natgillin/translations-raw huggingface dataset:
A CO 2 span gas having a concentration of 80 to 100 % of full scale of the maximum operating range shall be passed through the NDIR analyser and the CO 2 value recorded as A.
En CO 2 -kalibreringsgass med konsentrasjon på 80 % til 100 % av full skalaverdi av det største driftsområdet skal føres gjennom NDIR-analysatoren, og CO 2 -verdien registreres som A.
CO 2 quench check
Dempingskontroll for CO 2
The analyser response must not be more than 1 % of full scale for ranges equal to or above 300 ppm or more than 3 ppm for ranges below 300 ppm.
Analysatorresponsen må ikke være mer enn 1 % av full skalaverdi for områder lik eller over 300 ppm, eller mer enn 3 ppm for områder under 300 ppm.
Therefore, a CO 2 span gas having a concentration of 80 to 100 % of full scale of the maximum operating range used during testing shall be bubbled through water at room temperature and the analyser response recorded.
En CO 2 -kalibreringsgass med konsentrasjon på 80 % til 100 % av full skalaverdi for det største driftsområdet som brukes under prøving, skal derfor kjøres gjennom boblefilter med vann ved romtemperatur, og analysatorresponsen skal registreres.
The interference checks in Sections 1.9.1 and 1.9.2 shall be performed prior to an analyser's initial use and after major service intervals.
Interferenskontrollene i nr. 1.9.1 og 1.9.2 skal foretas før en analysator tas i bruk for første gang og etter større serviceintervaller.
Interference effects with CO, CO 2 , and NO x analysers
Interferensvirkninger med CO-, CO 2 - og NO X -analysatorer
HC concentration with C 2 H 6 bypassing the NMC
HC-konsentrasjon når C 2 H 6 føres utenom NMC-enheten
HC concentration with C 2 H 6 flowing through the NMC
HC-konsentrasjon når C 2 H 6 føres gjennom NMC-enheten
HC concentration with CH 4 bypassing the NMC
HC-konsentrasjon når CH 4 føres utenom NMC-enheten
HC concentration with CH 4 flowing through the NMC
HC-konsentrasjon når CH 4 føres gjennom NMC-enheten
For the accurate measurement of NMHC, the two efficiencies shall be determined and used for the calculation of the NMHC emission mass flow rate (see Annex III, Appendix 2, Section 4.3).
For å få en nøyaktig bestemmelse av NMHC skal de to virkningsgradene bestemmes og brukes til beregning av massestrømmen av NMHC-utslipp (se vedlegg III tillegg 2 nr. 4.3).
Ideally, the conversion for methane is 0 %, and for the other hydrocarbons represented by ethane is 100 %.
Det ideelle er en konverteringsgrad på 0 % for metan og 100 % for de andre hydrokarbonene, representert ved etan.
This value is relative to the response factor (R f ) of 1,00 for propane and purified synthetic air.
Denne verdien står i forhold til en responsfaktor (R f ) på 1,00 for propan og renset syntetisk luft.
propane and nitrogen 0,95 ≤ R f ≤ 1,05
propan og nitrogen 0,95 ≤ R f ≤ 1,05
The response factor is defined and shall be determined as described in Section 1.8.2.
Responsfaktoren defineres og skal bestemmes som fastsatt i nr. 1.8.2.
These values are relative to the response factor (R f ) of 1,00 for propane and purified synthetic air.
Disse verdiene står i forhold til en responsfaktor (R f ) på 1,00 for propan og renset syntetisk luft.
toluene and purified synthetic air 0,90 ≤ R f ≤ 1,10
toluen og renset syntetisk luft 0,90 ≤ R f ≤ 1,10
propylene and purified synthetic air 0,90 ≤ R f ≤ 1,10
propylen og renset syntetisk luft 0,90 ≤ R f ≤ 1,10
methane and purified synthetic air 1,00 ≤ R f ≤ 1,15
metan og renset syntetisk luft 1,00 ≤ R f ≤ 1,15
In addition, the gas cylinder must be preconditioned for 24 hours at a temperature of 298 K ± 5 K (25 °C ± 5 °C).
I tillegg må gassylinderen forhåndskondisjoneres i 24 timer ved en temperatur på 298 K ± 5 K (25 °C ± 5 °C.
The response factor (R f ) for a particular hydrocarbon species is the ratio of the FID C1 reading to the gas concentration in the cylinder expressed by ppm C1.
