natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The calibration method that shall be used is described in this paragraph for the analysers indicated in Appendix 1, section 1.4.3.
Kalibreringsmetoden som skal benyttes, er beskrevet i dette nummer for analysatorene nevnt i tillegg 1 nr. 1.4.3.
C3H8 and purified synthetic air (see section 1.2.1)
C 3 H 8 og renset syntetisk luft (se nr. 1.2.1)
NO and purified nitrogen (the amount of NO2 contained in this calibration gas must not exceed 5 % of the NO content)
NO og renset nitrogen (mengden av NO 2 i denne kalibreringsgassen må ikke overstige 5 % av NO-innholdet)
O2 and purified nitrogen
O 2 og renset nitrogen
CO2 and purified nitrogen
CO 2 og renset nitrogen
CH4 and purified synthetic air
CH 4 og renset syntetisk luft
C2H6 and purified synthetic air
C 2 H 6 og renset syntetisk luft
The true concentration of a calibration and span gas must be within ± 2 % of the nominal value.
Den faktiske konsentrasjonen av en kalibreringsgass må være innenfor ± 2 % av den nominelle verdien.
The gases used for calibration and span may also be obtained by means of a gas divider, diluting with purified N2 or with purified synthetic air.
Gassene som brukes til kalibrering, kan også lages ved hjelp av en utblandingsenhet for gass, ved fortynning med renset N 2 eller med renset syntetisk luft.
The accuracy of the mixing device must be such that the concentration of the diluted calibration gases may be determined to within ± 2 %.
Nøyaktigheten i blandeinnretningen må være slik at konsentrasjonen av de fortynnede kalibreringsgassene kan bestemmes med en nøyaktighet på ± 2 %.
The minimum requirements given in sections 1.4 to 1.9 shall be included.
Minstekravene angitt i nr. 1.4-1.9 skal overholdes.
The maximum allowable leakage rate on the vacuum side shall be 0,5 % of the in-use flow rate for the portion of the system being checked.
Den største tillatte lekkasje på vakuumsiden skal være 0,5 % av strømningsmengden under bruk for den delen av systemet som kontrolleres.
The NDIR analyser shall be tuned, as necessary, and the combustion flame of the HFID analyser shall be optimized (section 1.8.1).
NDIR-analysatoren skal innstilles om nødvendig, og HFID-analysatorens forbrenningsflamme skal optimaliseres (nr. 1.8.1).
Using purified synthetic air (or nitrogen), the CO, CO2, Nox, HC and O2 analysers shall be set at zero.
CO-, CO 2 -, NO x , HC- og O 2 -analysatorene skal nullstilles ved hjelp av renset syntetisk luft (eller nitrogen).
The appropriate calibration gases shall be introduced to the analysers, the values recorded, and the calibration curve established according to section 1.5.6.
De aktuelle kalibreringsgassene skal føres inn i analysatorene, verdiene skal registreres og kalibreringskurven bestemmes i samsvar med nr. 1.5.6.
The highest nominal concentration must be equal to or higher than 90 % of full scale.
Den høyeste nominelle konsentrasjon av kalibreringsgassen skal være minst 90 % av full skalaverdi.
The calibration curve must not differ by more than ± 2 % from the nominal value of each calibration point and by more than ± 1 % of full scale at zero.
Kalibreringskurven skal ikke avvike med mer enn ± 2 % fra den nominelle verdien for hvert kalibreringspunkt og ikke med mer enn ± 1 % av full skalaverdi ved null.
Calibration below 15 % of full scale
Kalibrering av området under 15 % av full skalaverdi
The analyser calibration curve is established by at least ten calibration points (excluding zero) spaced so that 50 % of the calibration points is below 10 % of full scale.
Analysatorens kalibreringskurve bestemmes ved minst ti kalibreringspunkter (unntatt null) plassert med slik avstand at 50 % av kalibreringspunktene er under 10 % av full skalaverdi.
The efficiency of the converter used for the conversion of NO 2 into NO is tested as given in sections 1.8.1 to 1.8.8 (figure 1 of Annex III, Appendix 2).
Virkningsgraden til omformeren som omdanner NO 2 til NO, prøves som angitt i nr. 1.8.1-1.8.8 (figur 1 i vedlegg III tillegg 2).
