natgillin/translations-raw huggingface dataset:
a support for the sample with grill;
A hősugárzást, mielőtt az elérné a felfogó lapot, nem szabad egy ablakon sem keresztülvezetni.
a receptacle (for resultant drops);
A készüléknek robusztusnak, összeállítását és kezelését tekintve egyszerűnek, huzatra érzéketlennek kell lennie, és tartósan megbízható mérési eredményeket kell adnia.
a support (for the apparatus).
A készüléknek legalább ± 3 %-os pontossággal és 0,5 %-os megismételhetőséggel kell rendelkeznie.
The source of heat is an electric radiator with a useful output of 500 W.
A hőárammérő készülék hitelesítését a fűtőtest újrahitelesítésével egyidejűleg minden esetben el kell végezni egy olyan készülékkel való összehasonlítás révén, amely vonatkoztatási alapként szolgál, és amelyet semmilyen más célra nem használnak.
The radiating surface must be made of a transparent quartz plate with a diameter of 100 ± 5 mm.
A vonatkoztatási készüléket a nemzeti szabvány szerint évente hitelesíteni kell.
The radiated heat from the apparatus, measured on a surface which is situated parallel to the surface of the radiator at a distance of 30 mm, shall be 3 W/cm2.
Kalibrálási ellenőrzés
Calibration
Az eredeti hitelesítés szerint 3 W/cm2-nek megfelelő energia hatására keletkezett besugárzott felületi teljesítményt gyakran ellenőrizni kell (legalább 50 üzemóránként), és a készüléket újra hitelesíteni kell, ha az ellenőrzés 0,06 W/cm2-nél nagyobb eltérést mutat.
For calibration of the radiator, a heat flux meter (radiometer) of the Gardon (foil) type with a design range not exceeding 10 W/cm2 shall be used.
Kalibrálási eljárás
The target receiving radiation, and possibly to a small extent convection, shall be flat, circular, not more than 10 mm in diameter and coated with a durable matt black finish.
A készüléket áramló levegőtől védett (legfeljebb 0,2 m/s légsebességű) helyen kell felállítani.
The target shall be contained within a water cooled body the front face of which shall be of highly polished metal, flat, coinciding with the plane of the target and circular, with a diameter of about 25 mm.
A hőárammérő készüléket a készülékbe, a minta helyére kell helyezni úgy, hogy a hőárammérő készülék felfogó lapja a fűtőtest felületének közepére essen.
Radiation shall not pass through any window before reaching the target.
Ezután be kell kapcsolni az áramforrást, és a szabályozót annyi árammal kell ellátni, amennyi ahhoz szükséges, hogy a fűtőtest felületének közepén 3 W/cm2 besugárzott felületi teljesítményt lehessen elérni.
The instrument shall be robust, simple to set up and use, insensitive to draughts, and stable in calibration.
Az áramforrásnak a 3 W/cm2-es érték eléréséhez szükséges beszabályozása után az egyensúly kialakulása érdekében öt percig nem szabad további szabályozást végezni.
The instrument shall have an accuracy of within ± 3 % and a repeatability within 0,5 %.
A mintatartónak egy fémgyűrűből kell állnia (1. ábra).
The calibration of the heat flux meter shall be checked whenever a recalibration of the radiator is carried out, by comparison with an instrument held as a reference standard and not used for any other purpose.
Ezen található a következő méretekkel rendelkező rozsdamentes acéldrótból készült rács:
The reference standard instrument shall be fully calibrated at yearly intervals in accordance with a national standard.
belső átmérő: 118 mm;
Calibration check
lyukméret: 2,10 mm oldalú négyzet;
The irradiance produced by the power input which the initial calibration has shown to correspond to an irradiance of 3 W/cm2 shall be frequently checked (at least once every 50 operating hours) and the apparatus shall be recalibrated if such a check reveals a deviation greater than 0,06 W/cm2.
az acéldrót átmérője: 0,70 mm.
Calibration procedure
A cseppfogó egy hengeres tartály, amelynek belső átmérője 118 mm és mélysége 12 mm.
The apparatus shall be placed in an environment essentially free of air currents (not more than 0,2 m/s).
A tartályt pamutvattával kell megtölteni.
