natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Different splitting methods can be applied, whereby the type of splitting used dictates to a significant degree the sampling hardware and procedures to be used (Annex VI, section 1.2.1.1).
Det kan benyttes forskjellige delingsmetoder, slik at den delingstypen som benyttes, i stor grad avgjør hvilket prøvetakingsutstyr og hvilke framgangsmåter som skal brukes (vedlegg VI nr. 1.2.1.1).
the single filter method uses one pair of filters (1.5.1.3 of this Appendix) for all modes of the test cycle.
metoden med enkeltfilter bruker ett filterpar (nr. 1.5.1.3 i dette tillegg) til alle faser av prøvingssyklusen.
the multiple filter method dictates that one pair of filters (section 1.5.1.3 of this Appendix) is used for each of the individual modes of the test cycle.
metoden med flere filtre betyr at ett filterpar (nr. 1.5.1.3 i dette tillegg) benyttes til hver av de enkelte fasene av prøvingssyklusen.
All filter types shall have a 0,3 μm DOP (di-octylphthalate) collection efficiency of at least 99 % at a gas face velocity between 35 and 100cm/s. When performing correlation tests between laboratories or b etween a manufacturer and an approval authority, filters of identical quality must be used.
Alle filtertyper skal ha en utskillelsesgrad på minst 99 % for 0,3 μm DOP (dioktylftalat) ved en gassgjennomstr ømningshastighet på mellom 35 og 100 cm/s. Ved prøving av korrelasjon mellom laboratorier eller mellom en produsent og en godkjenningsmyndighet, skal det benyttes filtre med identisk kvalitet.
Particulate filters must have a minimum diameter of 47 mm (37 mm stain diameter).
Partikkelprøvetakingsfiltrene skal ha en minste diameter på 47 mm (37 mm effektiv diameter).
The back-up filter shall be located no more than 100mm downstream of, and shall not be in contact with, the primary filter.
Sekundærfilteret skal plasseres ikke mer enn 100 mm nedstrøms fra primærfilteret, og de to filtrene skal ikke berøre hverandre.
A gas face velocity through the filter of 35 to 100 cm/s shall be achieved.
Det skal oppnås en gassgjennomstrømningshastighet gjennom filteret på 35 til 100 cm/s.
The pressure drop increase between the beginning and the end of the test shall be no more than 25 kPa.
Økningen i trykkfallet mellom begynnelsen og slutten av prøvingen skal ikke være mer enn 25 kPa.
For larger filter sizes, the minimum filter loading shall be 0,065 mg/1000 mm 2 filter area.
For større filtre skal minstebelastningen av filteret være 0,065 mg/1000 mm 2 filterareal.
Filter diameter (mm)
Filterdiameter (mm)
Recommended stain diameter (mm)
Anbefalt effektiv diameter (mm)
Recommended minimum loading (mg)
Anbefalt minstebelastning (mg)
The temperature of the chamber (or room) in which the particulate filters are conditioned and weighed shall be maintained to within 295 K (22 °C) ± 3 K during all filter conditioning and weighing.
Temperaturen i rommet (eller lokalet) der partikkelfiltrene kondisjoneres og veies, skal holdes på 295 K (22 ºC) ± 3 K under hele kondisjoneringen og veiingen av filtre.
The humidity shall be maintained to a dew point of 282,5 (9,5 °C) ± 3 K and a relative humidity of 45 ± 8 %.
Fuktigheten skal holdes på et duggpunkt på 282,5 K (9,5 ºC) ± 3 K og en relativ fuktighet på 45 ± 8 %.
Disturbances to weighing room specifications as outlined in section 1.5.2.1 will be allowed if the duration of the disturbances does not exceed 30 minutes.
Forstyrrelser i vektrommets spesifikasjoner som angitt i nr. 1.5.2.1, tillates dersom varigheten ikke overstiger 30 minutter.
If the average weight of the reference filters (reference filter pairs) changes between sample filter weighing by more than 10ìg, then all sample filters shall be discarded and the emissions test repeated.
Dersom referansefiltrenes (referansefilterparenes) gjennomsnittsvekt endres mellom veiingen av prøvetakingsfiltrene med mer enn 10 μg, skal alle pr øvetakingsfiltre kasseres og utslippsprøvingen gjentas.