Responsfaktoren (R f ) for en bestemt art hydrokarboner er forholdet mellom C1-verdien avlest på FID-enheten og gasskonsentrasjonen i sylinderen, uttrykt som ppm C1.
The analyser shall be calibrated using propane in air and purified synthetic air, according to Section 1.5.
Analysatoren skal kalibreres ved hjelp av propan i luft og renset syntetisk luft i samsvar med nr. 1.5.
Schematic of NO x converter efficiency device
Skjematisk framstilling av en innretning for bestemmelse av NO x -omformerens virkningsgrad
If, with the analyser in the most common range, the ozonator cannot give a reduction from 80 % to 20 % according to Section 1.7.5, then the highest range which will give the reduction shall be used.
Dersom ozongeneratoren, med analysatoren i det mest brukte driftsområdet, ikke kan gi en reduksjon fra 80 til 20 % etter nr. 1.7.5, skal det høyeste området som vil gi reduksjonen, benyttes.
The efficiency of the converter shall not be less than 90 %, but a higher efficiency of 95 % is strongly recommended.
Omformerens virkningsgrad skal ikke være lavere enn 90 %, men en virkningsgrad på over 95 % anbefales sterkt.
The efficiency of the converter must be tested prior to each calibration of the NO x analyser.
Omformerens virkningsgrad skal prøves før hver kalibrering av NO x -analysatoren.
The NO x reading of the analyser shall not deviate by more than ± 5 % from the value measured according to Section 1.7.2.
Avlest NO x -verdi på analysatoren skal da ikke avvike med mer enn ± 5 % fra verdien målt etter nr. 1.7.2.
The mixture of gases described in Section 1.7.6 passes through the converter into the detector.
Gassblandingen beskrevet i nr. 1.7.6, går gjennom omformeren inn i detektoren.
(The analyser is in the NO x mode).
(Analysatoren er innstilt på NO x .)
The NO analyser is then switched to the NO x mode so that the gas mixture (consisting of NO, NO 2 , O 2 and N 2 ) now passes through the converter.
NO-analysatoren innstilles så på NO x , slik at gassblandingen (bestående av NO, NO 2 , O 2 og N 2 ) går gjennom omformeren.
The ozonator is now activated to generate enough ozone to bring the NO concentration down to about 20 % (minimum 10 %) of the calibration concentration given in Section 1.7.2.
Ozongeneratoren skal nå aktiveres slik at den framstiller tilstrekkelig ozon til å bringe NO-konsentrasjonen ned til 20 % (minimum 10 %) av kalibreringskonsentrasjonen angitt i nr. 1.7.2.
Via a T-fitting, oxygen or zero air is added continuously to the gas flow until the concentration indicated is about 20 % less than the indicated calibration concentration given in Section 1.7.2. (The analyser is in the NO mode).
Via et T-rørstykke tilføres gasstrømmen oksygen eller nullstillingsluft kontinuerlig til avlest konsentrasjon er ca. 20 % lavere enn målt kalibreringskonsentrasjon etter nr. 1.7.2. (Analysatoren er innstilt på NO).
is the NO x concentration according to Section 1.7.6
NO x -konsentrasjon i samsvar med nr. 1.7.6
The efficiency of the NO x converter is calculated as follows:
NO x -omformerens virkningsgrad beregnes på følgende måte:
The NO x analyser must be in the NO mode so that the span gas does not pass through the converter.
NO x -analysatoren skal innstilles på NO slik at kalibreringsgassen ikke går gjennom omformeren.
The CLD and the HCLD shall be calibrated in the most common operating range following the manufacturer's specifications using zero and span gas (the NO content of which must amount to about 80 % of the operating range and the NO 2 concentration of the gas mixture to less than 5 % of the NO concentration).
CLD- og HCLD-instrumentene kalibreres i det mest brukte driftsområdet etter produsentens anvisninger, ved bruk av nullgass og kalibreringsgass (sistnevntes NO-innhold skal utgjøre ca. 80 % av driftsområdet, og gassblandingens NO 2 -konsentrasjon skal være under 5 % av NO-konsentrasjonen).
Using the test set-up as shown in Figure 6 (see also Annex III, Appendix 4, Section 3.3.5) and the procedure below, the efficiency of converters can be tested by means of an ozonator.