The calibration is checked by using a zero gas and a span gas whose nominal value is more than 80 % of full scale of the measuring range.
Kalibreringen kontrolleres ved hjelp av en nullgass og en kalibreringsgass hvis nominelle verdi er mer enn 80 % av full skalaverdi for måleområdet.
If, for the two points considered, the value found does not differ by more than ± 4 % of full scale from the declared reference value, the adjustment parameters may be modified.
Dersom verdien for de to aktuelle punktene ikke avviker med mer enn ± 4 % av full skalaverdi fra den oppgitte referanseverdien, kan innstillingsparametrene endres.
Should this not be the case, a new calibration curve shall be established in accordance with section 1.5.4.
Dersom dette ikke er tilfelle, skal en ny kalibreringskurve bestemmes i samsvar med nr. 1.5.4.
Efficiency test of the NO x converter
Prøving av NO x -omformerens virkningsgrad
The efficiency of the converter used for the conversion of NO2 into NO is tested as given in sections 1.7.1 to 1.7.8 (Figure 1).
Virkningsgraden til omformeren som omdanner NO 2 til NO, prøves som angitt i nr. 1.7.1 til 1.7.8 (figur 1).
Using the test set-up as shown in Figure 1 (see also Appendix 1, section 1.4.3.5) and the procedure below, the efficiency of converters can be tested by means of an ozonator.
Med prøvingsoppstillingen som vist i figur 1 (se også tillegg 1 nr. 1.4.3.5) og framgangsmåten beskrevet nedenfor kan omformernes virkningsgrad prøves ved hjelp av en ozongenerator.
Schematic of NO2 converter efficiency device
Skjematisk framstilling av en innretning for bestemmelse av NO 2 -omformerens virkningsgrad
The CLD and the HCLD shall be calibrated in the most common operating range following the manufacturer's specifications using zero and span gas (the NO content of which must amount to about 80 % of the operating range and the NO2 concentration of the gas mixture to less than 5 % of the NO concentration).
CLD- og HCLD-instrumentene kalibreres i det mest brukte driftsområdet etter produsentens anvisninger, ved bruk av nullgass og kalibreringsgass (sistnevntes NO-innhold skal utgjøre ca. 80 % av driftsområdet, og gassblandingens NO 2 -konsentrasjon skal være under 5 % av NO-konsentrasjonen).
The NOx analyser must be in the NO mode so that the span gas does not pass through the converter.
NO x -analysatoren skal innstilles på NO slik at kalibreringsgassen ikke går gjennom omformeren.
The efficiency of the NOx converter is calculated as follows:
NO x -omformerens virkningsgrad beregnes på følgende måte:
NOx concentration according to section 1.7.6;
NO x -konsentrasjon i samsvar med nr. 1.7.6
NOx concentration according to section 1.7.7;
NO x -konsentrasjon i samsvar med nr. 1.7.7
NO concentration according to section 1.7.4;
NO-konsentrasjon i samsvar med nr. 1.7.4
NO concentration according to section 1.7.5.
NO-konsentrasjon i samsvar med nr. 1.7.5
Via a T-fitting, oxygen or zero air is added continuously to the gas flow until the concentration indicated is about 20 % less than the indicated calibration concentration given in section 1.7.2.
Via et T-rørstykke tilføres gasstrømmen oksygen eller nullstillingsluft kontinuerlig til avlest konsentrasjon er ca. 20 % lavere enn målt kalibreringskonsentrasjon etter nr. 1.7.2.
The ozonator is now activated to generate enough ozone to bring the NO concentration down to about 20 % (minimum 10 %) of the calibration concentration given in section 1.7.2.
Ozongeneratoren skal nå aktiveres slik at den framstiller tilstrekkelig ozon til å bringe NO-konsentrasjonen ned til 20 % (minimum 10 %) av kalibreringskonsentrasjonen angitt i nr. 1.7.2.
NO x mode
NO x -innstilling
The NO analyser is then switched to the NOx mode so that the gas mixture (consisting of NO, NO 2 , O 2 and N 2 ) now passes through the converter.
NO-analysatoren innstilles så på NO x , slik at gassblandingen (bestående av NO, NO 2 , O 2 og N 2 ) går gjennom omformeren.
(The analyser is in the NO x mode.)
(Analysatoren er innstilt på NO x ).