If the weighing room stability criteria outlined in section 1.5.2.1 is not met, but the reference filter (pair) weighing meet the above criteria, the engine manufacturer has the option of accepting the sample filter weights or voiding the tests, fixing the weighing room control system and re-running the test.
Dersom stabilitetskriteriene for vektrommet nevnt i nr. 1.5.2.1, ikke oppfylles, men veiingen av referansefilteret (referansefilterparet) oppfyller ovennevnte kriterier, kan motorprodusenten velge enten å godta vekten av prøvetakingsfiltrene eller å erklære prøvingene ugyldige, rette kontrollsystemet i vektrommet og gjenta prøvingen.
The analytical balance used to determine the weights of all filters shall have a precision (standard deviation) of 2 ìg and a resolution of 1 ìg (1 digit = 1 ìg) specified by the balance manufacturer.
Analysevekten som brukes til å bestemme vekten av alle filtrene, skal ha en presisjon (standardavvik) på 2 μg og en oppl øsning på 1 μg (1 siffer = 1 μg) etter vektprodusentens angivelser.
Gaseous and particulate components emitted by the engine submitted for testing shall be measured by the methods of Annex VI.
Gasser og partikler som avgis fra motoren som innleveres til prøving, skal måles med metodene som er beskrevet i vedlegg VI.
An engine dynamometer shall be used with adequate characteristics to perform the test cycle described in Appendix 4 to this Annex.
Det skal brukes et motordynamometer med tilstrekkelige egenskaper til at prøvingssyklusen beskrevet i tillegg 4 til dette vedlegg, kan gjennomføres.
The accuracy of the measuring equipment must be such that the maximum tolerances of the figures given in Table 3 are not exceeded.
Måleinstrumentene skal ha en slik nøyaktighet at de høyeste toleransegrensene angitt i tallene i tabell 3, ikke overskrides.
For partial flow dilution systems with online control, a response time of ≤0,3s is required.
For delstrømsfortynningssystemer med tilkoplet regulering kreves det en reaksjonstid på ≤ 0,3 s.
For partial flow dilution systems with look ahead control based on a pre-recorded test run, a response time of the exhaust flow measurement system of ≤5s with a rise time of ≤ 1 s is required.
For delstrømsfortynningssystemer med foregripende regulering, som bygger på en tidligere registrert prøvingsgjennomføring, kreves det en reaksjonstid i målesystemet for eksosstrøm på ≤ 5 s med en stigningstid på ≤ 1 s.
G EXHW = G AIRW + G FUEL (for wet exhaust mass)
G EXHW = G AIRW + G FUEL (for våt eksosmasse)
density of the exhaust gas (kg/m 3
eksosens densitet (kg/m 3 )
The background concentration of the tracer gas ( conc a ) may be determined by averaging the background concentration measured immediately before the test run and after the test run.
Bakgrunnskonsentrasjonen av sporgass ( conc a ) kan bestemmes som gjennomsnittet av bakgrunnskonsentrasjonen målt henholdsvis umiddelbart før og umiddelbart etter gjennomføringen av prøvingen.
The air flowmeter shall meet the accuracy specifications in Table 3, the CO 2 analyser used shall meet the specifications of section 2.3.1, and the total system shall meet the accuracy specifications for the exhaust gas flow.
Luftstrømningsmåleren skal oppfylle nøyaktighetsspesifikasjonene i tabell 3, CO 2 -analysatoren skal oppfylle spesifikasjonene i nr. 2.3.1, og samlet skal systemet oppfylle nøyaktighetsspesifikasjonene for eksosstrømmen.
The total diluted exhaust gas flow over the cycle (kg/test) shall be calculated from the measurement values over the cycle and the corresponding calibration data of the flow measurement device ( V 0 for PDP, K V for CFV, C d for SSV):
Den samlede strømmen av fortynnet eksos i hele syklusen (kg/prøving) skal beregnes på grunnlag av måleverdiene gjennom hele syklusen og de tilsvarende kalibreringsdataene for strømningsmåleren ( V 0 for PDP, K V for CFV, C d for SSV):
The analysers shall have a measuring range appropriate for the accuracy required to measure the concentrations of the exhaust gas components (section 1.4.1.1).
Analysatorene skal kunne foreta målinger i et område som tilsvarer den nøyaktigheten som kreves for å måle konsentrasjonene av bestanddelene i eksosen (nr. 1.4.1.1).