Med prøvingsoppstillingen som vist i figur 6 (se også vedlegg III tillegg 4 nr. 3.3.5) og framgangsmåten beskrevet nedenfor, kan omformernes virkningsgrad prøves ved hjelp av en ozongenerator.
The efficiency of the converter used for the conversion of NO 2 into NO shall be tested as given in Sections 1.7.1 to 1.7.8 (Figure 6).
Virkningsgraden til omformeren som omdanner NO 2 til NO, skal prøves som angitt i nr. 1.7.1—1.7.8 (figur 6).
Should this not be the case, a new calibration curve shall be established in accordance with Section 1.5.5.
Dersom dette ikke er tilfelle, skal en ny kalibreringskurve bestemmes i samsvar med nr. 1.5.5.
The calibration shall be checked by using a zero gas and a span gas whose nominal value is more than 80 % of full scale of the measuring range.
Kalibreringen kontrolleres ved hjelp av en nullgass og en kalibreringsgass med en nominell verdi på over 80 % av full skalaverdi for måleområdet.
The analyser calibration curve shall be established by at least 4 additional calibration points (excluding zero) spaced nominally equally below 15 % of full scale.
Analysatorens kalibreringskurve bestemmes ved minst fire ekstra kalibreringspunkter (unntatt null) plassert med så jevn innbyrdes avstand som mulig i området under 15 % av full skalaverdi.
The calibration curve must not differ by more than ± 4 % from the nominal value of each calibration point and by more than ± 1 % of full scale at zero.
Kalibreringskurven skal ikke avvike med mer enn ± 4 % fra den nominelle verdien for hvert kalibreringspunkt og ikke med mer enn ± 1 % av full skalaverdi ved null.
The highest nominal concentration must be equal to or higher than 90 % of full scale.
Den høyeste nominelle konsentrasjonen skal være minst 90 % av full skalaverdi.
The appropriate calibration gases shall be introduced to the analysers, the values recorded, and the calibration curve established according to Section 1.5.5.
De aktuelle kalibreringsgassene skal føres inn i analysatorene, verdiene skal registreres og kalibreringskurven bestemmes i samsvar med nr. 1.5.5.
The minimum requirements given in Sections 1.4 to 1.9 shall be included.
Minstekravene angitt i nr. 1.4-1.9, skal overholdes.
The gases used for calibration and span may also be obtained by means of a gas divider, diluting with purified N 2 or with purified synthetic air.
Gassene som brukes til kalibrering, kan også lages ved hjelp av en utblandingsenhet for gass, ved fortynning med renset N 2 eller med renset syntetisk luft.
CH 4 and purified synthetic air;
CH 4 og renset syntetisk luft,
CO 2 and purified nitrogen;
CO 2 og renset nitrogen,
NO x and purified nitrogen (the amount of NO 2 contained in this calibration gas must not exceed 5 % of the NO content);
NO x og renset nitrogen (mengden av NO 2 i denne kalibreringsgassen må ikke overstige 5 % av NO-innholdet),
C 3 H 8 and purified synthetic air (see Section 1.2.1);
C 3 H 8 og renset syntetisk luft (se nr. 1.2.1),
(Oxygen content between 18-21 % vol.)
(oksygeninnhold mellom 18-21 volumprosent)
(Contamination ≤ 1 ppm C1, ≤ 400 ppm CO 2 )
(forurensning ≤ 1 ppm C1, ≤ 400 ppm CO 2 )
(40 ± 2 % hydrogen, balance helium)
(40 ± 2 % hydrogen, resten helium)
(Purity &gt; 99,5 % vol O 2 )
(renhet &gt; 99,5 volumprosent O 2 )
(Contamination ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO 2 , ≤ 0,1 ppm NO)
(forurensning ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO 2 , ≤ 0,1 ppm NO)
The calibration method that shall be used is described in this section for the analysers indicated in Annex III, Appendix 4, Section 3 and Annex V, Section 1.
Kalibreringsmetoden som skal benyttes, er beskrevet i dette nummer for analysatorene nevnt i vedlegg III tillegg 4 nr. 3 og i vedlegg V nr. 1.
‘engine family’ means a manufacturers grouping of engines which, through their design as defined in Section 6 of Annex I, have similar exhaust emission characteristics; all members of the family shall comply with the applicable emission limit values;
«motorfamilie» produsentens gruppering av motorer som ved sin konstruksjon, som definert i avsnitt 6 vedlegg I, har samme eksosutslippsegenskaper; alle medlemmer i motorfamilien må oppfylle de gjeldende utslippsgrenseverdiene,
Any neutral density filter used in conjunction with opacimeter calibration, linearity measurements, or setting span shall have its value known to within 1,0 % opacity.
Eventuelle nøytrale filtre som brukes i forbindelse med kalibrering, måling av linearitet eller nullstilling av opasimeteret, skal ha en verdi som er kjent med en nøyaktighet på 1,0 % opasitet.
The electrical response time is the difference between the times when the opacimeter output reaches 10 and 90 % of the full scale when the light source is interrupted or completely extinguished in less than 0,01 s.
Den elektriske reaksjonstiden er den tiden det tar avlesingen på en hurtigreagerende mottakerenhet å gå fra 10 til 90 % av full skalaverdi, når lyskilden avbrytes eller slukkes helt på mindre enn 0,01 s.
The physical response time is the difference between the times when the output of a rapid response receiver reaches 10 and 90 % of the full deviation when the opacity of the gas being measured is changed in less than 0,1 s.
Den fysiske reaksjonstiden er den tiden det tar avlesingen på en hurtigreagerende mottakerenhet å gå fra 10 til 90 % av hele endringen, når opasiteten i gassen som måles, endrer seg på mindre enn 0,1 s.
For display in light absorption coefficient, the range shall be 0-30 m -1 light absorption coefficient, and the readability 0,01 m -1 light absorption coefficient.
Ved avlesing av lysabsorpsjonskoeffisienten skal området være 0-30 m -1 lysabsorpsjonskoeffisient og avlesningsnøyaktigheten 0,01 m -1 lysabsorpsjonskoeffisient.
For display in opacity, the range shall be 0-100 % opacity, and the readability 0,1 % opacity.
Ved avlesing av opasitet skal måleområdet være 0–100 % opasitet med en avlesningsnøyaktighet på 0,1 % opasitet.
The zero drift during a one hour period shall not exceed ± 1 % opacity.
Nullpunktsforskyvningen i løpet av én time skal ikke overstige ± 1 % opasitet.
The linearity shall be within ± 2 % opacity.
Systemet skal være lineært innenfor ± 2 % opasitet.
For filters less than 70 mm diameter, the precision and resolution shall be 2 ìg and 1 ìg, respectively.
For filtre med mindre diameter enn 70 mm skal presisjonen og oppløsningen være henholdsvis 2 μg og 1 μg.
The analytical balance used to determine the weights of all filters shall have a precision (standard deviation) of 20 ìg and a resolution of 10 ìg (1 digit = 10 ìg).
Analysevekten som brukes til å bestemme vekten av alle filtrene, skal ha en presisjon (standardavvik) på 20 μg og en oppl øsning på 10 μg (1 siffer = 10 μg).
If the weighing room stability criteria outlined in Section 4.2.1 is not met, but the reference filter (pair) weighings meet the above criteria, the engine manufacturer has the option of accepting the sample filter weights or voiding the tests, fixing the weighing room control system and rerunning the test.
Dersom stabilitetskriteriene for vektrommet nevnt i nr. 4.2.1 ikke oppfylles, men veiingen av referansefilter(par)et oppfyller ovennevnte kriterier, kan motorprodusenten velge enten å godta vekten av prøvetakingsfiltrene eller å erklære prøvene ugyldige, rette kontrollsystemet i vektrommet og gjenta prøvingen.
If the average weight of the reference filters (reference filter pairs) changes between sample filter weighings by more than ± 5 % (± 7,5 % for the filter pair respectively) of the recommended minimum filter loading (Section 4.1.5), then all sample filters shall be discarded and the emissions test repeated.
Dersom referansefiltrenes (referansefilterparenes) gjennomsnittsvekt endres mellom veiingene av prøvetakingsfiltrene med mer enn ± 5 % (henholdsvis ± 7,5 % for filterparet) av den anbefalte minstebelastningen av filteret (nr. 4.1.5), skal alle prøvetakingsfiltre kasseres og utslippsprøvingen gjentas.
Recommended stain (mm)
Anbefalt effektiv diameter (mm)
The recommended minimum filter loading shall be 0,5 mg/1 075 mm 2 stain area.
Den anbefalte minstebelastningen av filteret er 0,5 mg/1 075 mm 2 flekkareal.
Larger diameter filters are acceptable (Section 4.1.5).
Filtre med større diameter kan godtas (nr. 4.1.5).
Particulate filters must have a minimum diameter of 47 mm (37 mm stain diameter).
Partikkelfiltrene skal ha en minste diameter på 47 mm (37 mm effektiv diameter).
All filter types shall have a 0,3 ìm DOP (di-octylphthalate) collection efficiency of at least 95 % at a gas face velocity between 35 and 80 cm/s.
Alle filtertyper skal ha en utskillelsesgrad på minst 95 % for 0,3 μm DOP (dioktylftalat) ved en gassgjen nomstrømningshastighet på mellom 35 og 80 cm/s.
The particulate sampling probe shall be installed in close proximity to the gaseous emissions sampling probe, and the installation shall comply with the provisions of Section 3.4.1.
Partikkelprøvetakings­sonden skal være montert i nærheten av prøvetakingssonden for forurensende gasser, og monteringen skal være i samsvar med bestemmelsene i nr. 3.4.1.
Different splitting methods can be applied, whereby the type of splitting used dictates to a significant degree the sampling hardware and procedures to be used (Annex V, Section 2.2).
Det kan benyttes forskjellige delingsmetoder, slik at den delingstypen som benyttes, i stor grad avgjør hvilket prøvetakingsutstyr og hvilke framgangsmåter som skal brukes (vedlegg V nr. 2.2).
However, the dilution air temperature must not exceed 325 K (52 °C) prior to the introduction of the exhaust in the dilution tunnel.
Temperaturen i den fortynnede luften må likevel ikke overstige 325 K (52 ºC) før eksosen går inn i fortynningstunnelen.
If the ambient temperature is below 293 K (20 °C), dilution air pre-heating above the upper temperature limit of 303K (30 °C) is recommended.
Det anbefales å forvarme fortynningsluften over temperaturgrensen på 303 K (30 C) dersom temperaturen i omgivelsesluften er under 293 K (20 C).
The temperature of the dilution air shall be 298 K ± 5 K (25 °C ± 5 °C).
Temperaturen i fortynningsluften skal være 298 K ± 5 K (25 C ± 5 C).
The flow capacity of the dilution system shall be large enough to completely eliminate water condensation in the dilution and sampling systems, and maintain the temperature of the diluted exhaust gas at or below 325K (52 °C) immediately upstream of the filter holders.
Gjennomstrømningskapasiteten i fortynningssystemet skal være stor nok til fullt ut å fjerne vannkondensering i fortynnings- og prøvetakingssystemene, og holde temperaturen i den fortynnede eksosen på eller under 325 K (52 C) rett oppstrøms fra filterholderne.
The gaseous emissions sampling probes must be fitted at least 0,5 m or 3 times the diameter of the exhaust pipe whichever is the larger-upstream of the exit of the exhaust gas system as far as applicable and sufficiently close to the engine as to ensure an exhaust gas temperature of at least 343 K (70 °C) at the probe.
Prøvetakingssondene for gassutslipp må monteres minst 0,5 m eller tre ganger diameteren av eksosrøret — avhengig av hva som er lengst — oppstrøms fra utløpet av eksosanlegget så vidt dette er mulig, og tilstrekkelig nær motoren til å sikre en eksostemperatur på minst 343 K (70 ºC) ved sonden.
If measured on a wet basis, a HCLD with converter maintained above 328 K (55 °C) shall be used, provided the water quench check (see Annex III, Appendix 5, Section 1.9.2.2) is satisfied.
Dersom målingen er på våt basis, skal det brukes en HCLD med omformer som holdes på mer enn 328 K (55 °C), forutsatt at dempingskontrollen for vann (se vedlegg III tillegg 5 nr. 1.9.2.2) har vært tilfredsstillende.
The oxides of nitrogen analyser shall be of the ChemiLuminescent Detector (CLD) or Heated ChemiLuminescent Detector (HCLD) type with a NO 2 /NO converter, if measured on a dry basis.
Nitrogenoksidanalysatoren skal være av typen kjemiluminescensdetektor (CLD) eller oppvarmet kjemiluminescensdetektor (HCLD) med en NO 2 /NO-omformer, dersom målingen er på tørr basis.
Carbon dioxide (CO 2 ) analysis
Analyse av karbondioksid (CO 2 )
Sections 3.3.1 to 3.3.4 describe the measurement principles to be used.
I nr. 3.3.1-3.3.4 beskrives de måleprinsippene som skal benyttes.
The span drift during a one hour period shall be less than 2 % of full scale on the lowest range used.
Forskyvningen av den relative responsen i løpet av en én-timesperiode skal være mindre enn 2 % av full skalaverdi for det laveste området som benyttes.
The zero drift during a one hour period shall be less than 2 % of full scale on the lowest range used.
Nullpunktsforskyvning i løpet av en én-timesperiode skal være mindre enn 2 % av full skalaverdi for det laveste området som benyttes.
The repeatability, defined as 2,5 times the standard deviation of 10 repetitive responses to a given calibration or span gas, has to be not greater than ± 1 % of full scale concentration for each range used above 155 ppm (or ppmC) or ± 2 % of each range used below 155 ppm (or ppmC).
Repeterbarheten, definert som 2,5 ganger standardavviket på 10 gjentatte responser på en gitt kalibreringsgass, må ikke være større enn ± 1 % av fullskalakonsentrasjonen for hvert område som benyttes over 155 ppm (eller ppm C) eller ± 2 % av hvert område som benyttes under 155 ppm (eller ppm C).
The total measurement error, including the cross sensitivity to other gases (see Annex III, Appendix 5, Section 1.9), shall not exceed ± 5 % of the reading or ± 3,5 % of full scale, whichever is smaller.
Den samlede målefeilen, medregnet tverrfølsomheten til andre gasser (se vedlegg III tillegg 5 nr. 1.9) skal ikke overstige ± 5 % av målt verdi eller 3,5 % av full skalaverdi, avhengig av hva som er lavest.
In this case, additional calibrations of at least four non-zero nominally equally spaced points are to be made to ensure the accuracy of the calibration curves according to Annex III, Appendix 5, Section 1.5.5.2.
I slike tilfeller skal det foretas ekstra kalibreringer på minst 4 likt fordelte punkter med en verdi forskjellig fra null for å sikre nøyaktigheten i kalibreringskurvene i samsvar med vedlegg III tillegg 5 nr. 1.5.5.2.
If read-out systems (computers, data loggers) can provide sufficient accuracy and resolution below 15 % of full scale, measurements below 15 % of full scale are also acceptable.
Dersom det brukes avlesningssystemer (datamaskiner eller datalogger) som gir tilstrekkelig nøyaktighet og oppløsning mindre enn 15 % av full skalaverdi, er verdier under 15 % av full skalaverdi også akseptable.
It is recommended that the analysers be operated such that the measured concentration falls between 15 % and 100 % of full scale.
Det anbefales at analysatorene brukes slik at den målte konsentrasjonen ligger mellom 15 % og 100 % av full skalaverdi.
The accuracy shall be ± 2 % of reading or better, and shall be determined according to the provisions of Annex III, Appendix 5, Section 2.4.
Nøyaktigheten skal være ± 2 % av den avleste verdien eller bedre og skal bestemmes i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III tillegg 5 nr. 2.4.
The total mass flow rate of the diluted exhaust (G TOTW ) or the total mass of the diluted exhaust gas over the cycle (M TOTW ) shall be measured with a PDP or CFV (Annex V, Section 2.3.1).
Den samlede massestrømmen av fortynnet eksos (G TOTW ), eller den samlede massen av den fortynnede eksosen i hele syklusen (M TOTW ) skal måles med et PDP- eller CFV-system (vedlegg V nr. 2.3.1).
The accuracy of exhaust flow determination shall be ± 2,5 % of reading or better.
Nøyaktigheten for bestemmelsen av eksosstrømmen skal være ± 2,5 % av den avleste verdien eller bedre.
G EXHW = G AIRW + G FUEL (for wet exhaust mass)
G EXHW = G AIRW + G FUEL (for våt masse av utslipp)
The torque measuring system shall have an accuracy of ± 3 % of reading in the range &gt; 20 % of full scale, and an accuracy of ± 0,6 % of full scale in the range ≤ 20 % of full scale.
Systemet for måling av dreiemoment skal ha en nøyaktighet på ± 3 % av den avleste verdien i området &gt; 20 % av full skalaverdi, og en nøyaktighet på ± 0,6 % av full skalaverdi i området 20 % av full skalaverdi.
The speed measuring system shall have an accuracy of ± 2 % of reading.
Systemet for måling av turtall skal ha en nøyaktighet på ± 2 % av den avleste verdien.