natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the flow rate of the thermal energy conveying liquid; 
strømningshastigheten til den varmeenergiledende væsken,
q s 
q s
the highest value of q that is permitted for short periods of time for the thermal energy meter to function correctly; 
høyeste verdi av q som er tillatt over korte tidsrom for at varmeenergimåleren skal fungere korrekt,
q p 
q p
the highest value of q that is permitted permanently for the thermal energy meter to function correctly; 
høyeste verdi av q som er tillatt permanent for at varmeenergimåleren skal fungere korrekt,
the lowest value of q that is permitted for the thermal energy meter to function correctly; 
laveste verdi av q som er tillatt permanent for at varmeenergimåleren skal fungere korrekt,
the thermal power of the thermal energy exchange; 
varmeenergivekslingens termiske effekt,
P s 
P s
the upper limit of P that is permitted for the thermal energy meter to function correctly. 
øvre grense for P som er tillatt for at varmeenergimåleren skal fungere korrekt.
The values of the rated operating conditions shall be specified by the manufacturer as follows: 
Produsenten fastsetter verdier for nominelle driftsforhold som følger:
For the temperature of the liquid: θ max , θ min , 
For væsketemperaturen: θ max , θ min ,
— for the temperature differences: 
— for temperaturdifferansene:
Δθ max , Δθ min , 
Δθ max , Δθ min ,
subject to the following restrictions: 
med følgende begrensninger:
(Δθ max Δθ min 10); Δθ min = 3 K or 5 K or 10 K. 
(Δθ max Δθ min 10); Δθ min = 3 K eller 5 K eller 10 K.
For the pressure of the liquid: 
For væsketrykket:
The maximum positive internal pressure that the thermal energy meter can withstand permanently at the upper limit of the temperature. 
Det største positive indre trykk som varmeenergimåleren kan tåle permanent ved øvre temperaturgrense.
For the flow rates of the liquid: q s , q p , q i , where the values of q p and q i are subject to the following restriction: 
For væskens strømningshastigheter: q s , q p , q i , der verdiene q p og q i er underlagt følgende begrensning:
(q p q i 10). 
(q p q i 10).
For the thermal power: 
For varmeeffekten:
P s . 
P s .
The following accuracy classes are defined for thermal energy meters: 
Følgende nøyaktighetsklasser er definert for varmeenergimålere:
1, 2, 3. 
1, 2, 3.
MPEs applicable to complete thermal energy meters 
Største tillatte målefeil som får anvendelse på komplette varmeenergimålere
The maximum permissible relative errors applicable to a complete thermal energy meter, expressed in percent of the true value for each accuracy class, are: 
De største tillatte relative avvik som får anvendelse på en komplett varmeenergimåler, uttrykt i prosent av den sanne verdien for hver nøyaktighetsklasse, er:
— For class 1: 
— For klasse 1:
E = E f + E t + E c , with E f , E t , E c according to points 7.1 to 7.3. 
E = E f + E t + E c , med E f , E t , E c i henhold til nr. 7.1 til 7.3.
The complete thermal energy meter shall not exploit the MPEs or systematically favour any party. 
Den komplette varmeenergimåleren skal ikke utnytte største tillatte målefeil eller systematisk favorisere noen av partene.
Permissible influences of electromagnetic disturbances 
Tillatte påvirkninger av elektromagnetiske forstyrrelser
The instrument shall not be influenced by static magnetic fields and by electromagnetic fields at mains frequency. 
Instrumentet skal ikke påvirkes av statiske magnetiske felt og av elektromagnetiske felt ved nettfrekvensen.
The influence of an electromagnetic disturbance shall be such that the change in the measurement result is not greater than the critical change value as laid down in requirement 4.3 or the indication of the measurement result is such that it cannot be interpreted as a valid result. 
Påvirkningen av en elektromagnetisk forstyrrelse skal være slik at endringen i måleresultatet ikke overstiger den kritiske endringen som er fastsatt i nr. 4.3, eller angivelsen av måleresultatet er slik at det ikke kan tolkes som et gyldig resultat.