It is recommended that the analysers be operated in such a way that the measured concentration falls between 15 and 100 % of full scale.
Det anbefales at analysatorene brukes slik at den målte konsentrasjonen ligger mellom 15 % og 100 % av full skala.
If the full scale value is 155 ppm (or ppm C) or less, or if read-out systems (computers, data loggers) that provide sufficient accuracy and resolution below 15 % of full scale are used, concentrations below 15 % of full scale are also acceptable.
Dersom full skalaverdi er 155 ppm (eller ppm C) eller mindre, eller dersom det brukes avlesningssystemer (datamaskiner, dataloggere) som gir tilstrekkelig nøyaktighet og oppløsning mindre enn 15 % av full skalaverdi, er også konsentrasjoner under 15 % av full skalaverdi akseptable.
In this case, additional calibrations are to be made to ensure the accuracy of the calibration curves - Annex III, Appendix 2, section 1.5.5.2.
I dette tilfellet skal det foretas ekstra kalibreringer for å sikre nøyaktigheten i kalibreringskurvene - vedlegg III tillegg 2 nr. 1.5.5.2.
The repeatability, defined as 2,5 times the standard deviation of 10 repetitive responses to a given calibration or span gas, must be no greater than ± 1 % of full scale concentration for each range used above 155 ppm (or ppm C) or ± 2 % for each range used below 155 ppm (or ppm C).
Repeterbarheten, definert som 2,5 ganger standardavviket på 10 gjentatte responser på en gitt kalibreringsgass, skal ikke være større enn ± 1 % av fullskalakonsentrasjonen for hvert område som benyttes over 155 ppm (eller ppm C), eller ± 2 % for hvert område som benyttes under 155 ppm (eller ppm C).
Also transport times inside of an analyser would be defined as analyser response time, like the converter or water traps inside of a NOx analysers.
Dessuten vil transporttider inni en analysator bli definert som reaksjonstid for analysatoren, på samme måte som for omformere eller vannutskillere i NO x -analysatorene.
The hydrocarbon analyser shall be of the heated flame ionization detector (HFID) type with detector, valves, pipework, etc, heated so as to maintain a gas temperature of 463K (190 °C) ± 10 K.
Hydrokarbonanalysatoren skal være av typen oppvarmet flammeionisasjonsdetektor (HFID) med detektor, ventiler, røropplegg osv., som er oppvarmet slik at gasstemperaturen holdes på 463 K (190 °C) ± 10 K.
If measured on a wet basis, a HCLD with converter maintained above 328 K (55 °C shall be used, provided the water quench check (Annex III, Appendix 2, section 1.9.2.2) is satisfied.
Dersom målingen er på våt basis, skal det brukes en HCLD med omformer som holdes på mer enn 328 K (55 °C), forutsatt at dempingskontrollen for vann (vedlegg III tillegg 2 nr. 1.9.2.2) har vært tilfredsstillende.
the pollutants are sampled continuously and integrated over the cycle; this method is mandatory for HC and NO x .
de forurensende stoffene samles opp kontinuerlig og integrert i løpet av syklusen; denne metoden er obligatorisk for HC og NO x .
Dilution air pre-heating above the temperature limit of 303 K (30 °C) is recommended if the ambient temperature is below 293 K (20 °C).
Det anbefales å forvarme fortynningsluften over temperaturgrensen på 303 K (30 ºC) dersom temperaturen i omgivelsesluften er under 293 K (20 ºC).
The particulate sampling probe shall be installed in close proximity to the gaseous emissions sampling probe, and the installation shall comply with the provisions of Section 2.3.5.
Prøvetakingssonden for partikler skal være montert i nærheten av prøvetakingssonden for gassutslipp, og monteringen skal være i samsvar med bestemmelsene i nr. 2.3.5.
The total system response shall be designed as to ensure a representative sample of the particulates, G SE , proportional to the exhaust mass flow.
Systemets samlede reaksjon skal være slik at den sikrer en representativ partikkelprøve, G SE , som er proporsjonal med massestrømmen av eksos.
To determine the proportionality, a regression analysis of G SE versus G EXHW shall be conducted on a minimum 5 Hz data acquisition rate, and the following criteria shall be met:
For å bestemme proporsjonaliteten skal det foretas en regresjonsanalyse av G SE mot G EXHW med en datafangstfrekvens på minst 5 Hz, og følgende kriterier skal være oppfylt:
the correlation coefficient r of the linear regression between G SE and G EXHW shall be not less than 0,95,
korrelasjonskoeffisienten r 2 for den lineære regresjonen mellom G SE og G EXHW skal ikke være mindre enn 0,95,
the standard error of estimate of G SE on G EXHW shall not exceed 5 % of G SE maximum.
standardavviket for estimatet av G SE på G EXHW skal ikke overstige 5 % av maksimumsverdien for G SE
G SE intercept of the regression line shall not exceed ± 2 % of G SE maximum .
skjæringspunktet mellom G SE og regresjonslinjen skal ikke overstige ± 2 % av maksimumsverdien for G SE .
Such a procedure is required if the transformation time of the particulate system, t 50,P or/and the transformation time of the exhaust mass flow signal, t 50,F are &gt; 0,3 s. Acorrect control of the partial dilution system is obtained, if the time trace of G EXHW ,pre of the pre-test, which controls G SE , is shifted by a «look-ahead» time of t 50,P + t 50,F .
En slik framgangsmåte kreves dersom omdanningstiden for partikkelsystemet, t 50,P og/eller omdanningstiden for signalet for massestrøm av eksos, t 50,F er &gt; 0,3 s. Det oppnås korrekt regulering av delstrømsfortynningssystemet, dersom tidskurven for G EXHW ,pre i forprøvingen, som regulerer G SE , forskyves med et foregripende tidsrom t 50,P + t 50,F .
For establishing the correlation between G SE and G EXHW the data taken during the actual test shall be used, with G EXHW time aligned by t 50,F relative to G SE (no contribution from t 50,P to the time alignment).
For å opprette en korrelasjon mellom G SE og G EXHW brukes dataene som innhentes ved den faktiske prøvingen, der G EXHW er tidsjustert med t 50,F i forhold til G SE ( t 50,P inngår ikke i tidsjusteringen).
That is, the time shift between G EXHW and G SE is the difference in their transformation times that were determined in Appendix 2, Section2.6.
Det vil si at tidsforskyvningen mellom G EXHW og G SE er forskjellen i deres omdanningstider som fastsatt i tillegg 2 nr. 2.6.
For partial flow dilution systems, the accuracy of the sample flow G SE is of special concern, if not measured directly, but determined by differential flow measurement:
For delstrømsfortynningssystemer er nøyaktigheten i prøvestrømmen G SE særlig viktig, dersom den ikke måles direkte, men bestemmes ved differensialstrømmåling:
In this case an accuracy of ± 2 % for G TOTW and G DILW is not sufficient to guarantee acceptable accuracies of G SE.
I dette tilfellet er en nøyaktighet på ± 2 % for G TOTW og G DILW ikke tilstrekkelig til å garantere en akseptabel nøyaktighet for G SE.
Acceptable accuracies of G SE can be obtained by either of the following methods:
Akseptabel nøyaktighet for G SE kan oppnås ved én av følgende metoder:
The absolute accuracies of G TOTW and G DILW are ± 0,2 % which guarantees an accuracy of G SE of ≤ 5 % at a dilution ratio of 15. However, greater errors will occur at higher dilution ratios.
Absolutt nøyaktighet for G TOTW og G DILW er ± 0,2 %, som garanterer en nøyaktighet for G SE på ≤ 5 % ved et fortynningsforhold på 15. Ved høyere fortynningsforhold vil imidlertid feilene bli større.
Calibration of G DILW relative to G TOTW is carried out such that the same accuracies for G SE as in (a) are obtained.
Kalibrering av G DILW i forhold til G TOTW utføres slik at det oppnås samme nøyaktighet for G SE som i a).
The accuracy of G SE is determined indirectly from the accuracy of the dilution ratio as determined by a tracer gas, e.g. CO 2 .
Nøyaktigheten for G SE bestemmes indirekte ut fra fortynningsforholdets nøyaktighet, som bestemt ved en sporgass, f.eks. CO 2 .
Again, accuracies equivalent to method (a) for G SE are required.
Igjen skal bestemmelsen av G SE skje med en nøyaktighet som tilsvarer metode a).
The absolute accuracy of G TOTW and G DILW is within ± 2 % of full scale, the maximum error of the difference between G TOTW and G DILW is within 0,2 %, and the linearity error is within ± 0,2 % of the highest G TOTW observed during the test.
