natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Calibration factor of a data channel
A hitelesítési érték és a fenti 1.6. szakaszban meghatározott egyenes vonalon leolvasott érték közötti legnagyobb eltérés százalékos aránya a csatorna-amplitúdóosztály felső határánál.
The mean value of the sensitivity coefficients evaluated over frequencies which are evenly spaced on a logarithmic scale between FL and
Keresztérzékenység
Linearity error
A kimenő jelnek a bemenő jelhez viszonyított aránya, amikor a jelátalakító mérési tengelyére merőleges gerjesztést alkalmaznak.
The ratio, in per cent, of the maximum difference between the calibration value and the corresponding value read on the straight line defined in paragraph 1.6 above at the upper limit of the channel amplitude class.
Ezt az értéket a mérési tengely mentén mért érzékenység százalékában kell kifejezni.
Cross sensitivity
Fáziskésési idő
The ratio of the output signal to the input signal, when an excitation is applied to the transducer perpendicular to the measurement axis.
Az adatcsatorna fáziskésési ideje azonos a radiánban mért szinuszos jel fáziskésésével, melyet el kell osztani a jel radián/másodpercben mért szögfrekvenciájával.
It is expressed as a percentage of the sensitivity along the measurement axis.
Környezet
Phase delay time
Az adatcsatornát adott pillanatban érintő összes körülmény és hatás.
The phase delay time of a data channel is equal to the phase delay (in radians) of a sinusoidal signal, divided by the angular frequency of that signal (in radians/second).
TELJESÍTMÉNYKÖVETELMÉNYEK
Environment
Egy adatcsatorna linearitási hibájának abszolút értéke, bármilyen CFC-frekvencia mellett, a teljes mérési tartományban legfeljebb a CAC értékének 2,5 %-a lehet.
The aggregate, at a given moment, of all external conditions and influences to which the data channel is subjected.
Amplitúdó és frekvencia
PERFORMANCE REQUIREMENTS
Egy adatcsatorna válaszfrekvenciájának az e melléklet 1. ábráján bemutatott határgörbék között kell lennie.
The absolute value of the linearity error of a data channel at any frequency in the CFC, shall be equal to or less than 2,5 per cent of the value of the CAC, over the whole measurement range.
A nulla dB vonalat a hitelesítési tényező által kell meghatározni.
Amplitude against frequency
Az adatcsatorna kimenő és a bemenő jele közötti fáziskésési időt meg kell határozni, és ennek változása nem haladhatja meg az 1/0,1 FH másodpercet a 0,03 FH és FH közötti tartományban.
The frequency response of a data channel shall lie within the limiting curves given in Figure 1 of this annex.
Idő
The zero dB line is determined by the calibration factor.
Időalap
The phase delay time between the input and the output signals of a data channel shall be determined and shall not vary by more than 0,1 FH seconds between 0,03 FH and FH.
Rögzíteni kell az időalap értékét, melynek legalább 1/100 s nagyságúnak kell lennie 1 százalékos pontossággal.
Time
Relatív késési idő
Time base
A két vagy több adatcsatorna jelei közötti relatív késési idő, tekintet nélkül a frekvenciaosztályukra, nem haladhatja meg az 1 ms-ot, kivéve a fáziseltolásból származó késést.
A time base shall be recorded and shall at least give 1/100 s with an accuracy of 1 per cent.
A két vagy több összekapcsolt jelű adatcsatornának azonos frekvenciaosztályba kell tartoznia, és a relatív késési idejük nem lehet nagyobb, mint 1/10 FH másodperc.
Relative time delay
Ez a követelmény az analóg jelekre ugyanúgy érvényes, mint a szinkronizáló impulzusokra és a digitális jelekre.
The relative time delay between the signal of two or more data channels, regardless of their frequency class, must not exceed 1 ms excluding delay caused by phase shift.
A jelátalakító keresztérzékenysége
Two or more data channels of which the signals are combined shall have the same frequency class and shall not have relative time delay greater than 1/10 FH seconds.
A jelátalakító keresztérzékenységének 5 % alatt kell lennie minden irányban.
This requirement applies to analogue signals as well as to synchronization pulses and digital signals.
Hitelesítés
Transducer cross sensitivity
Az adatcsatornát legalább évente hitelesíteni kell egy ismert szabványra visszavezethető referenciaberendezéshez viszonyítva.
The transducer cross sensitivity shall be less than 5 per cent in any direction.