Place the heat flux meter in the apparatus in the specimen position so that the target of the heat flux meter is located centrally within the radiator surface.
A 2.1., 2.3. és 2.4. szakaszban meghatározott részeket függőleges oszlop támasztja alá.
Switch on the electricity supply and establish the power input of the controller required to produce irradiance at the centre of the radiator surface of 3 W/cm2.
A fűtőtestet úgy kell elhelyezni a tartón, hogy a sugárzó felület vízszintesen álljon és lefelé sugározzon.
Adjustment to the power unit to record 3 W/cm2 should be followed by a five minute period without further adjustment to ensure equilibrium.
Az oszlopba emelőkart/pedált kell beépíteni, amelynek segítségével a fűtőtest tartóját lassan fel lehet emelni.
The support for the samples shall be a metallic ring (Figure 1).
Kioldóval kell biztosítani, hogy a fűtőtestet vissza lehessen hozni a normál helyzetébe.
On top of this support a grill, made of stainless steel-wire, is placed with the following dimensions:
Normál helyzetben a fűtőtest, a mintatartó és a cseppfogó tengelyének egy vonalba kell esnie.
Interior diameter: 118 mm,
A mintáknak 70 mm × 70 mm méretűnek kell lenniük.
Dimension of the holes: 2,10 mm square,
Ha a termék formája lehetővé teszi, a késztermékből ugyanígy kell mintát venni.
Diameter of the steel-wire: 0,70 mm.
Ha ez nem lehetséges, akkor a vizsgálatot a műszaki szolgálattal egyetértésben az eredeti szélességű anyagon kell elvégezni, amit a vizsgálati jegyzőkönyvben meg kell említeni.
The receptacle shall consist of a cylindrical tube with an interior diameter of 118 mm and a depth of 12 mm.
A kompozit anyagokat (lásd az előírás 6.1.3. szakaszát) úgy kell vizsgálni, mintha egységes szerkezetű anyagok lennének.
The receptacle shall be filled with cotton wool.
Az egymásra helyezett, különböző összetételű rétegekből álló olyan anyagok esetében, amelyek nem minősülnek kompozit anyagnak, az érintett tér (a belső tér, a motortér vagy egy különálló fűtőtér) felé néző felülettől kezdve 13 mm-es mélységig minden réteget egyedileg meg kell vizsgálni.
A vertical column shall support the items specified in paragraphs 2.1, 2.3 and 2.4.
A vizsgálandó minta teljes tömegének legalább 2 g-nak kell lennie.
The radiator is placed on top of the support in a manner such that the radiating surface is horizontal and the radiation is downwards.
Ha egy minta tömege ennél kisebb, akkor megfelelő számú mintával ki kell egészíteni.
A lever/pedal shall be provided in the column to lift the support of the radiator slowly.
Ha az anyag két oldala különböző, akkor mindkét oldalt meg kell vizsgálni, ami azt jelenti, hogy nyolc mintát kell megvizsgálni.
It shall also be provided with a catch in order to ensure that the radiator can be brought back in its normal position.
A mintákat és a pamutvattát legalább 24 órán át kell 23 °C ± 2 °C hőmérsékleten és 50 % ± 5 % relatív páratartalom mellett kondicionálni, és e körülményeket egészen a vizsgálatig fenn kell tartani.
In their normal position, the axes of the radiator, the support for the sample and the receptacle shall coincide.
A mintát a tartóra kell helyezni, és ezt úgy kell beállítani, hogy a fűtőtest felülete és a minta felső oldala közötti távolság 30 mm legyen.
The test samples shall measure: 70 mm × 70 mm.
A pamutvattával töltött felfogó tartályt a mintatartó rácsa alá, attól 300 mm-re kell helyezni.
Samples shall be taken in the same way from finished products, when the shape of the product permits.
A fűtőtestet félre kell tolni, hogy ne sugározzon a mintára, és be kell kapcsolni.
If it is impossible, the test shall be carried out, in accordance with the Technical Service, on the initial width of the material which shall be mentioned in the test report.
Ha a teljes teljesítményét elérte, a minta fölé kell helyezni, és ezzel megkezdődik a vizsgálati idő.
Composite materials (see paragraph 6.1.3 of the Regulation) shall be tested as if they were of uniform construction.