Absolutt nøyaktighet for G TOTW og G DILW ligger innenfor ± 2 % av full skalaverdi, den største differansefeilen mellom G TOTW og G DILW ligger innenfor 0,2 %, og linearitetsfeilen ligger innenfor ± 0,2 % av høyeste verdi for G TOTW som er observert under prøvingen.
All filter types shall have a 0,3 μm DOP (di-octylphthalate) collection efficiency of at least 99 % at a gas face velocity between 35 and 100 cm/s. When performing correlation tests between laboratories or between a manufacturer and an approval authority, filters of identical quality must be used.
Alle filtertyper skal ha en utskillelsesgrad på minst 99 % for 0,3 μm DOP (dioktylftalat) ved en gassgjennomstr ømningshastighet på mellom 35 og 100 cm/s. Ved prøving av korrelasjon mellom laboratorier eller mellom en produsent og en godkjenningsmyndighet, skal det benyttes filtre med identisk kvalitet.
Larger diameter filters are acceptable (section 2.4.1.5).
Filtre med større diameter kan brukes (nr. 2.4.1.5).
The pressure drop increase between the beginning and the end of the test shall be no more than 25kPa.
Økningen i trykkfallet mellom begynnelsen og slutten av prøvingen skal ikke være mer enn 25 kPa.
The humidity shall be maintained to a dewpoint of 282,5 (9,5 °C) ± 3 K and a relative humidity of 45 ± 8 %.
Fuktigheten skal holdes på et duggpunkt på 282,5 K (9,5 ºC) ± 3 K og en relativ fuktighet på 45 ± 8 %.
Disturbances to weighing room specifications as outlined in section 2.4.2.1 will be allowed if the duration of the disturbances does not exceed 30 minutes.
Forstyrrelser i vektrommets spesifikasjoner som angitt i nr. 2.4.2.1, tillates dersom varigheten ikke overstiger 30 minutter.
If the weighing room stability criteria outlined in section 2.4.2.1 are not met, but the reference filter (pair) weighing meet the above criteria, the engine manufacturer has the option of accepting the sample filter weights or voiding the tests, fixing the weighing room control system and re-running the test.
Dersom stabilitetskriteriene for vektrommet nevnt i nr. 2.4.2.1, ikke oppfylles, men veiingen av referansefilteret (referansefilterparet) oppfyller ovennevnte kriterier, kan motorprodusenten velge enten å godta vekten av prøvetakingsfiltrene eller å erklære prøvingene ugyldig, rette kontrollsystemet i vektrommet og gjenta prøvingen.
The analytical balance used to determine the weights of all filters shall have a precision (standard deviation) of 2 μg and a resolution of 1 μg (1 digit = 1 μg) specified by the balance manufacturer.
Analysevekten som brukes til å bestemme vekten av alle filtrene, skal ha en presisjon (standardavvik) på 2 μg og en oppl øsning på 1 μg (1 siffer = 1 μg) etter ve ktprodusentens angivelser.
CALIBRATION PROCEDURE [NRSC, NRTC ( 1 ) ]
KALIBRERINGSMETODE [NRSC, NRTC ( 1 ) ]
«This accuracy implies that primary gases used for blending shall be known to have an accuracy of at least ± 1 %, traceable to national or international gas standards.
«Nøyaktighetskravet innebærer at primærgassene som benyttes i blandingen, skal være kjent med en nøyaktighet på minst ± 1 %, som skal kunne spores til nasjonale og/eller internasjonale standarder.
The verification shall be performed at between 15 and 50 % of full scale for each calibration incorporating a blending device.
Etterprøvingen utføres ved mellom 15 % og 50 % av full skalaverdi for hver kalibrering som omfatter bruk av en blandeinnretning.
A range shall be chosen where the oxygen interference check gases will fall within the upper 50 %.
Det skal velges et område der kontrollgassene for oksygeninterferens vil ligge innenfor de øverste 50 %.
Oxygen interference check gases shall contain propane with 350 ppmC ÷ 75 ppmC hydrocarbon.
Kontrollgassene for oksygeninterferens skal inneholde propan med 350 ppm C ÷ 75 ppm C hydrokarbon.
O 2 concentration
O 2 -konsentrasjon
If it has changed more than 0,5 % of full scale clauses (a) and (b) shall be repeated.
Dersom den er endret med mer enn 0,5 % av full skalaverdi, gjentas bokstav a) og b).
The oxygen interference ( %O 2 I) shall be calculated for each mixture in (d) as follows:
Oksygeninterferensen (% O 2 I) for hver blanding i bokstav d) beregnes på følgende måte:
hydrocarbon concentration (ppmC) of the span gas used in (b)
hydrokarbonkonsentrasjonen (ppm C) i kalibreringsgassen som brukes i bokstav b)
hydrocarbon concentration (ppmC) of the oxygen interference check gases used in (d)
hydrokarbonkonsentrasjonen (ppm C) i kontrollgassene for oksygeninterferens som brukes i bokstav d)
The % of oxygen interference ( %O 2 I) shall be less than ± 3,0 % for all required oxygen interference check gases prior to testing.
Oksygeninterferensen (% O 2 I) skal før prøvingen være under ± 3,0 % for alle foreskrevne kontrollgasser for oksygeninterferens.
If the oxygen interference is greater than ± 3,0 %, the air flow above and below the manufacturer's specifications shall be incrementally adjusted, repeating clause 1.8.1 for each flow.
Dersom oksygeninterferensen er over ± 3,0 %, skal luftstrømmen innstilles progressivt over og under produsentens spesifikasjoner, og nr. 1.8.1 gjentas for hver strøm.
If the oxygen interference is greater than ± 3,0 % after adjusting the air flow, the fuel flow and thereafter the sample flow shall be varied, repeating clause 1.8.1 for each new setting.
Dersom oksygeninterferensen er over ± 3,0 % etter justering av luftstrømmen, skal drivstoffstrømmen og deretter prøvestrømmen varieres, og nr. 1.8.1 gjentas for hver ny innstilling.
If the oxygen interference is still greater than ± 3,0 %, the analyser, FID fuel, or burner air shall be repaired or replaced prior to testing.
Dersom oksygeninterferensen fremdeles er over ± 3,0 %, skal analysatoren, FID-drivstoffet eller brennerluften repareres eller byttes ut før prøving.
A NO span gas having a concentration of 80 to 100 % of full scale to the normal operating range shall be passed through the (H)CLD and the NO value recorded as D. The NO gas shall be bubbled through water at room temperature and passed through the (H)CLD and NO value recorded as C. The water temperature shall be determined and recorded as F. The mixture's saturation vapour pressure that corresponds to the bubbler water temperature (F) shall be determined and recorded as G. The water vapour concentration (in %) of the mixture shall be calculated as follows:»;»
En NO-kalibreringsgass som har en konsentrasjon på 80 % til 100 % av full skalaverdi av det normale driftsområdet, skal føres gjennom (H)CLD-analysatoren, og NO-verdien registreres som D. NO-gassen skal kjøres gjennom boblefilter med vann ved romtemperatur og føres gjennom (H)CLD-analysatoren, og NO-verdien registreres som C. Vanntemperaturen skal bestemmes og registreres som F. Blandingens metningsdamptrykk som tilsvarer vanntemperaturen i boblekaret (F), skal bestemmes og registreres som G. Blandingens vanndampkonsentrasjon (i %) skal beregnes på følgende måte:»
For diesel exhaust, the maximum exhaust water vapour concentration (in %) expected during testing shall be estimated, under the assumption of a fuel atom H/C ratio of 1,8 to 1, from the maximum CO 2 concentration in the exhaust gas or from the undiluted CO 2 span gas concentration (A, as measured in section 1.9.2.1) as follows:»;»
For eksos fra dieselmotorer skal den største konsentrasjonen (i %) av vanndamp i eksosen som er forventet under prøving, beregnes på følgende måte under den forutsetning at atomforholdet H/C i drivstoffet er 1,8:1 ut fra den største CO 2 -konsentrasjonen i eksosen, eller ut fra konsentrasjonen av ufortynnet CO 2 -kalibreringsgass (A, som målt i nr. 1.9.2.1):»
The gas switching shall be done in less than 0,1 second.
Skifte av gass skal skje på mindre enn 0,1 sekund.
The gases used for the test shall cause a concentration change of at least 60 % FS.
De gassene som brukes ved prøvingen, skal gi en konsentrasjonsendring på minst 60 % FS.