natgillin/translations-raw huggingface dataset:
At least two unused reference filters shall be weighed within 4 hours of, but preferably at the same time as the sample filter weightings.
Minst to ubrukte referansefiltre skal veies innen fire timer etter veiingen av prøvetakingsfiltrene, men helst samtidig.
If the average weight of the reference filters changes between sample filter weightings by more than 10 μg, then all sample filters shall be discarded and the emissions test repeated.
Dersom referansefiltrenes gjennomsnittsvekt endres mellom veiingen av prøvetakingsfiltrene med mer enn 10 μg, skal alle pr øvetakingsfiltre kasseres og utslippsprøvingen gjentas.
If the weighing room stability criteria outlined in section 4.2.1 is not met, but the reference filter weightings meet the above criteria, the engine manufacturer has the option of accepting the sample filter weights or voiding the tests, fixing the weighing room control system and re-running the test.
Dersom stabilitetskriteriene for vektrommet nevnt i nr. 4.2.1 ikke oppfylles, men veiingen av referansefilteret oppfyller ovennevnte kriterier, kan motorprodusenten velge enten å godta vekten av prøvetakingsfiltrene eller å erklære prøvingene ugyldige, rette kontrollsystemet i vektrommet og gjenta prøvingen.
The analytical balance used to determine the filter weight shall have a precision (standard deviation) of at least 2 μg and a resolution of at least 1 μg (1 digit = 1 μg) specified by the balance manufacturer.
Analysevekten som brukes til å bestemme filtervekten, skal ha en presisjon (standardavvik) på minst 2 μg og en oppl øsning på minst 1 μg (1 siffer = 1 μg) ett er vektprodusentens angivelser.
Absolute accuracies of flow meter or flow measurement instrumentation shall be as specified in section 2.2.
Absolutt nøyaktighet for strømningsmåleren eller instrumenter til strømningsmåling skal være som angitt i nr. 2.2.
For partial flow dilution systems, the accuracy of the sample flow q mp is of special concern, if not measured directly, but determined by differential flow measurement:
For delstrømsfortynningssystemer er nøyaktigheten i prøvestrømmen q mp særlig viktig, dersom den ikke måles direkte, men bestemmes ved differensialstrømsmåling:
In this case an accuracy of ±2 % for q mdew and q mdw is not sufficient to guarantee acceptable accuracies of q mp .
I dette tilfellet er en nøyaktighet på ± 2 % for q mdew og q mdw ikke tilstrekkelig til å garantere en akseptabel nøyaktighet for q mp .
If the gas flow is determined by differential flow measurement, the maximum error of the difference shall be such that the accuracy of q mp is within ±5 % when the dilution ratio is less than 15.
Dersom gasstrømmen bestemmes ved differansestrømningsmåling, skal den største differansefeilen være slik at nøyaktigheten for q mp er innenfor ± 5 % når fortynningsforholdet er mindre enn 15.
Acceptable accuracies of q mp can be obtained by either of the following methods:
Akseptabel nøyaktighet for q mp kan oppnås ved én av følgende metoder:
The absolute accuracies of q mdew and q mdw are ±0,2 % which guarantees an accuracy of q mp of ≤ 5 % at a dilution ratio of 15.
Absolutt nøyaktighet for q mdew og q mdw er ± 0,2 %, som garanterer en nøyaktighet for q mp på ≤ 5 % ved et fortynningsforhold på 15.
calibration of q mdw relative to q mdew is carried out such that the same accuracies for q mp as in a) are obtained.
Kalibrering av q mdw i forhold til q mdew utføres slik at det oppnås samme nøyaktighet for q mp som i a).
For the details of such a calibration see section 3.2.1 of Appendix 5 to Annex III;
Denne kalibreringen er beskrevet nærmere i nr. 3.2.1 i tillegg 5 til vedlegg III.
the accuracy of q mp is determined indirectly from the accuracy of the dilution ratio as determined by a tracer gas, e.g. CO 2 .
Nøyaktigheten for q mp bestemmes indirekte ut fra fortynningsforholdets nøyaktighet, som bestemt ved en sporgass, f.eks. CO 2 .