Ha az anyag megolvad vagy deformálódik, a fűtőtest magasságát meg kell változtatni úgy, hogy a távolság továbbra is 30 mm maradjon.
In the case of materials made of superimposed layers of different composition which are not composite materials, all the layers of material included within a depth of 13 mm from the surface facing towards the respective compartment (interior, engine or separate heating compartment) shall be tested individually.
Ha az anyag meggyullad, a fűtőtestet három másodperccel később félre kell tolni.
The total mass of the sample to be tested shall be at least 2 g.
Amikor a láng kialszik, a fűtőtestet vissza kell tenni a helyére, és a vizsgálat első öt percében ugyanezt az eljárást, ahányszor csak szükséges, meg kell ismételni.
If the mass of one sample is less, a sufficient number of samples shall be added.
A vizsgálat ötödik perce után:
If the two faces of the material differ, both faces must be tested, which means that eight samples are to be tested.
i. ha a minta kialszik (akár a vizsgálat első öt perce alatt gyulladt meg, akár nem), a fűtőtestet változatlan helyzetben kell hagyni, még ha a minta újra meggyullad is;
The samples and the cotton wool shall be conditioned for at least 24 hours at a temperature 23 °C ± 2 °C and a relative humidity of 50 ± 5 % and shall be maintained under these conditions until immediately prior to testing.
ha az anyag lángol, a fűtőtest visszahelyezése előtt meg kell várni, hogy kialudjon.
The sample is placed on the support and the latter is so positioned that the distance between the surface of the radiator and the upper side of the sample is 30 mm.
A vizsgálatot mindkét esetben további öt percig folytatni kell.
The receptacle, including the cotton wool, is placed beneath the grill of the support at a distance of 300 mm.
EREDMÉNYEK
The radiator is put aside, so that it cannot radiate on the sample, and switched on.
A vizsgálati jegyzőkönyvben rögzíteni kell a megfigyelt jelenségeket, például a következőket:
When it is on full capacity it is positioned above the sample and timing is started.
i. lángoló és nem lángoló cseppek esetleges hullása;
It is brought back in position when the flame has extinguished and the same procedure is repeated as frequently as necessary during the first five minutes of the test.
1 = fűtőtest
After the fifth minute of the test:
2 = minta
if the sample has extinguished (whether or not it has ignited during the first five minutes of the test) leave the radiator in position even if the sample reignites;
3 = rács (amely a mintát tartja)
if the material is flaming, await extinction before bringing the radiator into position again.
4 = pamutvatta
In either case, the test shall be continued for an additional five minutes.
8. MELLÉKLET
RESULTS
VIZSGÁLAT AZ ANYAGOK FÜGGŐLEGES IRÁNYÚ ÉGÉSI SEBESSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA
Observed phenomena shall be noted in the test-report, such as:
Izotrop anyag esetében a vizsgálatot három mintán kell elvégezni, nem izotrop anyag esetében pedig hat mintán.
the fall of drops, if any, whether flaming or not;
A vizsgálat abból áll, hogy függőlegesen tartott mintákat lángnak kell kitenni, és meg kell határozni a láng terjedési sebességét a vizsgálandó anyagon.
if ignition of the cotton wool has taken place.
A berendezés a következőkből áll:
Metallic ring (fixed)
mintatartó;
1 = Radiator
égő;
2 = Sample
szellőztető rendszer a gázok és égéstermékek elszívására;
3 = Grill (for the support of the sample)
sablon;
4 = Cotton wool
jelzőfonalak legfeljebb 50 tex lineáris sűrűségű fehér mercerezett pamutfonalból.
5 = Receptacle Detail of the metallic rings for the support of the sample
A mintatartó 560 mm magas négyszög alakú keretből áll, amelyik két, egymástól 150 mm távolságban mereven összekötött párhuzamos rúdból áll; ezekre csapokat szerelnek a vizsgálati minta felerősítéséhez, amely a kerettől legalább 20 mm-es távolságra levő síkban helyezkedik el.
Mobile metallic ring Grill
A felerősítésre szolgáló csapok átmérője nem lehet nagyobb 2 mm-nél, és legalább 27 mm hosszúnak kell lenniük.