A referenciaberendezéssel történő összehasonlítás elvégzésére alkalmazott módszer esetében nem jelentkezhet a CAC 1 %-ánál nagyobb hiba.
Calibration
A referenciaberendezés csak abban a frekvenciatartományban használható, amelyre hitelesítették.
A data channel shall be calibrated at least once a year against reference equipment traceable to known standards.
Az adatcsatorna alrendszerei egyenként értékelhetők, és az eredmények alapján megállapítható a teljes adatcsatorna pontossága.
The methods used to carry out a comparison with reference equipment shall not introduce an error greater than 1 per cent of the CAC.
Ezt el lehet végezni, például egy ismert amplitúdójú elektromos jellel, amely a jelátalakító kimenő jelét helyettesíti.
The use of the reference equipment is limited to the frequency range for which they have been calibrated.
Így lehetővé válik az adatcsatorna erősítési tényezőjének ellenőrzése, a jelátalakító kihagyásával.
Subsystems of a data channel may be evaluated individually and the results factored into the accuracy of the total data channel.
A hitelesítésre használt referenciaberendezés pontossága
This can be done for example by an electrical signal of known amplitude simulating the output signal of the transducer which allows a check to be made on the gain factor of the data channel, excluding the transducer.
A referenciaberendezés pontosságát egy hivatalos mérésügyi szolgálatnak kell tanúsítania vagy hitelesítenie.
Accuracy of reference equipment for calibration
Statikus hitelesítés
The accuracy of the reference equipment shall be certified or endorsed by an official metrology service.
Gyorsulások
Static calibration
A hibák nem érhetik el a csatorna-amplitúdóosztály értékének ± 1,5 %-át.
Accelerations
Erők
The errors shall be less than ± 1,5 per cent of the channel amplitude class.
A hiba nem érheti el a csatorna-amplitúdóosztály értékének ± 1 %-át.
Forces
Elmozdulások
The error shall be less than ± 1 per cent of the channel amplitude class.
Dinamikus hitelesítés
Displacements
A csatorna-amplitúdóosztály százalékában kifejezett hiba a referenciagyorsulásban nem érheti el 400 Hz alatt a ± 1,5 %-ot, 400 Hz és 900 Hz között a ± 2 %-ot, illetve 900 Hz fölött a ± 2,5 %-ot.
Dynamic calibration
A referenciaidő relatív hibája nem haladhatja meg a 10– 5 értéket.
The error in the reference accelerations expressed as a percentage of the channel amplitude class shall be less than ± 1,5 per cent below 400 Hz, less than ± 2 per cent between 400 Hz and 900 Hz, and less than ± 2,5 per cent above 900 Hz.
Érzékenységi együttható és linearitási hiba
The relative error in the reference time shall be less than 10– 5.
Az érzékenységi együtthatót és a linearitási hibát az adatcsatorna kimeneti jelének a különböző amplitúdójú ismert bemeneti jelekhez viszonyított mérésével kell meghatározni.
Sensitivity coefficient and linearity error
Az adatcsatorna hitelesítésének le kell fednie az amplitúdóosztály teljes tartományát.
The sensitivity coefficient and the linearity error shall be determined by measuring the output signal of the data channel against a known input signal for various values of this signal.
Kétirányú csatornák esetében pozitív és negatív értékeket egyaránt kell alkalmazni.
The calibration of the data channel shall cover the whole range of the amplitude class.
Ha a hitelesítő berendezés nem tudja előállítani a szükséges bemeneti jelet a mérendő mennyiség kiemelkedően magas értékei miatt, akkor a hitelesítést a hitelesítési szabványok határértékei között kell elvégezni, és a határértékeket fel kell jegyezni a vizsgálati jegyzőkönyvben.
For bi-directional channels, both the positive and negative values shall be used.
A teljes adatcsatornát hitelesíteni kell arra a frekvenciára vagy frekvenciatartományra, amelyek jellemző értékei az FL és közötti tartományba esnek.
If the calibration equipment cannot produce the required input owing to the excessively high values of the quantity to be measured, calibrations shall be carried out within the limits of the calibration standards and these limits shall be recorded in the test report.
A válaszfrekvencia hitelesítése
A total data channel shall be calibrated at a frequency or at a spectrum of frequencies having a significant value between FL and
A fázis és az amplitúdó frekvencia függvényében felvett válaszgörbéit az adatcsatorna kimeneti jeleinek mérésével kell meghatározni egy ismert bemeneti jel alapján, ahol a fázist és az amplitúdót a bemeneti jel FL és 10 × CFC vagy 3000 Hz (az utóbbiak közül az alacsonyabbat kiválasztva) közötti tartományában különböző értékeknél kell megmérni.
Calibration of the frequency response
Környezeti hatások
The response curves of phase and amplitude against frequency shall be determined by measuring the output signals of the data channel in terms of phase and amplitude against a known input signal, for various values of this signal varying between FL and 10 times the CFC or 3000 Hz, whichever is lower.
Rendszeres ellenőrzést kell végezni az esetleges környezeti hatások (mint például elektromos vagy mágneses fluxus, kábelsebesség stb.) meghatározására.
Environmental effects
Ez a művelet többek között elvégezhető a próbabábu jelátalakítójával felszerelt tartalékcsatornák kimenetének mérésével.
A regular check shall be made to identify any environmental influence (such as electric or magnetic flux, cable velocity, etc.).
Amennyiben a kimeneti jel jelentős, javító intézkedéseket kell tenni, például ki kell cserélni a kábeleket.
This can be done for instance by recording the output of spare channels equipped with dummy transducers.
Az adatcsatorna kiválasztása és meghatározása
If significant output signals are obtained corrective action shall be taken, for instance by replacement of cables.
A CAC- és a CFC-érték határozza meg az adatcsatornát.
Choice and designation of the data channel
A CAC értéke az 1, a 2 vagy az 5 tizedik hatványa lehet.
The CAC and CFC define a data channel.
A JELÁTALAKÍTÓK FELSZERELÉSE
The CAC shall be 1, 2 or 5 to a power of ten.
A jelátalakítókat olyan szilárdan kell rögzíteni, hogy a rezgés okozta hatás a lehető legkisebb legyen az általuk rögzített értékekre.
MOUNTING OF TRANSDUCERS
A rögzítést akkor lehet megfelelőnek tekinteni, ha a legalacsonyabb rezonanciafrekvenciája megegyezik az érintett adatcsatorna FH frekvenciájának legalább az ötszörösével.
Transducers should be rigidly secured so that their recordings are affected by vibration as little as possible.
Különösen a gyorsulásadók rögzítésénél kell ügyelni arra, hogy a valódi mérési tengely a referenciatengely-rendszer megfelelő tengelyével 5°os vagy annál kisebb szöget zárjon be, kivéve, ha elemzést vagy kísérleti kiértékelést készítenek a jelátalakító felszerelésének az adatgyűjtésre gyakorolt hatásáról.
Any mounting having a lowest resonance frequency equal to at least 5 times the frequency FH of the data channel considered shall be considered valid.
Ha egy adott pontban több irányban kell mérni a gyorsulást, akkor minden gyorsulásadó tengelyének az adott pont 10 mm-es környezetében kell lennie, és minden gyorsulásadó szeizmikus tömegközéppontja az adott pont 30 mm-es tartományában kell, hogy legyen.
Acceleration transducers in particular should be mounted in such a way that the initial angle of the real measurement axis to the corresponding axis of the reference axis system is not greater than 5° unless an analytical or experimental assessment of the effect of the mounting on the collected data is made.
ADATFELDOLGOZÁS
When multi-axial accelerations at a point are to be measured, each acceleration transducer axis should pass within 10 mm of that point, and the centre of seismic mass of each accelerometer should be within 30 mm of that point.
Szűrés
DATA PROCESSING
Az adatcsatorna frekvenciáinak megfelelő szűrést akár adatrögzítés, akár adatfeldolgozás közben el lehet végezni.
Filtering
Az adatrögzítés előtt azonban a CFC-értéknél magasabb szintű analóg szűrést kell végezni, hogy az adatrögzítő dinamikus tartományának legalább 50 %-át felhasználják, és hogy csökkentsék annak a veszélyét, hogy a magas frekvenciákon telítődjön az adatrögzítő, vagy egyéb hibák lépjenek fel a digitalizálás során.
Filtering corresponding to the frequencies of the data channel class may be carried out during either recording or processing of data.
Digitalizálás
However, before recording, analogical filtering at a higher level than CFC should be effected in order to use at least 50 per cent of the dynamic range of the recorder and to reduce the risk of high frequencies saturating the recorder or causing aliasing errors in the digitalizing process.
Mintavételi frekvencia
Digitalizing
A mintavételi frekvenciának legalább az FH érték nyolcszorosával kell egyenlőnek lennie.
Sampling frequency
Analóg adatrögzítés esetében, ha a rögzítési és az olvasósebesség eltérő, akkor a mintavételi frekvenciát el lehet osztani a sebességaránnyal.
The sampling frequency should be equal to at least 8 FH.
Az amplitúdó felbontása
In the case of analogical recording, when the recording and reading speeds are different, the sampling frequency can be divided by the speed ratio.
A digitális jelek méretének legalább 7 bitnek és egy paritásbitnek kell lennie.
Amplitude resolution
AZ EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA
The size of digital words should be at least 7 bits and a parity bit.
Az eredményeket egy A4-es papírlapon (ISO/R 216) kell bemutatni.
PRESENTATION OF RESULTS
A diagram formájában bemutatott eredmények esetében a diagram tengelyeit a mérési egységgel kell skálázni, az egységnek megfelelő többszöröst (pl. 1, 2, 5, 10, 20 mm) alkalmazva.
The results should be presented on A4 size paper (ISO/R 216).
SI-egységeket kell használni, kivéve a járműsebesség esetében, ahol km/h-t, és az ütközési gyorsulás esetében, ahol g-t (g = 9,8 m/s2) lehet alkalmazni.
Results presented as diagrams should have axes scaled with a measurement unit corresponding to a suitable multiple of the chosen unit (for example, 1, 2, 5, 10, 20 millimetres).
Frekvencia-válaszgörbe
SI units shall be used, except for vehicle velocity, where km/h may be used, and for accelerations due to impact where g, with g = 9,8 m/s2, may be used.
Érzékenységi együttható kalibrációs tényező
Frequency response curve
Frekvencia Hz
Sensitivity coefficient calibration factor
Logaritmikus skála
Frequency Hz
dB/oktáv
Logarithmic scale
MELLÉKLET
dB/octave
A DEFORMÁLÓDÓ AKADÁLY MEGHATÁROZÁSA
ANNEX 9
ALKATRÉSZEKRE ÉS ALAPANYAGOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
DEFINITION OF DEFORMABLE BARRIER
Az akadály méreteit a melléklet 1. ábrája mutatja.
COMPONENT AND MATERIAL SPECIFICATIONS
Az akadály egyes alkatrészeinek méretei az alábbi listában vannak felsorolva.
The dimensions of the barrier are illustrated in Figure 1 of this annex.
Fő méhsejtszerkezetű tömb
The dimensions of the individual components of the barrier are listed separately below.
Méretek:
Main honeycomb block
Magasság : 650 mm (a méhsejtszerkezetű szalag tengelyének irányában)
Dimensions:
Szélesség : 1000 mm
Height : 650 mm (in direction of honeycomb ribbon axis)
Mélység : 450 mm (a méhsejtszerkezet cellái tengelyének irányában)
Width : 1000 mm
A fenti méretek ± 2,5 mm tűréssel érvényesek.
Depth : 450 mm (in direction of honeycomb cell axes)
Alapanyag : 3003-as alumínium (ISO 209, 1. rész)
All above dimensions should allow a tolerance of ± 2,5 mm
Fóliavastagság : 0,076 mm ± 15 százalék
Material : Aluminium 3003 (ISO 209, Part 1)
Cellaméret : 19,1 mm ± 20 százalék
Foil Thickness : 0,076 mm ± 15 per cent
Sűrűség : 28,6 kg/m3 ± 20 százalék
Cell Size : 19,1 mm ± 20 per cent
Nyomószilárdság : 0,342 MPa + 0 százalék – 10 százalék
Density : 28,6 kg/m3 ± 20 per cent
Ütközőelem
Crush Strength : 0,342 MPa + 0 per cent – 10 per cent
Magasság : 330 mm (a méhsejtszerkezetű szalag tengelyének irányában)
Bumper element
Mélység : 90 mm (a méhsejtszerkezet cellái tengelyének irányában)
Height : 330 mm (in direction of honeycomb ribbon axis)
Cellaméret : 6,4 mm ± 20 százalék
Depth : 90 mm (in direction of honeycomb cell axes)
Sűrűség : 82,6 kg/m3 ± 20 százalék
Cell Size : 6,4 mm ± 20 per cent
Nyomószilárdság : 1,711 MPa + 0 százalék – 10 százalékA melléklet 2. szakaszában leírt hitelesítési eljárásnak megfelelően.
Density : 82,6 kg/m3 ± 20 per cent
Hátlap
Crush Strength : 1,711 MPa + 0 per cent – 10 per centIn accordance with the certification procedure described in paragraph 2 of this annex.
Méretek:
Backing sheet
Magasság : 800 mm ± 2,5 mm
Dimensions
Szélesség : 1000 mm ± 2,5 mm
Height : 800 mm ± 2,5 mm
Vastagság : 2,0 mm ± 0,1 mm
Width : 1000 mm ± 2,5 mm
Burkolólap
Thickness : 2,0 mm ± 0,1 mm
Hosszúság : 1700 mm ± 2,5 mm
Cladding sheet
Vastagság : 0,81 ± 0,07 mm
Length : 1700 mm ± 2,5 mm
Alapanyag : 5251/5052-es alumínium (ISO 209, 1. rész)
Thickness : 0,81 ± 0,07 mm
Ütköző homloklapja
Material : Aluminium 5251/5052 (ISO 209, part 1)
Magasság : 330 mm ± 2,5 mm
Bumper facing sheet
Vastagság : 0,81 mm ± 0,07 mm
Height : 330 mm ± 2,5 mm
Ragasztó
Thickness : 0,81 mm ± 0,07 mm
Az általánosan használt ragasztó kétkomponensű, poliuretán alapú termék (mint pl. a Ciba-Geigy XB5090/1 gyanta az XB5304 keményítővel vagy ennek megfelelő egyéb termék).
Adhesive
AZ ALUMÍNIUM MÉHSEJTSZERKEZET HITELESÍTÉSE
The adhesive to be used throughout should be a two-part polyurethane (such as Ciba-Geigy XB5090/1 resin with XB5304 hardener, or equivalent).
Az NHTSA TP-214D szabványban egy teljes vizsgálati eljárás van megadva az alumínium méhsejtszerkezetek hitelesítésére vonatkozóan.
ALUMINIUM HONEYCOMB CERTIFICATION
Az alábbiakban annak az eljárásnak az összefoglalása olvasható, amelyet a frontális ütközéshez használt akadály alapanyagai esetében kell alkalmazni.
A complete testing procedure for certification of aluminium honeycomb is given in NHTSA TP-214D.
Az alapanyagok nyomószilárdsága 0,342 MPa és 1,711 MPa.
The following is a summary of the procedure that should be applied to materials for the frontal impact barrier, these materials having a crush strength of 0,342 MPa and 1,711 MPa respectively.
Mintavételi helyek
Sample locations
Annak biztosítása érdekében, hogy a nyomószilárdság az akadály teljes homlokfelületén egyenletes legyen, nyolc mintát kell venni négy különböző helyről, amelyek egyenletesen oszlanak el a méhsejtszerkezetű tömb felületén.
To ensure uniformity of crush strength across the whole of the barrier face, eight samples shall be taken from four locations evenly spaced across the honeycomb block.
A sikeres hitelesítéshez a tömbön a nyolc mintából hétnek teljesítenie kell a következő szakaszokban meghatározott nyomószilárdsági követelményeket.
For a block to pass certification, seven of these eight samples shall meet the crush strength requirements of the following sections.
A minták elhelyezkedése függ a méhsejtszerkezetű tömb méretétől.
The location of the samples depends on the size of the honeycomb block.
Először négy, egyenként 300 mm × 300 mm × 50 mm méretű mintát kell kivágni az akadály elülső részének anyagából.
First, four samples, each measuring 300 mm × 300 mm × 50 mm thick shall be cut from the block of barrier face material.
A kivágás helyeit a méhsejtszerkezetű tömbön e melléklet 2. ábrája mutatja.
Please refer to Figure 2 of this annex for an illustration of how to locate these sections within the honeycomb block.
A nagyobb minták mindegyikét kisebb darabokra kell vágni a hitelesítési vizsgálathoz (150 mm × 150 mm × 50 mm).
Each of these larger samples shall be cut into samples for certification testing (150 mm × 150 mm × 50 mm).
A hitelesítéshez mind a négy helyről két-két mintát kell megvizsgálni.
Certification shall be based on the testing of two samples from each of these four locations.
A másik két mintát a kérelmező rendelkezésére kell bocsátani (ha igényli).
The other two should be made available to the applicant, upon request.
Mintaméret
Sample size
A következő méretű mintákat kell alkalmazni a vizsgálathoz:
Samples of the following size shall be used for testing:
Hosszúság : 150 mm ± 6 mm
Length : 150 mm ± 6 mm
Szélesség : 150 mm ± 6 mm
Width : 150 mm ± 6 mm
Vastagság : 50 mm ± 2 mm
Thickness : 50 mm ± 2 mm
A nem teljes cellák falait a minta élei körül a következőképpen kell levágni:
The walls of incomplete cells around the edge of the sample shall be trimmed as follows:
„W” irányban a perem nem lehet 1,8 mm-nél nagyobb (lásd e melléklet 3. ábráját).
In the ‘W’ direction, the fringes shall be no greater than 1,8 mm (see Figure 3 of this annex).
„L” irányban a ragasztott cellafal hosszának felét (a szalag irányában) meg kell hagyni a mintadarab mindkét végén (lásd e melléklet 3. ábráját).
In the ‘L’ direction, half the length of one bonded cell wall (in the ribbon direction) shall be left at either end of the specimen (see Figure 3 of this annex).
Felületmérés
Area measurement
A mintadarab hosszát meg kell mérni három helyen, 12,7 mm-re a két végétől és középen, és fel kell jegyezni az adatokat L1, L2 és L3 értékként (e melléklet 3. ábrája).
The length of the sample shall be measured in three locations, 12,7 mm from each end and in the middle, and recorded as L1, L2 and L3 (Figure 3 of this annex).
Ugyanilyen módon meg kell mérni a mintadarab szélességét, és fel kell jegyezni W1, W2 és W3 értékként (e melléklet 3. ábrája).
In the same manner, the width shall be measured and recorded as W1, W2 and W3 (Figure 3 of this annex).
A méréseket a minta vastagságának középvonalában kell elvégezni.
These measurements shall be taken on the centreline of the thickness.
Az összenyomódási felületet a következőképpen kell kiszámítani:
The crush area shall then be calculated as:
Nyomósebesség és összenyomási távolság
Crush rate and distance
A mintát 5,1 mm/perc és 7,6 mm/perc közötti sebességgel kell összenyomni.
The sample shall be crushed at a rate of not less than 5,1 mm/min and not more than 7,6 mm/min.
A legkisebb összenyomási távolság 16,5 mm.
The minimum crush distance shall be 16,5 mm.
Adatgyűjtés
Data collection
Az erő adatait az alakváltozás függvényében össze kell gyűjteni, akár analóg, akár digitális formában, minden vizsgált minta esetében.
Force versus deflection data are to be collected in either analogue or digital form for each sample tested.
Analóg adatok gyűjtése esetén lehetőséget kell biztosítani a jelek digitalizálására.
If analogue data are collected then a means of converting this to digital shall be available.
Minden digitális adatot legalább 5 Hz-es (5 pont/másodperc) frekvenciával kell gyűjteni.
All digital data shall be collected at a rate of not less than 5 Hz (5 points per second).
A nyomószilárdság meghatározása
Crush strength determination
Minden adatot, amely a 6,4 mm-es összenyomódás előtt és a 16,5 mm-es összenyomódás után keletkezett, figyelmen kívül kell hagyni.
Ignore all data prior to 6,4 mm of crush and after 16,5 mm of crush.
A megmaradt adatokat három részre vagy elmozdulási intervallumra kell osztani (n = 1, 2, 3) (lásd e melléklet 4. ábráját) a következők szerint:
Divide the remaining data into three sections or displacement intervals (n = 1, 2, 3) (see Figure 4 of this annex) as follows:
06,4 mm–09,7 mm a határértékekkel együtt;
06,4 mm-09,7 mm inclusive,
09,7 mm–13,2 mm a határértékek nélkül;
09,7 mm-13,2 mm exclusive,
13,2 mm–16,5 mm a határértékekkel együtt.
13,2 mm-16,5 mm inclusive.
Minden szakasznak ki kell számítani az átlagát a következőképpen:
Find the average for each section as follows:
ahol m jelöli a mért adatpontok számát mindhárom tartományban.
Where m represents the number of data points measured in each of the three intervals.
Minden szakasznak ki kell számítani a nyomószilárdságát a következőképpen:
Calculate the crush strength of each section as follows:
A minta nyomószilárdságának meghatározása
Sample crush strength specification
A sikeres hitelesítéshez a méhsejtszerkezetű mintának a következő feltételeket kell teljesítenie:
For a honeycomb sample to pass this certification, the following conditions shall be met:
0,308 MPa ≤ S(n) ≤ 0,342 MPa a 0,342 MPa nyomószilárdságú anyagra
0,308 MPa ≤ S(n) ≤ 0,342 MPa for 0,342 MPa material
1,540 MPa ≤ S(n) ≤ 1,711 MPa az 1,711 MPa nyomószilárdságú anyagra