Again, accuracies equivalent to method a) for q mp are required;
Igjen skal bestemmelsen av q mp skje med en nøyaktighet som tilsvarer metode a).
the absolute accuracy of q mdew and q mdw is within ±2 % of full scale, the maximum error of the difference between q mdew and q mdw is within 0,2 %, and the linearity error is within ±0,2 % of the highest q mdew observed during the test.
Absolutt nøyaktighet for q mdew og q mdw ligger innenfor ± 2 % av full skalaverdi, den største differansefeilen mellom q mdew og q mdw ligger innenfor 0,2 %, og linearitetsfeilen ligger innenfor ± 0,2 % av høyeste verdi for q mdew som er observert under prøvingen.
The Commission shall review the temperature upstream of the filter holder, 325 K (52 °C), and, if necessary propose an alternative temperature to be applicable for type-approval of new types from 1 October 2008.»
Kommisjonen skal gjennomgå temperaturen oppstrøms for filterholderen, 325 K (52 °C), og skal om nødvendig foreslå en alternativ temperatur som får anvendelse ved typegodkjenning av nye typer fra 1. oktober 2008.»
The accuracy of the mixing device must be such that the concentration of the blended calibration gases is accurate to within ±2 %.
Nøyaktigheten i blandeinnretningen skal være stor nok til at konsentrasjonen av de blandede kalibreringsgassene kan bestemmes med en nøyaktighet på ± 2 %.
This accuracy implies that primary gases used for blending must be known to an accuracy of at least ±1 %, traceable to national or international gas standards.
Nøyaktighetskravet innebærer at primærgassene som benyttes i blandingen, skal være kjent med en nøyaktighet på minst ± 1 %, som skal kunne spores til nasjonale eller internasjonale standarder.
This difference shall in each point be within ±1 % of the nominal value.»
Denne differansen skal ved hvert punkt ligge på ± 1 % av den nominelle verdien.»
After an initial stabilisation period the pressure increase Δp (kPa/min) in the system should not exceed:
Etter en innledende stabiliseringsperiode bør trykkøkningen Δp (kPa/min) i systemet ikke overstige:
If after an adequate period of time the reading is about 1 % low compared to the introduced concentration, these points to calibration or leakage problems.»
Dersom det etter et tilstrekkelig tidsrom leses av en konsentrasjon som er ca. 1 % lavere enn den tilførte konsentrasjonen, tyder dette på kalibrerings- eller lekkasjeproblemer.»
The system response time ( t 90 ) consists of the delay time to the measuring detector and the rise time of the detector.
Systemets reaksjonstid ( t 90 ) utgjøres av forsinkelsestiden til måledetektoren og detektorens stigningstid.
The delay time is defined as the time from the change ( t 0 ) until the response is 10 % of the final reading ( t 10 ).
Forsinkelsestiden defineres som tiden fra endringen ( t 0 ) til reaksjonen er 10 % av endelig avlest verdi ( t 10 ).
The rise time is defined as the time between 10 % and 90 % response of the final reading ( t 90 – t 10 ).
Stigningstiden defineres som tiden mellom 10 % og 90 % reaksjon av endelig avlest verdi ( t 90 – t 10 ).
For time alignment of the analyzer and exhaust flow signals in the case of raw measurement, the transformation time is defined as the time from the change ( t 0 ) until the response is 50 % of the final reading ( t 50 ).
For tidsjustering av signalene fra analysatoren og eksosstrømmen ved ufortynnet måling, defineres omdanningstiden som tiden fra endringen ( t 0 ) til reaksjonen er 50 % av endelig avlest verdi ( t 50 ).
The system response time shall be ≤ 10 seconds with a rise time ≤ 3,5 seconds for all limited components (CO, NO x , HC or NMHC) and all ranges used.»
Systemets reaksjonstid skal være ≤ 10 sekunder med en stigningstid på ≤ 3,5 sekunder for alle bestanddeler underlagt grenseverdier (CO, NO x , HC eller NMHC) og alle anvendte måleområder.»
Former section 1.5 is replaced by the following:
Tidligere nr. 1.5 skal lyde:
The NDIR analyser shall be tuned, as necessary, and the combustion flame of the HFID analyser shall be optimised (section 1.8.1).