ANNEX 8
A csapokat a párhuzamos rudakon az 1. ábrán feltüntetett helyeken kell elhelyezni.
TEST TO DETERMINE THE VERTICAL BURNING RATE OF MATERIALS
A keretet erre alkalmas támaszra kell felszerelni, hogy a rudak a vizsgálat során függőlegesen álljanak (a csapok mellett 2 mm átmérőjű távtartó tüskéket lehet felszerelni annak érdekében, hogy a mintát úgy lehessen a csapokra erősíteni, hogy ne essen egy síkba a kerettel).
Three samples shall undergo the test in the case of an isotropic material, or six samples in the case of a non-isotropic material.
Az égő a 3. ábrán látható.
This test consists of exposing samples, held in a vertical position, to a flame and determining the speed of propagation of the flame over the material to be tested.
Az égőt tápláló gáz vagy kereskedelmi forgalomban beszerezhető propán- vagy butángáz lehet.
The apparatus shall consist of:
Az égőt a minta előtt, de az alatt kell elhelyezni úgy, hogy a minta függőleges középvonalán áthaladó síkban, annak felületére merőlegesen helyezkedjen el (lásd a 2. ábrát) úgy, hogy a hossztengely a függőlegeshez viszonyítva 30 fokban felfelé dőljön a minta alsó éle felé.
a specimen holder;
Az égő csúcsa és a minta alsó széle között 20 mm távolságnak kell lennie.
a burner;
A vizsgálóberendezést füstszekrénybe lehet helyezni, amennyiben ez utóbbi térfogata legalább 20-szorosa és legfeljebb 110-szerese a vizsgálóberendezésének, és egyik mérete (magasság, szélesség vagy hosszúság) sem haladja meg a két másik méret bármelyikének 2,5-szeresét.
a ventilation system to extract gas and combustion products;
A vizsgálat előtt a füstszekrényen keresztül áramló levegő függőleges sebességét a vizsgálóberendezés leendő végső helye előtt és mögött 100 mm-rel meg kell mérni.
a template;
Ennek az értéknek 0,10 m/s és 0,30 m/s között kell lennie annak érdekében, hogy a kezelő ne érezze magát kellemetlenül az égéstermékek miatt.
marker threads of white mercerised cotton threads having a maximum linear density of 50 tex.
A minta méretének megfelelő méretű és megfelelő anyagból készült lapos, merev sablont kell használni.
The specimen holder shall consist of a rectangular frame of 560 mm high and shall have two rigidly connected parallel rods spaced 150 mm apart on which pins shall be fitted for mounting the test specimen which is located in a plane at least 20 mm from the frame.
A sablonba körülbelül 2 mm átmérőjű furatokat kell fúrni úgy, hogy a furatok középpontjai közötti távolságok a kereten levő csapok közötti távolságoknak feleljenek meg (lásd az 1. ábrát).
The mounting pins shall be not greater than 2 mm in diameter and at least 27 mm long.
A furatoknak a sablon függőleges középvonalaitól egyenlő távolságra kell lenniük.
The pins shall be located on the parallel rods at locations shown in Figure 1.
A minták mérete: 560 mm × 170 mm.
The frame shall be fitted onto a suitable support to maintain the rods in a vertical orientation during testing (for the purpose of locating the specimen on the pins in a plane away from the frame, spacer stubs 2 mm in diameter may be provided adjacent to the pins).
Ha az anyag mérete nem teszi lehetővé a megadott méretű minta vételét, akkor a vizsgálatot a műszaki szolgálattal egyetértésben a méretre szabott méretű anyagon kell elvégezni, amit a vizsgálati jegyzőkönyvben meg kell említeni.
The burner is described in Figure 3.
Ha a minta 13 mm-nél vastagabb, akkor a nem az érintett tér (a belső tér, a motortér vagy egy különálló fűtőtér) felé néző oldalra gyakorolt mechanikus eljárással 13 mm-re kell csökkenteni a vastagságot.
The gas supplied to the burner can be either commercial propane gas or commercial butane gas.
Ha ez nem lehetséges, akkor a vizsgálatot a műszaki szolgálattal egyetértésben az eredeti vastagságú anyagon kell elvégezni, amit a vizsgálati jegyzőkönyvben meg kell említeni.