The critical change value for a complete thermal energy meter is equal to the absolute value of the MPE applicable to that thermal energy meter (see point (3). 
Den kritiske endringen for en komplett varmeenergimåler er lik absoluttverdien av den største tillatte målefeil som får anvendelse på varmemåleren (se nr. 3).
Flow sensors: 
Strømningssensorer:
The variation of the measurement result after the durability test, when compared with the initial measurement result, shall not exceed the critical change value. 
Variasjonen i måleresultatet etter holdbarhetsprøvingen skal, når det sammenlignes med det opprinnelige måleresultatet, ikke overstige den kritiske endringen.
Temperature sensors: 
Temperaturfølere:
The variation of the measurement result after the durability test, when compared with the initial measurement result, shall not exceed 0,1 °C. 
Variasjonen i måleresultatet etter holdbarhetsprøvingen skal, når det sammenlignes med det opprinnelige måleresultatet, ikke overstige 0,1 °C.
Inscriptions on a thermal energy meter 
Påskrifter på en varmeenergimåler
— Accuracy class 
— Nøyaktighetsklasse
— Limits of flow rate 
— Grenser for strømningshastighet
— Limits of temperature 
— Grenser for temperatur
— Limits of temperature difference 
— Grenser for temperaturdifferanse
— Place of the flow sensor installation: flow or return 
— Strømningssensorens plassering: tur eller retur
— Indication of the direction of flow 
— Angivelse av strømningsretningen
Sub-assemblies 
Delenheter
The provisions for sub-assemblies may apply to sub-assemblies manufactured by the same or different manufacturers. 
Bestemmelsene for delenheter kan få anvendelse på delenheter produsert av samme eller forskjellige produsenter.
Where a thermal energy meter consists of sub-assemblies, the essential requirements for the thermal energy meter apply to the sub-assemblies as relevant. 
Dersom en varmeenergimåler består av delenheter, gjelder de grunnleggende krav for varmeenergimåleren for delenhetene når dette er relevant.
In addition, the following apply: 
Dessuten gjelder følgende:
The relative MPE of the flow sensor, expressed in %, for accuracy classes: 
Den relative største tillatte målefeil for strømningssensoren, uttrykt i %, for nøyaktighetsklasser:
— Class 1: 
— Klasse 1:
E f = 1 + 0,01 q p q), but not more than 5 %, 
E f = 1 + 0,01 q p q), men ikke over 5 %,
where the error E f relates the indicated value to the true value of the relationship between flow sensor output signal and the mass or the volume. 
der feilen E f relaterer den angitte verdien til den sanne verdien av forholdet mellom strømningssensorens utgangssignal og massen eller volumet.
The relative MPE of the temperature sensor pair, expressed in %: 
Den relative største tillatte målefeil for temperaturfølerparet, uttrykt i %:
— (E t = 0,5 3 Δθ min Δθ), 
— (E t = 0,5 3 Δθ min Δθ),
where the error E t relates the indicated value to the true value of the relationship between temperature sensor pair output and temperature difference. 
der feilen E t relaterer den angitte verdien til den sanne verdien av forholdet mellom temperaturfølerparets utgangssignal og temperaturdifferansen.
The relative MPE of the calculator, expressed in %: 
Den relative største tillatte målefeil for beregningsenheten, uttrykt i %:
— E c = 0,5 + Δθ min Δθ, 
— E c = 0,5 + Δθ min Δθ,
where the error E c relates the value of the thermal energy indicated to the true value of the thermal energy. 
der feilen E c relaterer den angitte verdien for varmeenergien til den sanne verdien for varmeenergien.
The critical change value for a sub-assembly of a thermal energy meter is equal to the respective absolute value of the MPE applicable to the sub-assembly (see points 7.1, 7.2 or 7.3). 
Den kritiske endringen for en varmeenergimålers delenhet er lik den respektive absoluttverdien av den største tillatte målefeil som får anvendelse på delenheten (se nr. 7.1, 7.2 eller 7.3).