The mixture of gases described in section 1.7.6 passes through the converter into the detector.
Gassblandingen beskrevet i nr. 1.7.6 går gjennom omformeren inn i detektoren.
The NOx reading of the analyser shall not deviate by more than ± 5 % from the value measured according to section 1.7.2.
Avlest NO x -verdi på analysatoren skal da ikke avvike med mer enn ± 5 % fra verdien målt etter nr. 1.7.2.
The efficiency of the converter must be tested prior to each calibration of the NOx analyser.
Omformerens virkningsgrad skal prøves før hver kalibrering av NO x -analysatoren.
The efficiency of the converter shall not be less than 90 %, but a higher efficiency of 95 % is strongly recommended.
Omformerens virkningsgrad skal ikke være lavere enn 90 %, men en høyere virkningsgrad på 95 % anbefales sterkt.
If, with the analyser in the most common range, the ozonator cannot give a reduction from 80 % to 20 % according to section 1.7.5, then the highest range which will give the reduction shall be used.
Dersom ozongeneratoren, med analysatoren i det mest brukte driftsområdet, ikke kan gi en reduksjon fra 80 til 20 % etter nr. 1.7.5, skal det høyeste området som vil gi reduksjonen, benyttes.
With the fuel and air flow rates set at the manufacturer's recommendations, a 350 ± 75 ppm C span gas shall be introduced to the analyser.
Med drivstoff- og luftstrømmengden innstilt slik produsenten har anbefalt, skal det føres en kalibreringsgass på 350 ± 75 ppm C inn i analysatoren.
The analyser shall be calibrated using propane in air and purified synthetic air, according to section 1.5.
Analysatoren skal kalibreres ved hjelp av propan i luft og renset syntetisk luft i samsvar med nr. 1.5.
The response factor (R f ) for a particular hydrocarbon species is the ratio of the FID C1 reading to the gas concentration in the cylinder expressed by ppm C1.
Responsfaktoren (R f ) for en bestemt art hydrokarboner er forholdet mellom C1-verdien avlest på FID-detektoren og gasskonsentrasjonen i sylinderen, uttrykt som ppm C1.
The concentration of the test gas must be at a level to give a response of approximately 80 % of full scale.
Konsentrasjonen av prøvingsgassen må være på et nivå som gir en respons på ca. 80 % av full skalaverdi.
The concentration must be known to an accuracy of ± 2 % in reference to a gravimetric standard expressed in volume.
Konsentrasjonen må være kjent med en nøyaktighet på ± 2 % i forhold til en gravimetrisk standard uttrykt i volum.
In addition, the gas cylinder must be pre-conditioned for 24 hours at a temperature of 298 K (25 °C) ± 5 K.
I tillegg må gassylinderen forhåndskondisjoneres i 24 timer ved en temperatur på 298 K (25 ?C) ± 5 K.
These values are relative to the response factor (Rf) of 1,00 for propane and purified synthetic air.
Disse verdiene står i forhold til en responsfaktor (R f ) på 1,00 for propan og renset syntetisk luft.
The response factor is defined and shall be determined as described in section 1.8.2.
Responsfaktoren defineres og skal bestemmes som fastsatt i nr. 1.8.2.
This value is relative to the response factor (Rf) of 1,00 for propane and purified synthetic air.
Denne verdien står i forhold til en responsfaktor (R f ) på 1,00 for propan og renset syntetisk luft.
The FID burner air oxygen concentration must be within ± 1 mole % of the oxygen concentration of the burner air used in the latest oxygen interference check.
Oksygenkonsentrasjonen i FID-brennerens luft må være innenfor ± 1 molprosent av oksygenkonsentrasjonen i brennerluften som ble brukt i den seneste kontrollen av oksygeninterferens.
The interference checks in sections 1.9.1 and 1.9.2 shall be performed prior to an analyser's initial use and after major service intervals.
Interferenskontrollene i nr. 1.9.1 og 1.9.2 skal foretas før en analysator tas i bruk for første gang og etter større serviceintervaller.
Water and CO 2 can interfere with the CO analyser performance.
Vann og CO 2 kan påvirke CO-analysatorens resultater.
Therefore a CO2 span gas having a concentration of 80 to 100 % of full scale of the maximum operating range used during testing shall be bubbled through water at room temperature and the analyser response recorded.