The burner shall be positioned in front of, but below, the specimen such that it lies in a plane passing through the vertical centreline of the specimen and perpendicular to its face (see Figure 2), such that the longitudinal axis is inclined upwards at 30° to the vertical towards the lower edge of the specimen.
A mintákat legalább 24 órán át 23 °C ± 2 °C hőmérsékleten és 50 % ± 5 % relatív páratartalom mellett kell kondicionálni, és e körülményeket egészen a vizsgálatig fenn kell tartani.
The distance between the tip of the burner and the lower edge of the specimen shall be 20 mm.
A vizsgálatot 10 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten és 15 % és 80 % közötti relatív páratartalom mellett kell elvégezni.
The test apparatus may be placed in a fume cupboard assembly provided that the internal volume is at least 20 times, but not more than 110 times, greater than the volume of the test apparatus and provided that: no single height, width, or length dimension of the fume cupboard is greater than 2,5 times either of the other two dimensions.
Az égőt 2 percig kell előmelegíteni.
Before the test, the vertical velocity of the air through the fume cupboard shall be measured 100 mm in front of and behind the final position where the test apparatus will be located.
Az égő csövének teteje és a láng sárga részének csúcsa közötti távolságként mért lángmagasságot 40 ± 2 mm-re kell beállítani úgy, hogy az égőt függőlegesen kell tartani, és a lángot gyenge fénynél kell vizsgálni.
It shall be between 0,10 and 0,30 m/s in order to avoid possible discomfort, by combustion products, to the operator.
A mintát (a hátsó jelzőfonalak elhelyezése után) a vizsgálókeret csapjaira kell helyezni, meggyőződve arról, hogy a csapok áthatolnak a sablonról átjelölt pontokon, és a minta legalább 20 mm távolságra van a kerettől.
A flat rigid template made of suitable material and of a size corresponding to the size of the specimen shall be used.
A keretet úgy kell a tartón rögzíteni, hogy a minta függőleges legyen.
Holes approximately 2 mm in diameter shall be drilled in the template and positioned so that the distances between the centres of the holes correspond to the distances between the pins on the frames (see Figure 1).
A jelzőfonalakat vízszintesen kell rögzíteni a minta előtt és mögött az 1. ábrán látható helyeken.
The holes shall be located equidistant about the vertical centrelines of the template.
Minden egyes helyen egy fonalhurkot kell kialakítani úgy, hogy annak két része 1 mm, illetve 5 mm távolságban legyen a minta elülső, illetve hátulsó síkjától.
The samples dimensions are: 560 × 170 mm.
Mindegyik hurkot egy megfelelő időzítő készülékhez kell rögzíteni.
If the dimensions of a material do not permit taking a sample of the given dimensions the test shall be carried out, in accordance with the Technical Service, on the fitted size of the material which shall be mentioned in the test report.
A fonalakat kellően ki kell feszíteni, hogy a mintához viszonyított helyzetben maradjanak.
When the thickness of the sample is more than 13 mm, it shall be reduced to 13 mm by a mechanical process applied to the side which does not face the respective compartment (interior, engine or separate heating compartment).
A lángot 5 másodpercig kell a mintához tartani.
If it is impossible, the test shall be carried out in accordance with the Technical Service the initial thickness of the material, which shall be mentioned in the test report.
Ha a gyújtóláng eltávolítása után a minta még 5 másodpercig tovább lángol, akkor úgy lehet tekinteni, hogy a gyulladás bekövetkezett.
The samples shall be conditioned for at least 24 hours at a temperature of 23 °C ± 2 °C and a relative humidity of 50 ± 5 % and shall be maintained under these conditions until immediately prior to testing.
Amennyiben a gyulladás nem következik be, a lángot egy másik előkészített (kondicionált) mintához kell tartani 15 másodpercen keresztül.
The test shall be carried out in an atmosphere having a temperature between 10 °C and 30 °C and a relative humidity between 15 % and 80 %.
Amennyiben a három mintából álló készletek valamelyikének valamelyik eredménye 50 %-kal meghaladja a minimális eredményt, akkor egy három mintából álló további készletet kell megvizsgálni az adott irány vagy felület szempontjából.