NDIR-analysatoren skal innstilles om nødvendig, og HFID-analysatorens forbrenningsflamme skal optimeres (nr. 1.8.1).
Using purified synthetic air (or nitrogen), the CO, CO 2 , NO x and HC analysers shall be set at zero
CO-, CO 2 -, NO x - og HC-analysatorene skal nullstilles ved hjelp av renset syntetisk luft (eller nitrogen).
The highest nominal concentration shall be equal to or higher than 90 % of full scale.
Den høyeste nominelle konsentrasjonen skal være minst 90 % av full skalaverdi.
The calibration points shall not differ from the least-squares best-fit line by more than ±2 % of reading or ±0,3 % of full scale whichever is larger.
Kalibreringspunktene skal ikke avvike fra justeringskurven som er laget med minste kvadraters metode med mer enn ± 2 % av avlest verdi, eller ± 0,3 % av full skalaverdi, etter hva som er høyest.
The analyser shall be set at zero and spanned prior to the test run using a zero gas and a span gas whose nominal value is more than 80 % of the analyser full scale.»
Analysatoren skal nullstilles og kalibreres før prøvingen ved bruk av en nullgass og en kalibreringsgass hvis nominelle verdi er over 80 % av analysatorens fulle skalaverdi.»
Former section 1.6 becomes section 1.6.7.
Tidligere nr. 1.6 blir nytt nr. 1.6.7.
The air flowrate (Q SSV ) at each restriction setting (minimum 16 settings) shall be calculated in standard m 3 /min from the flowmeter data using the manufacturer's prescribed method.
Luftens strømningshastighet (Q SSV ) ved hver innstilling av begrenseren (minst 16 innstillinger) skal beregnes i m 3 /min (standardvilkår) av strømningsmålerdataene etter metoden fastsatt av produsenten.
To determine the range of subsonic flow, C d shall be plotted as a function of Reynolds number at the SSV throat.
For å bestemme området med subsonisk strømning avsettes C d som en funksjon av Reynolds-tall ved innsnevringen på SSV.
The convergence method must be accurate to 0,1 % of point or better.
Konvergensmetoden skal ha en nøyaktighet på minst 0,1 % per punkt.
For a minimum of sixteen points in the region of subsonic flow, the calculated values of C d from the resulting calibration curve fit equation must be within ±0,5 % of the measured C d for each calibration point.»
For minst 16 punkter i området med subsonisk strømning skal de verdiene av C d som beregnes ut fra den resulterende ligningen for kalibreringskurven, ligge innenfor ± 0,5 % av den målte C d for hvert kalibreringspunkt.»
The calibration method that shall be used is described in section 3.2.
Kalibreringsmetoden som skal benyttes, er beskrevet i nr. 3.2.
To fulfil the absolute accuracy of the flow measurements as specified in section 2.2 of Appendix 4 to this Annex, the flow meter or the flow measurement instrumentation shall be calibrated with an accurate flow meter traceable to international and/or national standards.
For å oppfylle nøyaktighetskravene til strømningsmålinger som angitt i nr. 2.2 i tillegg 4 til dette vedlegg, skal strømningsmåleren eller strømningsmåleinstrumentet kalibreres med en nøyaktig strømningsmåler, som kan føres tilbake til internasjonale og/eller nasjonale standarder.
If the sample gas flow is determined by differential flow measurement the flow meter or the flow measurement instrumentation shall be calibrated in one of the following procedures, such that the probe flow q mp into the tunnel shall fulfil the accuracy requirements of section 4.2.5.2 of Appendix 4 to this Annex:
Dersom prøvegasstrømmen bestemmes ved differansestrømningsmåling, skal strømningsmåleren eller strømningsmåleinstrumentet kalibreres ved hjelp av én av følgende framgangsmåter, på en slik måte at strømmen q mp inn i tunnelen oppfyller nøyaktighetskravene i nr. 4.2.5.2 i tillegg 4 til dette vedlegg:
The flow meter for q mdw shall be connected in series to the flow meter for q mdew , the difference between the two flow meters shall be calibrated for at least 5 set points with flow values equally spaced between the lowest q mdw value used during the test and the value of q mdew used during the test.
Strømningsmåleren for q mdw skal seriekoples med strømningsmåleren for q mdew , og forskjellen mellom de to strømningsmålerne skal kalibreres for minst fem settpunkter med strømningsverdier jevnt fordelt mellom den laveste q mdw -verdien som brukes ved prøvingen, og den q mdew -verdien som brukes ved prøvingen.
A calibrated mass flow device shall be connected in series to the flowmeter for q mdew and the accuracy shall be checked for the value used for the test.
En kalibrert massestrømsinnretning skal seriekoples med strømningsmåleren for q mdew , og nøyaktigheten skal kontrolleres for den verdien som brukes ved prøvingen.
Then the calibrated mass flow device shall be connected in series to the flow meter for q mdw , and the accuracy shall be checked for at least 5 settings corresponding to dilution ratio between 3 and 50, relative to q mdew used during the test.
Deretter seriekoples den kalibrerte massestrømsinnretningen til strømningsmåleren for q mdw , og nøyaktigheten kontrolleres for minst fem innstillinger som tilsvarer fortynningsforholdet mellom 3 og 50, i forhold til q mdew -verdien som brukes ved prøvingen.
The transfer tube TT shall be disconnected from the exhaust, and a calibrated flow measuring device with a suitable range to measure q mp shall be connected to the transfer tube.
Overføringsrøret TT koples fra eksosen, og en kalibrert strømningsmåler med et passende måleområde for å måle q mp koples til overføringsrøret.
Then q mdew shall be set to the value used during the test, and q mdw shall be sequentially set to at least 5 values corresponding to dilution ratios q between 3 and 50.
Deretter stilles q mdew på den verdien som brukes ved prøvingen, og q mdw stilles sekvensielt inn på minst fem verdier som tilsvarer fortynningsforhold q mellom 3 og 50.
This tracer gas may be a component of the exhaust gas, like CO 2 or NO x .
Denne sporgassen kan være en bestanddel av eksosen, f.eks. CO 2 eller NO x .
This shall be carried out for 5 dilution ratios between 3 and 50.
Dette skal utføres for fem fortynningsforhold mellom 3 og 50.
The accuracy of the sample flow shall be determined from the dilution ration r d :
Prøvestrømmens nøyaktighet bestemmes ut fra fortynningsforholdet r d :
The accuracies of the gas analysers shall be taken into account to guarantee the accuracy of q mp .
Gassanalysatorenes nøyaktighet skal tas i betraktning for å sikre nøyaktigheten for q mp .
A carbon flow check using actual exhaust is recommended for detecting measurement and control problems and verifying the proper operation of the partial flow system.
Det anbefales å kontrollere karbonstrøm ved hjelp av faktisk eksos for å påvise måle- og reguleringsproblemer og kontrollere at delstrømssystemet fungerer riktig.
The engine shall be operated at peak torque load and speed or any other steady state mode that produces 5 % or more of CO 2 .
Motoren skal kjøres med høyeste dreiemomentbelastning og høyeste turtall eller i en annen konstant tilstand som produserer minst 5 % CO 2 .
If a carbon flow check is conducted, the procedure given in Appendix 6 to this Annex shall be applied.
Dersom det gjennomføres en kontroll av karbonstrøm, får framgangsmåten angitt i tillegg 6 til dette vedlegg, anvendelse.
The carbon flow rates shall be calculated according to sections 2.1 to 2.3 of Appendix 6 to this Annex.
Strømningshastighetene for karbon beregnes i samsvar med nr. 2.1–2.3 i tillegg 6 til dette vedlegg.
All carbon flow rates should agree to within 6 % of each other.
Alle strømningshastigheter for karbon skal ligge innenfor et område på 6 %.
A pre-test check shall be performed within 2 hours before the test run in the following way:
Innen to timer før prøving skal det foretas en kontroll på følgende måte:
The accuracy of the flow meters shall be checked by the same method as used for calibration (see section 3.2.1) for at least two points, including flow values of qm dw that correspond to dilution ratios between 5 and 15 for the qm dew value used during the test.