En CO 2 -kalibreringsgass med konsentrasjon på 80 til 100 % av full skalaverdi for det største driftsområdet som brukes under prøving skal derfor kjøres gjennom boblefilter med vann ved romtemperatur, og analysatorresponsen skal registreres.
The analyser response must not be more than 1 % of full scale for ranges equal to or above 300 ppm or more than 3 ppm for ranges below 300 ppm.
Analysatorresponsen må ikke være mer enn 1 % av full skalaverdi for områder lik eller over 300 ppm eller mer enn 3 ppm for områder under 300 ppm.
NO x analyser quench checks
Dempingskontroll for NO x -analysatoren
The two gases of concern for CLD (and HCLD) analysers are CO 2 and water vapour.
De to aktuelle gassene for CLD- (og HCLD-)analysatorer er CO 2 og vanndamp.
A CO 2 span gas having a concentration of 80 % to 100 % of full scale of the maximum operating range shall be passed through the NDIR analyser and the CO 2 value recorded as A.
En CO 2 -kalibreringsgass med konsentrasjon på 80 % til 100 % av full skalaverdi av det største driftsområdet skal føres gjennom NDIR-analysatoren, og CO 2 -verdien registreres som A.
It shall then be diluted approximately 50 % with NO span gas and passed through the NDIR and (H)CLD with the CO 2 and NO values recorded as B and C, respectively.
Den skal så fortynnes til ca. 50 % med NO-kalibreringsgass og føres gjennom NDIR- og (H)CLD-analysatoren med CO 2 - og NO-verdiene registrert som henholdsvis B og C.
The CO 2 shall be shut off and only the NO span gas is passed through the (H)CLD and the NO value recorded as D.
CO 2 -tilførselen stenges og bare NO-kalibreringsgassen skal føres gjennom (H)CLD-analysatoren, og NO-verdien registreres som D.
CO 2 quench check
Dempingskontroll for CO 2 -analysatoren
and must not be greater than 3 % of full scale.
og må ikke være større enn 3 % av full skalaverdi
and recorded as D e .
og registreres som D e .
For diesel exhaust, the maximum exhaust water vapour concentration (in %) expected during testing shall be estimated, under the assumption of a fuel atom H/C ratio of 1,8 to 1, from the undiluted CO2 span gas concentration (A, as measured in section 1.9.2.1) as follows:
For eksos fra dieselmotorer skal den største konsentrasjonen (i %) av vanndamp i eksosen som er forventet under prøving beregnes slik, under den forutsetning at atomforholdet H/C i drivstoffet er 1,8:1 ut fra konsentrasjonen av ufortynnet CO 2 -kalibreringsgass (A, som målt i nr. 1.9.2.1):
and must not be greater than 3 % of full scale
og må ikke være større enn 3 % av full skalaverdi.
It is important that the NO span gas contains minimal NO 2 concentration for this check, since absorption of NO 2 in water has not been accounted for in the quench calculations.
Det er viktig at NO-kalibreringsgassen inneholder en minimal NO 2 -konsentrasjon ved denne kontrollen, da det ikke er tatt hensyn til absorpsjon av NO 2 i vannet i beregningene av dempingen.
The analysers shall be calibrated according to section 1.5 at least every three months or whenever a system repair or change is made that could influence calibration.
Analysatorene skal kalibreres i samsvar med nr. 1.5 minst hver tredje måned, eller hver gang det foretas en reparasjon eller endring i systemet som kan påvirke kalibreringen.
The calibration method to be used is described in this section for the components indicated in Annex III, Appendix 1, section 1.5 and Annex V.
Kalibreringsmetoden som skal benyttes, er beskrevet i dette nummer for de komponenter som er nevnt i vedlegg III tillegg 1 nr. 1.5, og vedlegg V.
The maximum error of the measured value shall be within ± 2 % of reading.
Største feil i målt verdi skal være innenfor ± 2 % av avlest verdi.
If the gas flow is determined by differential measurement, the maximum error of the difference shall be such that the accuracy of GEDF is within ± 4 % (see also Annex V, section 1.2.1.1 EGA).
Dersom gasstrømmen bestemmes ved differansetrykkmåling, skal den største differansefeilen være slik at nøyaktigheten av G EDF er innenfor ± 4 % (se også vedlegg V nr. 1.2.1.1 EGA).
When using particulate sampling systems without EGA (Annex V, section 1.2.1.1), the dilution ratio shall be checked for each new engine installation with the engine running and the use of either the CO2 or NOx concentration measurements in the raw and dilute exhaust.
Ved bruk av partikkelprøvetakingssystemer uten EGA (vedlegg V nr. 1.2.1.1) skal fortynningsforholdet kontrolleres for hver ny motorinstallasjon med motoren i gang og bruk av enten CO 2 - eller NO x -konsentrasjonsmålingene i rå og fortynnet eksos.
The measured dilution ratio shall be within ± 10 % of the calculated dilution ratio from CO2 or NOx concentration measurement.
Det målte fortynningsforholdet skal være innenfor ± 10 % av det beregnede fortynningsforholdet ut fra CO 2 - eller NO x -konsentrasjonsmålingen.
The range of the exhaust gas velocity and the pressure oscillations shall be checked and adjusted according to the requirements of Annex V, section 1.2.1.1, EP, if applicable.
Variasjonsområdet for eksoshastighets- og trykksvingninger skal kontrolleres og eventuelt justeres i samsvar med kravene i vedlegg V nr. 1.2.1.1 EP.
For the evaluation of the gaseous emissions, the chart reading of the last 60 seconds of each mode shall be averaged, and the average concentrations (conc) of HC, CO, NOx and CO2 if the carbon balance method is used, during each mode shall be determined from the average chart readings and the corresponding calibration data.
Ved evaluering av gassutslippene brukes gjennomsnittet av resultatene fra de siste 60 sekundene i hver sekvens, og gjennomsnittskonsentrasjonene (conc) av HC, CO, NO x og CO 2 , dersom karbonbalansemetoden brukes i løpet av hver sekvens, skal bestemmes ut fra gjennomsnittsresultatene av diagrammet og de tilhørende kalibreringsdata.
The average background concentrations (concd) may be determined from the bag readings of the dilution air or from the continuous (non-bag) background reading and the corresponding calibration data.
De gjennomsnittlige bakgrunnskonsentrasjonene (conc d ) kan bestemmes ut fra avlesningsresultatene av sekkene med fortynningsluft eller ut fra kontinuerlig avlesning (uten sekk) av bakgrunnskonsentrasjonene og de tilhørende kalibreringsdata.
For the evaluation of the particulates, the total sample masses (MSAM,i) or volumes (VSAM,i) through the filters shall be recorded for each mode.
Ved evaluering av partikler skal den samlede prøvemassen (M SAM,i ) eller det samlede volum (V SAM,i ) som har passert gjennom filtrene, registreres for hver sekvens.
The filters shall be returned to the weighing chamber and conditioned for at least one hour, but not more than 80 hours, and then weighed.
Filtrene skal tas tilbake til vektrommet og kondisjoneres i minst en time, men ikke mer enn 80 timer, og så veies.
The gross weight of the filters shall be recorded and the tare weight (see section 3.1, Annex III) subtracted.
Bruttovekten av filtrene skal registreres og taravekten (se vedlegg III nr. 3.1) trekkes fra.
The particulate mass (Mf for single filter method; Mf,i for the multiple filter method) is the sum of the particulate masses collected on the primary and back-up filters.
Partikkelmassen (M f for enkeltfiltermetoden; M f,i for metoden med flere filtre) er summen av partikkelmassene som samles opp i primærfilteret og sekundærfiltrene.
If background correction is to be applied, the dilution air mass (MDIL) or volume (VDIL) through the filters and the particulate mass (Md) shall be recorded.
Dersom bakgrunnskorreksjon skal benyttes, skal massen (M DIL ) eller volumet (V DIL ) av fortynningsluft gjennom filtrene og partikkelmassen (M d ) registreres.
If more than one measurement was made, the quotient Md/MDIL or Md/VDIL must be calculated for each single measurement and the values averaged.
Dersom det ble foretatt mer enn en måling, må kvotienten M d /M DIL eller M d /V DIL beregnes for hver enkelt måling og gjennomsnittet av verdiene bestemmes.
The exhaust gas flow rate (GEXHW, VEXHW or VEXHD) shall be determined for each mode according to Annex III, Appendix 1, sections 1.2.1 to 1.2.3.
Strømningshastigheten i eksosen (G EXHW , V EXHW eller V EXHD ) skal bestemmes for hver sekvens i samsvar med vedlegg III tillegg 1 nr. 1.2.1 til 1.2.3.
When using a full flow dilution system, the total dilute exhaust gas flow rate (GTOTW, VTOTW) shall be determined for each mode according to Annex III, Appendix 1, section 1.2.4.
Ved bruk av et system med fullstrømsfortynning skal den samlede massestrøm i fortynnet eksos (G TOTW , V TOTW ) bestemmes for hver sekvens i samsvar med vedlegg III tillegg 1 nr. 1.2.4.
When applying GEXHW, VEXHW, GTOTW or VTOTW, the measured concentration shall be converted to a wet basis according to the following formulae, if not already measured on a wet basis:
Dersom verdiene G EXHW , V EXHW, G TOTW eller V TOTW brukes, skal den målte konsentrasjonen regnes om til våt basis etter følgende formel, dersom den ikke allerede er målt på våt basis:
FFH may be calculated by:
F FH kan beregnes ved:
Humidity correction for NO x
Fuktighetskorreksjon for NO x
As the NOx emission depends on ambient air conditions, the NOx concentration shall be corrected for ambient air temperature and humidity by the factors KH given in the following formula:
Fordi NO x -utslipp avhenger av omgivelsesluftens tilstand, skal NO x -konsentrasjonen korrigeres for temperatur og fuktighet i omgivelsesluften med faktorene K H , gitt i følgende formel:
The weighting factors and the number of modes (n) used in the above calculation are according to Annex III, section 3.6.1.
Vektfaktorene og antall sekvenser (n) som benyttes i beregningen ovenfor, er i samsvar med vedlegg III nr. 3.6.1.
As the particulate emission of diesel engines depends on ambient air conditions, the particulate mass flow rate shall be corrected for ambient air humidity with the factor Kp given in the following formula:
Fordi partikkelutslippet fra dieselmotorer avhenger av omgivelsesluftens tilstand, skal massestrømmen av partikler korrigeres for fuktighet i omgivelsesluften med faktoren K p , gitt i følgende formel:
Since various types of dilution rate control may be used, different calculation methods for equivalent diluted exhaust gas mass flow rate GEDF or equivalent diluted exhaust gas volume flow rate VEDF apply.
Da det kan benyttes forskjellige typer av regulering av fortynningslufthastigheten, gjelder forskjellige beregningsmetoder for ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos G EDF eller ekvivalent volumstrøm av fortynnet eksos V EDF .
where r corresponds to the ratio of the cross sectional areas of the isokinetic probe Ap and exhaust pipe AT:
der r svarer til forholdet mellom tverrsnittsarealet av den isokinetiske sonden A p og eksosrøret A T :
Systems with measurement of CO2 or NOx concentration
Systemer med måling av CO 2 - eller NO x -konsentrasjon
ConcE = wet concentration of the tracer gas in raw exhaust
Conc E = våt konsentrasjon av sporgass i råeksos
ConcD = wet concentration of the tracer gas in the diluted exhaust
Conc D = våt konsentrasjon av sporgassen i fortynnet eksos
ConcA = wet concentration of the tracer gas in the dilution air
Conc A = våt konsentrasjon av sporgass i fortynningsluften
Concentrations measured on a dry basis shall be converted to a wet basis according to section 1.3.2 of this Appendix.
Konsentrasjoner målt på tørr basis skal omregnes til våt basis i samsvar med nr. 1.3.2 i dette tillegg.
Systems with CO2 measurement and carbon balance method
Systemer med CO 2 -måling og karbonbalansemetode
This equation is based upon the carbon balance assumption (carbon atoms supplied to the engine are emitted as CO2) and derived through the following steps:
Denne ligningen er basert på karbonbalanseforutsetningen (karbonatomer som føres inn i motoren, slippes ut som CO 2 ) og framkommer gjennom følgende skritt:
If more than one measurement is made, (Md/MDIL) or (Md/VDIL) shall be replaced with (Md/MDIL)aver or (Md/VDIL)aver, respectively.
Dersom det gjøres mer enn en måling, skal (M d /M DIL ) eller (M d /V DIL ) erstattes med henholdsvis (M d /M DIL ) gjsn eller (M d /V DIL ) gjsn .