The burner shall be preheated for 2 minutes.
Ha a három mintából álló készletek valamelyikének egy vagy két mintadarabja nem ég el a felső jelzőfonalig, egy három mintából álló további készletet kell megvizsgálni az adott irány vagy felület szempontjából.
The flame height shall be adjusted to 40 ± 2 mm measured as the distance between the top of the burner tube and the tip of the yellow part of the flame when the burner is vertically oriented and the flame is viewed in dim light.
A következő időket kell mérni, másodpercben:
The specimen shall be placed (after the rearward marker threads have been located) on the pins of the test frame, making certain that the pins pass through the points marked off from the template and that the specimen is at least 20 mm removed from the frame.
a gyújtóláng odaérintésének kezdetétől az első jelzőfonalak egyikének elszakadásáig (t1);
The frame shall be fitted on the support so that the specimen is vertical.
a gyújtóláng odaérintésének kezdetétől a második jelzőfonalak egyikének elszakadásáig (t2);
The marker threads shall be attached horizontally in front of and behind the specimen at the locations shown in Figure 1.
a gyújtóláng odaérintésének kezdetétől a harmadik jelzőfonalak egyikének elszakadásáig (t3).
At each location, a loop of thread shall be mounted so that the two segments are spaced 1 mm and 5 mm from the front and rear face of the specimen.
Ha a minta nem gyullad meg vagy az égő elzárása után nem ég tovább, vagy a láng kialszik az első jelzőfonalak egyikének elégése előtt, és így az égési időt nem lehet megmérni, akkor az égési sebességet 0 mm/percnek kell tekinteni.
Each loop shall be attached to a suitable timing device.
Ha a minta meggyullad, és az égő minta lángja eléri a harmadik jelzőfonalak magasságát anélkül, hogy az első és a második jelzőfonalak megsemmisülnének (pl. vékony anyagminta anyagjellemzői miatt), akkor az égési sebességet 100 mm/percnél nagyobbnak kell tekinteni.
Sufficient tension shall be imposed to the threads to maintain their position relative to the specimen.
A vizsgálati jegyzőkönyvben rögzíteni kell a megfigyelt jelenségeket, nevezetesen a következőket:
If ignition does not occur, the flame shall be applied for 15 seconds to another conditioned specimen.
A V1 égési sebességet, illetve adott esetben a V2 és V3 sebességeket a következőképpen kell kiszámítani (minden egyes mintára, amennyiben a láng legalább az első jelzőfonalak egyikét eléri):
If any result in any set of three specimens exceeds the minimum result by 50 %, another set of three specimens shall be tested for that direction or face.
A V1, V2 és V3 adatok közül a legnagyobb égési sebességet kell számításba venni.
If one or two specimens in any set of three specimens fail to burn to the top marker thread, another set of three specimens shall be tested for that direction or face.
felerősítésre szolgáló csapok
The following times, in seconds, shall be measured:
harmadik jelzőfonalak
from the start of the application of the igniting flame to the severance of one of the first marker threads (t1);
második jelzőfonalak
from the start of the application of the igniting flame to the severance of one the second marker threads (t2);
anyagmintadarab
from the start of the application of the igniting flame to the severance of one the third marker threads (t3).
első jelzőfonalak
If the sample does not ignite or does not continue burning after the burner has been extinguished or if the flame extinguishes before the destruction of one of the first marker threads occurred, so that no burning time is measured, the burning rate is considered to be 0 mm/min.
égő
The observed phenomena shall be written down in the test-report, to include:
A minta szélénel megnyújtása
the durations of combustion: t1, t2 and t3 in seconds, and
csapok
The burning rate V1 and the rates V2 and V3, if applicable, shall be calculated (for each sample if the flame reaches at least one of the first marker threads) as follows:
osztókörátmérő: 4,4 mm
The highest burning rate of V1, V2 and V3 shall be taken into account.
diffúziós zóna
(Dimensions in millimetres) Third marker threads
égőcső
Second marker threads
rovátka
Ø 2 Spacer stubs (optional)
VIZSGÁLAT AZ ANYAGOK TÜZELŐANYAG- ÉS KENŐANYAG-TASZÍTÓ KÉPESSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA