter, fås lastens minste verdi for de to klassene fra tabell 1 ved å erstatte verifiseringsminstedelingene i kolonne 3 med den faktiske minstedelingen (d).
Instruments with multiple weighing ranges 
Vekter med flere veieområder
Multiple weighing ranges are permitted, provided they are clearly indicated on the instrument. 
Det er tillatt med flere veieområder, forutsatt at de er klart angitt på vekten.
Each individual weighing range is classified according to 3.1. 
Hvert enkelt veieområde klassifiseres i samsvar med nr. 3.1.
If the weighing ranges fall into different accuracy classes the instrument shall comply with the severest of the requirements that apply for the accuracy classes in which the weighing ranges fall. 
Dersom veieområdene tilhører forskjellige nøyaktighetsklasser, må vekten oppfylle de strengeste kravene som gjelder for nøyaktighetsklassene som veieområdene tilhører.
Multi-interval instruments 
Flerskalavekter
Instruments with one weighing range may have several partial weighing ranges (multi-interval instruments). 
Vekter med bare ett veieområde kan ha flere delveieområder (flerskalavekter).
Multi-interval instruments shall not be equipped with an auxiliary indicating device. 
Flerskalavekter skal ikke utstyres med en hjelpeinnretning for visning.
Each partial weighing range 1 of multi-interval instruments is defined by: 
Hvert enkelt delveieområde på flerskalavekter er definert ved
All capacities are capacities of net load, irrespective of the value of any tare used. 
All last er nettolast, uten hensyn til verdien av den tara som benyttes.
The partial weighing ranges are classified according to Table 2. 
Delveieområdene klassifiseres i samsvar med tabell 2.
All partial weighing ranges shall fall into the same accuracy class, this class being the instrument's accuracy class. 
Alle delveieområder skal tilhøre samme nøyaktighetsklasse, og denne klassen er vektens nøyaktighetsklasse.
On implementation of the procedures laid down in Article 9, the error of indication shall not exceed the maximum permissible error of indication as shown in Table 3. 
Ved gjennomføringen av framgangsmåtene fastsatt i artikkel 9 må visningsfeilen ikke overstige største tillatte visningsfeil som vist i tabell 3.
In case of digital indication the error of indication shall be corrected for the rounding error. 
Ved digital visning skal visningsfeilen korrigeres for avrundingsfeil.
The maximum permissible errors apply to the net and tare value for all possible loads, excluded preset tare values. 
De største tillatte feil får anvendelse på nettoverdi og taraverdi av all mulig last, unntatt taraverdier som er fastsatt på forhånd.
Maximum permissible errors 
Største tillatte feil
The maximum permissible errors in service are twice the maximum permissible errors fixed in section 4.1. 
De største tillatte feil ved bruk skal være det dobbelte av de største tillatte feil fastsatt i nr. 4.1.
Weighing results of an instrument shall be repeatable, and shall be reproducible by the other indicating devices used and with other methods of balancing used. 
En vekts veieresultater må være repeterbare og skal kunne gjentas med de andre visningsinnretningene som benyttes, og med andre likevektsmetoder.
The weighing results shall be sufficiently insensitive to changes in the position of the load on the load receptor. 
Veieresultatene må være tilstrekkelig ufølsomme for endringer i lastens plassering på lastbæreren.
The instrument shall react to small variations in the load. 
Vektene må reagere på små endringer av lasten.
Influence quantities and time 
Influensstørrelser og tid
Instruments of classes II, III and IIII, liable to be used in a tilted position, shall be sufficiently insensitive to the degree of tilting that can exist in a normal installed condition. 
Vekter i klasse II, III og IV som kan bli benyttet i denivellert stilling, skal være tilstrekkelig ufølsomme for denivellering som kan forekomme ved normal bruk.
The instruments shall meet the metrological requirements within the temperature range specified by the manufacturer. 
Vektene skal oppfylle de metrologiske kravene innen temperaturområdet angitt av produsenten.
The value of this range shall be at least equal to: 
Områdets verdi skal minst være lik:
Instruments operated from a mains power supply shall meet the metrological requirements under conditions of power supply within the limits of normal fluctuation. 
Vekter som får strøm fra nettet, skal oppfylle de metrologiske kravene under forsyningsvilkår som ligger innen grensene for normal nettspenningsvariasjon.
Instruments operated from battery power shall indicate whenever the voltage drops below the minimum required value and shall under those circumstances either continue to function correctly or be automatically put out of service. 
Batteridrevne vekter skal vise når spenningen går under den nødvendige minsteverdi, og skal i slike tilfeller fortsette å virke som normalt eller automatisk settes ut av drift.
Electronic instruments, except those in class I and in class II if e is less than 1 g, shall meet the metrological requirements under conditions of high relative humidity at the upper limit of their temperature range. 
Elektroniske vekter, unntatt dem i klasse I og II der e er mindre enn 1 g, skal oppfylle de metrologiske kravene ved høy relativ fuktighet ved den øvre grense av sitt temperaturområde.
Loading an instrument in class II, III or IIII for a prolonged period of time shall have a negligible influence on the indication at load or on the zero indication immediately after removal of the load. 
Langvarig belastning av en vekt i klasse II, III eller IIII skal ha ubetydelig innvirkning på visningen ved belastning eller på nullvisningen umiddelbart etter at lasten er fjernet.
Under other conditions the instruments shall either continue to function correctly or be automatically put out of service (3). 
Under andre vilkår skal vekten enten fortsette å virke som normalt eller automatisk settes ut av drift.
DESIGN AND CONSTRUCTION 
UTFORMING OG PRODUKSJON
Design and construction of the instruments shall be such that the instruments will preserve their metrological qualities when properly used and installed, and when used in an environment for which they are intended. 
Vektenes utforming og produksjonen av dem skal være slik at de beholder sine metrologiske egenskaper dersom de brukes og installeres på riktig måte, og dersom de brukes i det miljø de er beregnet på.
The value of the mass must be indicated. 
Massens verdi skal angis.
When exposed to disturbances, electronic instruments shall not display the effects of significant faults, or shall automatically detect and indicate them. 
Når de elektroniske vektene utsettes for forstyrrelser, skal de ikke oppvise feil av betydning, eller de skal automatisk påvise feilene og angi dem.
Upon automatic detection of a significant fault, electronic instruments shall provide a visual or audible alarm that shall continue until the user takes corrective action or the fault disappears. 
Når de elektroniske vektene automatisk påviser en betydelig feil, skal de avgi et synlig eller hørbart varselsignal som vedvarer inntil brukeren treffer tiltak for å utbedre feilen, eller inntil feilen forsvinner.
The requirements of 8.1 and 8.2 shall be met on a lasting basis during a period of time that is normal in view of the intended use of such instruments. 
Kravene i nr. 8.1 og 8.2 skal bestandig være oppfylt i et tidsrom som er normalt i betraktning av vektens planlagte bruk.
Digital electronic devices shall always exercise adequate control of the correct operation of the measuring process, of the indicating facility, and of all data storage and data transfer. 
Digitale elektroniske innretninger må alltid i tilstrekkelig grad kontrollere måleprosessen, visningsinnretningen samt all lagring og overføring av data.
Upon automatic detection of a significant durability error, electronic instruments shall provide a visual or audible alarm that shall continue until the user takes corrective action or the error disappears. 
Når de elektroniske vektene automatisk påviser en betydelig holdbarhetsfeil, skal de avgi et synlig eller hørbart signal som vedvarer inntil brukeren treffer tiltak for å utbedre feilen, eller inntil feilen forsvinner.
When external equipment is connected to an electronic instrument through an appropriate interface the metrological qualities of the instrument shall not be adversely influenced. 
Er ytre utrustning tilsluttet en elektronisk vekt gjennom et passende grensesnitt, må ikke utrustningen ha uheldig innvirkning på vektens metrologiske egenskaper.
The instruments shall have no characteristics likely to facilitate fraudulent use, whereas possibilities for unintentional misuse shall be minimal. 
Vektene må ikke være være av en slik art at de lett kan benyttes til bedrageri, og mulighetene for utilsiktet misbruk må være så små som mulig.
Components that may not be dismantled or adjusted by the user shall be secured against such actions. 
Deler som ikke skal demonteres eller justeres av brukeren, må sikres mot slike inngrep.
Instruments shall be designed to permit ready execution of the statutory controls laid down by this Directive. 
Vektene skal være utformet på en slik måte at den lovfestede kontrollen fastsatt ved dette direktiv raskt kan utføres.
Indication of weighing results and other weight values 
Visning av veieresultater og andre vektverdier
The indication of the weighing results and other weight values shall be accurate, unambiguous and non-misleading and the indicating device shall permit easy reading of the indication under normal conditions of use. 
Visningen av veieresultatene og andre vektverdier må være nøyaktig, entydig og ikke-villedende, og visningsinnretningen må gjøre det lett å lese av visningen under normale bruksforhold.
The names and symbols of the units referred to in paragraph 1 of this Annex shall comply with the provisions of Directive 80/181/EEC (4) with the addition of the symbol for the metric carat which shall be the symbol 'ct'. 
Navnene på og symbolene for målenhetene nevnt i nr. 1 i dette vedlegg skal være i samsvar med bestemmelsene i direktiv 80/181/EØF ( 1 ), med tilføyelse av symbolet for metrisk karat, som skal være «ct».
Indication shall be impossible above the maximum capacity (Max), increased by 9e. 
Visning skal være umulig over størstelasten (Maks) forhøyet med 9 e.
An auxiliary indicating device is permitted only to the right of the decimal mark. 
En hjelpeinnretning for visning er bare tillatt etter desimaltegnet.
An extended indicating device may be used only temporarily, and printing shall be inhibited during its functioning. 
En innretning for utvidet visning kan bare benyttes midlertidig, og trykking av veieresultater skal ikke kunne skje når den er i bruk.
Secondary indications may be shown, provided that they cannot be mistaken for primary indications. 
Sekundære visninger kan forekomme, forutsatt at de ikke kan forveksles med primære visninger.
Printing of weighing results and other weight values 
Trykking av veieresultater og andre vektverdier
Printed results shall be correct, suitably identified and unambiguous. 
Trykte resultater skal være riktige, tilstrekkelig gjenkjennelige og entydige.
The printing shall be clear, legible, non-erasable and durable. 
Trykken skal være tydelig, leselig, uutslettelig og varig.
Levelling 
Nivellering
When appropriate, instruments shall be fitted with a levelling device and a level indicator, sufficiently sensitive to allow proper installation. 
Om nødvendig skal vekter være utstyrt med en nivelleringsinnretning og en nivåindikator som er tilstrekkelig følsomme til å muliggjøre riktig installasjon.
Zeroing 
Nullstilling
Instruments may be equipped with zeroing devices. 
Vekter kan være utstyrt med nullstillingsinnretninger.
The operation of these devices shall result in accurate zeroing and shall not cause incorrect measuring results. 
Bruken av slike innretninger skal medføre nøyaktig nullstilling og må ikke forårsake uriktige måleresultater.
Tare devices and preset tare devices 
Tarainnretninger og forhåndsinnstilte tarainnretninger
The instruments may have one or more tare devices and a preset tare device. 
Vekter kan ha en eller flere tarainnretninger og en forhåndsinnstilt tarainnretning.
The operation of the tare devices shall result in accurate zeroing and shall ensure correct net weighing. 
Bruk av tarainnretninger skal medføre nøyaktig nullstilling og sikre riktig nettoveiing.
The operation of the preset tare device shall ensure correct determination of the calculated net value. 
Bruk av den forhåndsinnstilte tarainnretningen skal sikre riktig bestemmelse av beregnet nettoverdi.
Instruments for direct sales to the public with a maximum capacity not greater than 100 kg: additional requirements 
Vekter for direkte salg til publikum med størsteslast som ikke overstiger 100 kg: tilleggskrav
Instruments for direct sale to the public shall show all essential information about the weighing operation and, in the case of price-indicating instruments, shall clearly show the customer the price calculation of the product to be purchased. 
Vekter for direkte salg til publikum skal vise alle vesentlige opplysninger om veiingen og, dersom det dreier seg om vekter med prisangivelse, tydelig vise kunden beregningen av prisen for varen som kjøpes.
The price to pay, if indicated, shall be accurate. 
Dersom salgsprisen vises, skal den være nøyaktig.
Price-computing instruments shall display the essential indications long enough for the customer to read them properly. 
På vekter med prisberegning skal vesentlige visninger være synlige tilstrekkelig lenge til at kunden kan lese dem ordentlig.
Price-computing instruments may perform functions other than per-article weighing and price computation only if all indications related to all transactions are printed clearly, unambiguously and conveniently arranged on a ticket or label for the customer. 
Vekter med prisberegning kan ha andre funksjoner enn veiing og prisberegning av enkeltartikler forutsatt at alle visninger i forbindelse med alle transaksjoner trykkes tydelig, entydig og oversiktlig på en slipp eller lapp til kunden.