Strømningsmålernes nøyaktighet skal kontrolleres ved hjelp av samme metode som ved kalibrering (se nr. 3.2.1) for minst to punkter, inkludert strømningsverdier for q mdw som tilsvarer fortynningsforhold på mellom 5 og 15 for q mdew -verdien som brukes ved prøvingen.
If it can be demonstrated by records of the calibration procedure under section 3.2.1 that the flow meter calibration is stable over a longer period of time, the pre-test check may be omitted.
Dersom de verdiene som er registrert ved hjelp av kalibreringsmetoden beskrevet i nr.3.2.1, kan vise at strømningsmålerens kalibrering er stabil over et lengre tidsrom, kan kontrollen før prøving utelates.
This flowmeter shall have a transformation time of less than 100 ms for the flow step size used in the response time measurement, with flow restriction sufficiently low as to not affect the dynamic performance of the partial flow dilution system, and consistent with good engineering practice.
Denne strømningsmåleren skal ha en omdanningstid på under 100 ms for den strømningstrinnstørrelsen som brukes ved måling av reaksjonstiden, og ha en strømningsbegrensning som er tilstrekkelig lav til at den ikke påvirker den dynamiske ytelsen i delstrømsfortynningssystemet, og som er i samsvar med god teknisk praksis.
In a similar manner, the transformation times of the qmp signal of the partial flow dilution system and of the qm ew,i signal of the exhaust flow meter shall be determined.
På tilsvarende måte bestemmes omdanningstidene for q mp -signalet fra delstrømsfortynningssystemet og q mew,i -signalet fra eksosstrømningsmåleren.
These signals are used in the regression checks performed after each test (see section 3.8.3.2 of Appendix 2 to this Annex).
Disse signalene brukes i regresjonskontrollene som foretas etter hver prøving (se nr. 3.8.3.2 i tillegg 2 til dette vedlegg).
The internal transformation time ( &lt; 100 msec) of the reference flowmeter shall be subtracted from this value.
Referansestrømningsmålerens interne omdanningstid ( &lt; 100 ms) skal trekkes fra denne verdien.
This is the «look-ahead» value of the partial flow dilution system, which shall be applied in accordance with section 3.8.3.2 of Appendix 2 to this Annex.
Dette er den «foregripende» verdien for delstrømsfortynningssystemet, som skal benyttes i samsvar med nr. 3.8.3.2 i tillegg 2 til dette vedlegg.
The range of the exhaust gas velocity and the pressure oscillations shall be checked and adjusted according to the requirements of section 2.2.1 of Annex V (EP), if applicable.
Variasjonsområdet for eksoshastighets- og trykksvingninger skal eventuelt kontrolleres og justeres i samsvar med kravene i nr. 2.2.1 i vedlegg V (EP).
The flow measurement instrumentation shall be calibrated at least every 3 months or whenever a system repair or change is made that could influence calibration.»
Instrumentene til strømningsmåling skal kalibreres minst hver tredje måned, eller hver gang det foretas en reparasjon eller endring i systemet som kan påvirke kalibreringen.»
All but a tiny part of the carbon in the exhaust comes from the fuel, and all but a minimal part of this is manifest in the exhaust gas as CO2.
Bortsett fra en svært liten del kommer alt karbon i eksosen fra drivstoffet, og bortsett fra en svært liten del forekommer dette i eksosen som CO 2 .
This is the basis for a system verification check based on CO2 measurements.
Dette utgjør grunnlaget for en systemkontroll basert på CO 2 -målinger.
The flow of carbon at various sampling points in the emissions and particulate sampling systems is determined from the CO2 concentrations and gas flow rates at those points.
Strømmen av karbon ved forskjellige prøvetakingspunkter i utslipps- og partikkelprøvetakingssystemene bestemmes ut fra CO 2 -konsentrasjonene og gasstrømningshastighetene på disse punktene.
The carbon mass flow rate into the engine for a fuel CH α O ε is given by:
Massestrømmen av karbon til motoren for et drivstoff CH α O ε beregnes slik:
q mf = fuel mass flow rate, kg/s
q mf = massestrøm av drivstoff, i kg/s
The carbon mass flow rate in the exhaust pipe of the engine shall be determined from the raw CO2 concentration and the exhaust gas mass flow rate:
Massestrømmen av karbon til eksosrøret i motoren bestemmes ut fra konsentrasjonen av rå CO 2 og massestrømmen av eksos.
wet CO 2 concentration in the raw exhaust gas, %
våt CO 2 -konsentrasjon i råeksosen, i %
wet CO 2 concentration in the ambient air, % (around 0,04 %)
våt CO 2 -konsentrasjon i omgivelsesluften, i % (ca. 0,04 %)
If CO2 is measured on a dry basis it shall be converted to a wet basis according to section 5.2 of Appendix 1 to this Annex.
Dersom CO 2 måles på tørr basis, skal den omregnes til våt basis i samsvar med nr. 5.2 i tillegg 1 til dette vedlegg.
The carbon flow rate shall be determined from the dilute CO2 concentration, the exhaust gas mass flow rate and the sample flow rate:
Karbonets strømningshastighet skal bestemmes ut fra den fortynnede CO 2 -konsentrasjonen, massestrømmen av eksos og prøvestrømmen:
wet CO2 concentration in the dilute exhaust gas at the outlet of the dilution tunnel, %
våt CO 2 -konsentrasjon i den fortynnede eksosen ved utløpet av fortynningstunnelen, i %
wet CO2 concentration in the ambient air, % (around 0,04 %)
våt CO 2 -konsentrasjon i omgivelsesluften, i % (ca. 0,04 %)
If CO2 is measured on a dry basis, it shall be converted to wet basis according to section 5.2 of Appendix 1 to this Annex.
Dersom CO 2 måles på tørr basis, skal den omregnes til våt basis i samsvar med nr. 5.2 i tillegg 1 til dette vedlegg.
The molecular mass (Mre) of the exhaust gas shall be calculated as follows:
Eksosens molekylmasse (M re ) skal beregnes slik:
molar ratios referring to a fuel CH α O δ N ε S γ
de molare forholdene for et drivstoff CH α O δ N ε S γ
The title of section 1.1 is replaced by the following:
Tittelen på tillegg 1.1 skal lyde:
Diesel reference fuel for testing engines to the emission limits given in row a of the Tables in Section 6.2.1 of Annex I(1)»
Dieselreferansedrivstoff for prøving av motorer etter utslippsgrenseverdiene angitt i rad A i tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I(1)»
Diesel reference fuel for testing engines to the emission limits given in rows B1, B2 or C of the Tables in Section 6.2.1 of Annex I
Dieselreferansedrivstoff for prøving av motorer etter utslippsgrenseverdiene angitt i rad B1, B2 eller C i tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I
However, in the case of a dispute between fuel supplier and fuel user, the terms of ISO 4259 may be used to resolve such disputes provided replicate measurements, of sufficient number to archive the necessary precision, are made in preference to single determinations.
I tilfelle av uenighet mellom drivstoffleverandør og -bruker, kan vilkårene i ISO 4259 anvendes for å løse tvisten, forutsatt at det foretas et tilstrekkelig antall målinger til å oppnå den nødvendige nøyaktighet, noe som er å foretrekke framfor enkeltstående bestemmelse.
Former Section 1.2 becomes section 1.3.
Tidligere nr. 1.2 blir nytt nr. 1.3.
Technical data of the LPG reference fuels used for testing vehicles to the emission limits given in row A of the tables in Section 6.2.1 of Annex I
Tekniske data for LPG-referansedrivstoffet som brukes til prøving av kjøretøyer etter utslippsgrenseverdiene angitt i rad A i tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I
Technical data of the LPG reference fuels used for testing vehicles to the emission limits given in row B1, B2 or C of the tables in section 6.2.1 of Annex I
Tekniske data for LPG-referansedrivstoffet som brukes til prøving av kjøretøyer etter utslippsgrenseverdiene angitt i rad B1, B2 og C i tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I
The Appendix becomes «Appendix 1».
Tillegget endres til «Tillegg 1».
Emission levels of the engine/parent engine( ):
Utslippsnivåer for motoren/den representative motoren( ):
calculated/fixed( 1 )
beregnet/fast(*)