Inscriptions on the sub-assemblies 
Påskrifter på delenheter
Flow sensor: 
Strømningssensor:
Accuracy class 
Nøyaktighetsklasse
Limits of flow rate 
Grenser for strømningshastighet
Limits of temperature 
Grenser for temperatur
Nominal meter factor (e.g. litres/pulse) or corresponding output signal 
Nominell målefaktor (f.eks. liter/puls) eller tilsvarende utgangssignal
Indication of the direction of flow 
Angivelse av strømningsretningen
Temperature sensor pair: 
Temperaturfølerpar:
Type identification (e.g. P t 100) 
Typeidentifikasjon (f.eks. P t 100)
Limits of temperature difference 
Grenser for temperaturdifferanse
Calculator: 
Beregningsenhet:
Type of temperature sensors 
Type temperaturfølere
— Required nominal meter factor (e.g. litres/pulse) or corresponding input signal coming from the flow sensor 
— Obligatorisk nominell målerfaktor (f.eks. liter/puls) eller tilsvarende inngangssignal fra strømningssensoren
PUTTING INTO USE 
IBRUKTAKING
Where a Member State imposes measurement of residential use, it shall allow such measurement to be performed by means of any Class 3 meter. 
Dersom en medlemsstat pålegger måling av husholdningsbruk, skal den tillate at slik måling utføres med enhver måler i klasse 3.
Where a Member State imposes measurement of commercial and/or light industrial use, it is authorised to require any Class 2 meter. 
Dersom en medlemsstat pålegger måling i næringslokaler og/eller lett industri, kan den kreve enhver måler i klasse 2.
As regards the requirements under points 1.1 to 1.4, Member States shall ensure that the properties be determined by the utility or the person legally designated for installing the meter, so that the meter is appropriate for the accurate measurement of consumption that is foreseen or foreseeable. 
Når det gjelder kravene i henhold til nr. 1.1 til 1.4, skal medlemsstatene sikre at egenskapene bestemmes av den offentlige forsyningstjenesten eller den person som er utpekt i henhold til loven til å installere måleren, slik at måleren er egnet til nøyaktig måling av det forbruk som er forventet eller kan forventes.
MEASURING SYSTEMS FOR THE CONTINUOUS AND DYNAMIC MEASUREMENT OF QUANTITIES OF LIQUIDS OTHER THAN WATER (MI-005) 
MÅLESYSTEMER FOR KONTINUERLIG OG DYNAMISK MÅLING AV VÆSKEMENGDER UNNTATT VANN (MI-005)
The relevant essential requirements of Annex I, the specific requirements of this Annex and the conformity assessment procedures listed in this Annex, apply to measuring systems intended for the continuous and dynamic measurement of quantities (volumes or masses) of liquids other than water. 
De relevante krav i vedlegg I, de særlige krav og framgangsmåtene for samsvarsvurdering i dette vedlegg får anvendelse på målesystemer beregnet på kontinuerlig og dynamisk måling av mengder (volumer eller masser) av andre væsker enn vann.
If appropriate, the terms ‘volume, and L’ in this Annex can be read as: 
Uttrykket «volum» og symbolet «l» i dette vedlegg kan eventuelt leses som
‘mass and kg’. 
«masse» og «kg».
Meter 
Måler
An instrument designed to measure continuously, memorise and display the quantity at metering conditions of liquid flowing through the measurement transducer in a closed, fully charged conduit. 
Et instrument beregnet på kontinuerlig måling, registrering og visning av mengden ved måleforholdene av væske som strømmer gjennom måleorganet på en lukket, fullstendig ladet måte.
Calculator 
Beregningsenhet
A part of a meter that receives the output signals from the measurement transducer(s) and possibly, from associated measuring instruments and displays the measurement results. 
En del av en måler som mottar utgangssignalene fra måleorgan(er), og eventuelt fra tilknyttede måleinstrumenter, og viser måleresultatene.
Associated measuring instrument 
Tilknyttet måleinstrument
An instrument connected to the calculator for measuring certain quantities which are characteristic of the liquid, with a view to make a correction and/or conversion. 
Et instrument koplet til beregningsenheten til måling av visse mengder som er karakteristiske for væsken, med sikte på å foreta en rettelse og/eller konvertering.
Conversion Device 
Konverteringsinnretning
A part of the calculator which by taking account of the characteristics of the liquid (temperature, density, etc.) measured using associated measuring instruments, or stored in a memory, automatically converts: 
En del av beregningsenheten som ved å ta hensyn til væskens egenskaper (temperatur, tetthet osv.), som måles ved hjelp av tilknyttede måleinstrumenter, eller er lagret i et minne, automatisk konverterer:
— the volume of the liquid measured at metering conditions into a volume at base conditions and/or into mass, or 
— volumet av væsken målt ved måleforhold til et volum ved normalforhold og/eller til masse, eller
— the mass of the liquid measured at metering conditions into a volume at metering conditions and/or into a volume at base conditions 
— massen av væsken målt ved måleforhold til et volum ved måleforhold og/eller i et volum ved normalforhold
A conversion device includes the relevant associated measuring instruments. 
En konverteringsinnretning omfatter relevante tilknyttede måleinstrumenter.
The specified conditions to which the measured quantity of liquid at metering conditions is converted. 
De angitte forhold som den målte mengden av væske ved måleforholdene konverteres til.
Measuring System 
Målesystem
A system that comprises the meter itself and all devices required to ensure correct measurement or intended to facilitate the measuring operations. 
Et system som består av selve måleren og alle innretninger som kreves for å sikre korrekt måling eller er beregnet på å gjøre målingen lettere.
Fuel dispenser 
Målesystem for drivstoff
A measuring system intended for the refuelling of motor vehicles, small boats and small aircraft. 
Et målesystem beregnet på påfyll av drivstoff for motorvogner, små båter og små luftfartøyer.
Self-service arrangement 
Selvbetjeningssystem
An arrangement that allows the customer to use a measuring system for the purpose of obtaining liquid for his own use. 
Et system som gjør det mulig for kunden å bruke et målesystem med sikte på å skaffe væske til egen bruk.
Self-service device 
Selvbetjeningsinnretning
A specific device that is part of a self-service arrangement and which allows one of more measuring systems to perform in this self-service arrangement. 
En spesifikk innretning som er en del av et selvbetjeningssystem, og som gjør det mulig for ett eller flere målesystemer å inngå i dette selvbetjeningssystemet.
Minimum measured quantity (MMQ) 
Minste tillatte målemengde (MMQ)
The smallest quantity of liquid for which the measurement is metrologically acceptable for the measuring system. 
Den minste mengde av væske som måleteknisk er akseptabel for måling i målesystemet.
Direct indication 
Direkte visning
The indication, either volume or mass, corresponding to the measure and that the meter is physically capable of measuring. 
Visning av volum eller masse, tilsvarende den målestørrelse som måleren er fysisk i stand til å måle.
The direct indication may be converted into another quantity using a conversion device. 
Direkte visning kan konverteres til en annen mengde ved hjelp av en konverteringsinnretning.
Interruptible/non-interruptible 
Med/uten avbruddsmulighet
A measuring system is considered as interruptible/non-interruptible when the liquid flow can/cannot be stopped easily and rapidly. 
Et målesystem anses å ha avbruddsmulighet eller ikke dersom væskestrømmen kan eller ikke kan stoppes lett og raskt.
Flowrate range 
Strømningshastighetsområde
The range between the minimum flowrate (Q min ) and maximum flowrate (Q max ). 
Området mellom minste strømningshastighet (Q min ) og største strømningshastighet (Q max ).
The manufacturer shall specify the rated operating conditions for the instrument, in particular; 
Produsenten skal angi nominelle driftsforhold for instrumentet, særlig:
The flowrate range 
Strømningshastighetsområde
The flowrate range is subject to the following conditions: 
For strømningshastighetsområdet gjelder følgende vilkår:
the flowrate range of a measuring system shall be within the flowrate range of each of its elements, in particular the meter. 
strømningshastighetsområdet til et målesystem skal være innenfor hastighetsområdet til hver av dets elementer, særlig målerens.
meter and measuring system: 
måler og målesystem:
Specific measuring system 
Spesifikt målesystem
Characteristic of liquid 
Væskens egenskap
Minimum ratio of Q max : 
Minste forhold Q max :
Q min 
Q min
Fuel dispensers 
Målesystem for drivstoff
Not Liquefied gases 
Ikke-flytende gasser
10: 
10:
Liquefied gases 
Flytende gasser
Measuring system 
Målesystem
Cryogenic liquids 
Frysevæsker
Measuring systems on pipeline and systems for loading ships 
Målesystemer på rørledninger og systemer for lasting av skip
All liquids 
Alle væsker
Suitable for use 
Egnet til bruk
All other measuring systems 
Alle andre målesystemer
The properties of the liquid to be measured by the instrument by specifying the name or type of the liquid or its relevant characteristics, for example: 
Egenskapene til væsken som instrumentet skal måle, med angivelse av navn eller typen væske eller dens relevante egenskaper, for eksempel:
— Temperature range; 
— temperaturområde,
— Pressure range; 
— trykkområde,
— Density range; 
— tetthetsområde,
— Viscosity range. 
— viskositetsområde.
The nominal value of the AC voltage supply and/or limits of the DC voltage supply. 
Den nominelle verdien av vekselspenningsforsyning og/eller grenser for likespenningsforsyning.
The base conditions for converted values. 
Normalforhold for konverterte verdier.
Point 1.4 is without prejudice to the Member States’ obligations to require use of a temperature of either 15 °C in accordance with Article 12(2) of Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity ( ). 
Nr. 1.4 berører ikke medlemsstatenes forpliktelser til å kreve bruk av en temperatur på enten 15 °C i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i rådsdirektiv 2003/96/EF av 27. oktober 2003 om en omstrukturering av fellesskapsrammen for avgifter på energiprodukter og elektrisitet( ).
( ) OJ L 283, 31.10.2003, p. 51. 
( ) EUT L 283 av 31.10.2003, s. 51.
Accuracy classification and maximum permissible errors (MPEs) 
Nøyaktighetsklassifisering og største tillatte målefeil
For quantities equal to or greater than 2 litres the MPE on indications is: 
For mengder på minst to liter er største tillatte målefeil for visninger:
Accuracy Class 
Nøyaktighetsklasse
Measuring systems (A) 
Målesystemer (A)
Meters (B) 
Målere (B)
For quantities less than two litres the MPE on indications is: 
For mengder på under to liter er største tillatte målefeil for visninger:
Measured volume V 
Målt volum V
V < 0,1 l 
V < 0,1 l
4 × value in Table 2, applied to 0,1 L 
4 × verdi i tabell 2, anvendt på 0,1 l
0,1 l ≤ V < 0,2 l 
0,1 l ≤ V < 0,2 l
4 × value in Table 2 
4 × verdi i tabell 2
2 × value in Table 2, applied to 0,4 L 
2 × verdi i tabell 2, anvendt på 0,4 l
Value in Table 2, applied to 2 L 
Verdi i tabell 2, anvendt på 2 l
However, no matter what the measured quantity may be, the magnitude of the MPE is given by the greater of the following two values: 
Uansett hvilken mengde som måles, er imidlertid høyeste verdi for største tillatte målefeil gitt ved den største av følgende to verdier:
— the absolute value of the MPE given in Table 2 or Table 3, 
— absoluttverdien av største tillatte målefeil gitt i tabell 2 eller 3,
— the absolute value of the MPE for the minimum measured quantity (E min ). 
— absoluttverdien av største tillatte målefeil for minste tillatte målemengde (E min ).
For minimum measured quantities greater than or equal to 2 litres the following conditions apply: 
For minste tillatte målemengder som er større enn eller lik to liter, gjelder følgende vilkår:
Condition 1 
Vilkår 1
E min shall fulfil the condition: 
E min skal oppfylle vilkåret:
E min ≥ 2 R, where R is the smallest scale interval of the indication device. 
E min ≥ 2 R, der R er den minste minstedeling for visningsinnretningen.
E min is given by the formula: 
E min er gitt ved formelen:
E min = (2MMQ) x (A100), where: 
E min = (2MMQ) x (A100), der:
— MMQ is the minimum measured quantity, 
— MMQ er minste tillatte målemengde,
— A is the numerical value specified in line A of Table 2. 
— A er tallverdien angitt i linje A i tabell 2.
For minimum measured quantities of less than two litres, the above mentioned condition 1 applies and E min is twice the value specified in Table 3, and related to line A of Table 2. 
For minste tillatte målemengder som er mindre enn to liter, får nevnte vilkår 1 anvendelse, og E min er to ganger verdien angitt i tabell 3, og relatert til linje A i tabell 2.
Converted indication 
Konvertert visning
In the case of a converted indication the MPEs are as in line A of Table 2. 
Ved konvertert visning er største tillatte målefeil som i linje A i tabell 2.
Conversion devices 
Konverteringsinnretninger
MPEs on converted indications due to a conversion device are equal to ± (A — B), A and B being the values specified in Table 2. 
Største tillatte målefeil på konverterte visninger fra en konverteringsinnretning er lik ± (A — B), der A og B er verdiene angitt i tabell 2.
Parts of conversion devices that can be tested separately 
Deler av konverteringsinnretningene som kan prøves separat:
MPEs on quantities of liquid indications applicable to calculation, positive or negative, are equal to one-tenth of the MPEs as defined in line A of Table 2. 
Største tillatte målefeil for væskemengdevisninger er, uansett fortegn, lik en tidel av største tillatte målefeil som definert i linje A i tabell 2.
Associated measuring instruments 
Tilknyttede måleinstrumenter
Associated measuring instruments shall have an accuracy at least as good as the values in Table 4: 
Tilknyttede måleinstrumenter skal ha en nøyaktighet som minst er like god som verdiene i tabell 4:
MPE on Measurements 
Største tillatte målefeil for målestørrelser
Accuracy classes of the measuring system 
Målesystemets nøyaktighetsklasse
± 0,3 °C 
± 0,3 °C
Less than 1 MPa: 
Mindre enn 1 MPa:
± 50 kPa 
± 50 kPa
From 1 to 4 MPa: 
Fra 1 til 4 MPa:
± 5 % 
± 5 %
Over 4 MPa: 
Over 4 MPa:
Density 
Tetthet
± 1 kg/m 3 
± 1 kg/m 3
These values apply to the indication of the characteristic quantities of the liquid displayed by the conversion device. 
Disse verdiene får anvendelse på visningen av karakteristiske mengder av væsken som vises av konverteringsinnretningen.
Accuracy for calculating function 
Nøyaktighet for beregningsfunksjonen
The MPE for the calculation of each characteristic quantity of the liquid, positive or negative, is equal to two fifths of the value fixed in (b). 
Største tillatte målefeil for beregningen av hver karakteristiske mengde av væsken, uansett fortegn, er lik to femdeler av verdien fastsatt i bokstav b).
The requirement (a) in point 2.6 applies to any calculation, not only conversion. 
Krav a) i nr. 2.6 får anvendelse på enhver beregning, ikke bare konvertering.
The measuring system shall not exploit the MPEs or systematically favour any party. 
Målesystemet skal ikke utnytte største tillatte målefeil eller systematisk favorisere noen av partene.
Maximum permissible effect of disturbances 
Største tillatte påvirkning av forstyrrelser
The effect of an electromagnetic disturbance on a measuring system shall be one of the following: 
Virkningen av en elektromagnetisk forstyrrelse på et målesystem skal være en av følgende:
— the change in the measurement result is not greater than the critical change value as defined in point 3.2, or 
— endringen i måleresultatet er ikke større enn den kritiske endringen som definert i nr. 3.2, eller
— the indication of the measurement result shows a momentary variation that cannot be interpreted, memorised or transmitted as a measuring result. 
— angivelsen av måleresultatet viser en forbigående variasjon som ikke kan tolkes, registreres eller overføres som måleresultat.
Furthermore, in the case of an interruptible system, this can also mean the impossibility to perform any measurement, or 
For et system med avbruddsmulighet kan dette også bety at det er umulig å utføre noen måling, eller