natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Balance performance shall be verified by zeroing and spanning it with at least one calibration weight, and any weights that are used shall meet the specifications in point 9.5.2 to perform that verification.
Radni učinak vage verificira se nultim i rasponskim umjeravanjem vage najmanje jednim umjernim utegom, pri čemu za provođenje te verifikacije svi utezi koji se upotrebljavaju moraju odgovarati specifikacijama iz točke 9.5.2.
A manual or automated procedure shall be used:
Primjenjuje se ručni ili automatizirani postupak:
A manual procedure requires that the balance shall be used in which the balance shall be zeroed and spanned with at least one calibration weight.
u ručnom se postupku mora upotrebljavati vaga nulto i rasponski umjerena najmanje jednim umjernim utegom.
If normally mean values are obtained by repeating the weighing process to improve the accuracy and precision of PM measurements, the same process shall be used to verify balance performance;
Ako se srednje vrijednosti obično dobivaju ponavljanjem postupka vaganja kako bi se povećala točnost i preciznost mjerenja PM-a, isti se postupak mora primijeniti za verifikaciju učinka vage;
An automated procedure is carried out with internal calibration weights that are used automatically to verify balance performance.
automatski se postupak provodi s internim umjernim utezima kojima se automatski verificira učinak vage.
These internal calibration weights shall meet the specifications in point 9.5.2 to perform that verification.
Za provođenje te verifikacije ti interni umjerni utezi moraju odgovarati specifikacijama iz točke 9.5.2.
All mass readings during a weighing session shall be verified by weighing reference PM sample media (e.g. filters) before and after a weighing session.
Sva očitanja mase tijekom vaganja moraju se verificirati vaganjem referentnih medija za uzorkovanje PM-a (npr. filtara) prije i poslije vaganja.
A weighing session may be as short as desired, but no longer than 80 hours, and may include both pre- and post-test mass readings.
Postupak vaganja može biti kratak prema želji, ali ne dulji od 80 sati, te može obuhvaćati očitanja mase prije i poslije ispitivanja.
Successive mass determinations of each reference PM sample media shall return the same value within ± 10 μg or ± 10 % of the expected total PM mass, whichever is higher.
Uzastopna utvrđivanja mase svakog referentnog medija za uzorkovanje PM-a moraju dati jednaku vrijednost unutar ± 10 μg ili ± 10 % očekivane ukupne mase čestične tvari, ovisno što je veće.
Should successive PM sample filter weighing events fail that criterion, all individual test filter mass readings mass readings occurring between the successive reference filter mass determinations shall be invalidated.
Ako uzastopna vaganja filtra za uzorke PM-a ne ispune taj kriterij, sva pojedinačna očitanja mase ispitnog filtra između uzastopnih utvrđivanja mase referentnog filtra proglašavaju se nevažećima.
These filters may be re-weighed in another weighing session.
Ti filtri mogu se ponovno izvagati u drugom postupku vaganja.
Should a post-test filter be invalidated then the test interval is void.
Ako se filtar nakon ispitivanja proglasi nevažećim, ispitni je interval isto tako nevažeći.
That verification shall be performed as follows:
Ta se verifikacija mora provoditi na sljedeći način:
At least two samples of unused PM sample media shall be kept in the PM-stabilization environment.
najmanje dva uzorka neiskorištenog medija za uzorkovanje PM-a čuvaju se u okruženju za stabilizaciju PM-a.
These shall be used as references.
Oni služe kao referencije.
Unused filters of the same material and size shall be selected for use as references;
Neiskorišteni filtri od istog materijala i jednake veličine odabiru se i upotrebljavaju kao referencije;
References shall be stabilized in the PM stabilization environment.
referencije se stabiliziraju u okruženju za stabilizaciju PM-a.
References shall be considered stabilized if they have been in the PM-stabilization environment for a minimum of 30 min, and the PM-stabilization environment has been within the specifications of point 9.3.4.4 for at least the preceding 60 min;
Smatra se da su referencije stabilizirane ako su minimalno 30 minuta bile u okruženju za stabilizaciju PM-a, a okruženje za stabilizaciju PM-a prije toga je najmanje 60 minuta bilo u skladu sa specifikacijama iz točke 9.3.4.4.;
The balance shall be exercised several times with a reference sample without recording the values;
vaga se nekoliko puta opterećuje referentnim uzorkom bez bilježenja vrijednosti;
The balance shall be zeroed and spanned.
vaga se mora nulto i rasponski umjeriti.
A test mass shall be placed on the balance (e.g. calibration weight) and then removed ensuring that the balance returns to an acceptable zero reading within the normal stabilization time;
Na vagu se postavi ispitna masa (npr. umjerni uteg), koja se zatim ukloni pazeći da se vaga vrati na prihvatljivo nulto očitanje unutar normalnog vremena stabilizacije;
Each of the reference media (e.g. filters) shall be weighed and their masses recorded.
svaki se referentni medij (npr. filtri) važe i bilježi mu se masa.
If normally mean values are obtained by repeating the weighing process to improve the accuracy and precision of reference media (e.g. filters) masses, the same process shall be used to measure mean values of sample media (e.g. filters) masses;
Ako se srednje vrijednosti obično postižu ponavljanjem vaganja kako bi se povećala točnost i preciznost masa referentnih medija (npr. filtara), isti se postupak upotrebljava za mjerenje srednjih vrijednosti masa medija za uzorkovanje (npr. filtara);
The balance environment dew point, ambient temperature, and atmospheric pressure shall be recorded;
bilježe se točka rosišta okruženja vage, temperatura okoline i atmosferski tlak;
The recorded ambient conditions shall be used to correct results for buoyancy as described in point 8.1.13.2.
zabilježeni uvjeti okoline upotrebljavaju se za korekciju rezultata za uzgon kako je opisano u točki 8.1.13.2.
The buoyancy-corrected mass of each of the references shall be recorded;
Bilježi se masa svake referencije korigirana za uzgon;
Each of the reference media's (e.g. filter's) buoyancy-corrected reference mass shall be subtracted from its previously measured and recorded buoyancy-corrected mass;
svaka referentna masa referentnog medija (npr. filtra) korigirana za uzgon oduzima se od prethodno izmjerene i zabilježene mase korigirane za uzgon;
If any of the reference filters' observed mass changes by more than that allowed under this section, all PM mass determinations made since the last successful reference media (e.g. filter) mass validation shall be invalidated.
ako se neka od promatranih masa referentnih filtara promijeni više nego što je dopušteno u ovom odjeljku, sva se utvrđivanja mase čestične tvari učinjena od posljednje uspješne validacije mase referentnog medija (npr. filtra) poništavaju.
Reference PM filters may be discarded if only one of the filters mass has changed by more than the allowable amount and a special cause for that filter's mass change can be positively identified which would not have affected other in-process filters.
Referentni filtri PM-a mogu se odbaciti ako se masa samo jednog filtra promijenila više nego što je dopušteno i ako se može sa sigurnošću utvrditi posebni uzrok promjene mase tog filtra koji nije utjecao na ostale filtre koji su još u postupku.
Thus the validation can be considered a success.
Validacija se tada može smatrati uspješnom.
In that case, the contaminated reference media shall not be included when determining compliance with paragraph (j) of this point, but the affected reference filter shall be discarded and replaced;
U tom slučaju kontaminirani referentni medij ne smije se uključiti u određivanje sukladnosti s točkom (j) ove točke, nego se taj referentni filtar odbacuje i zamjenjuje;
If any of the reference masses change by more than that allowed under point 8.1.13.1.4, all PM results that were determined between the two times that the reference masses were determined shall be invalidated.
ako se bilo koja referentna masa promijeni za iznos veći od dopuštenog prema točki 8.1.13.1.4., poništavaju se svi rezultati PM-a koji su utvrđeni između dvaju navrata u kojima su se utvrđivale referentne mase.
If reference PM sample media is discarded in accordance with point (i), at least one reference mass difference that meets the criteria set out in point 8.1.13.1.4 shall be available.
Ako se referentni medij za uzorkovanje PM-a odbaci u skladu s točkom (i), mora biti dostupna najmanje jedna razlika referentnih masa koja odgovara kriterijima iz točke 8.1.13.1.4.
Otherwise, all PM results that were determined between the two times that the reference media (e.g. filters) masses were determined shall be invalidated.
U suprotnom se poništavaju svi rezultati PM-a koji su utvrđeni između dvaju navrata kad su mjerene mase referentnih medija (npr. filtara).
PM sample filter buoyancy correction
Korekcija filtra za uzorkovanje PM-a za uzgon
PM sample filter shall be corrected for their buoyancy in air.
Filtar za uzorkovanje PM-a korigira se za uzgon u zraku.
The buoyancy correction depends on the sample media density, the density of air, and the density of the calibration weight used to calibrate the balance.
Korekcija za uzgon ovisi o gustoći medija za uzorkovanje, gustoći zraka i gustoći umjernog utega upotrijebljenog za umjeravanje vage.
The buoyancy correction does not account for the buoyancy of the PM itself, because the mass of PM typically accounts for only (0,01 to 0,10) % of the total weight.
U korekciji za uzgon ne uzima se u obzir uzgon samog PM-a jer je masa PM-a obično samo (0,01 do 0,10) % ukupne mase.
A correction to this small fraction of mass would be at the most 0,010 %.
Korekcija tog djelića mase iznosila bi najviše 0,010 %.
The buoyancy-corrected values are the tare masses of the PM samples.
Vrijednosti korigirane za uzgon su tara mase uzoraka PM-a.
These buoyancy-corrected values of the pre-test filter weighing are subsequently subtracted from the buoyancy-corrected values of the post-test weighing of the corresponding filter to determine the mass of PM emitted during the test.
Zatim se te za uzgon korigirane vrijednosti iz predispitnog vaganja filtra oduzimaju od za uzgon korigiranih vrijednosti iz vaganja odgovarajućeg filtra nakon ispitivanja kako bi se utvrdila masa PM-a emitiranog za vrijeme ispitivanja.
Different PM sample filter have different densities.
Različiti su filtri za uzorkovanje PM-a različite gustoće.
The known density of the sample media shall be used, or one of the densities for some common sampling media shall be used, as follows:
Upotrebljava se poznata gustoća medija za uzorkovanje ili jedna od gustoća nekog uobičajenog medija za uzorkovanje, kako slijedi:
For PTFE-coated borosilicate glass, a sample media density of 2300 kg/m3 shall be used;
za borosilikatno staklo premazano PTFE-om upotrebljava se gustoća medija za uzorkovanje od 2300 kg/m3;
For PTFE membrane (film) media with an integral support ring of polymethylpentene that accounts for 95 % of the media mass, a sample media density of 920 kg/m3 shall be used;
za PTFE membranu (film) s integralnim potpornim prstenom od polimetilpentana koji čini 95 % mase medija upotrebljava se gustoća medija za uzorkovanje od 920 kg/m3;
For PTFE membrane (film) media with an integral support ring of PTFE, a sample media density of 2144 kg/m3 shall be used.
za PTFE membranu (film) s integralnim potpornim prstenom od polimetilpentana upotrebljava se gustoća medija za uzorkovanje od 2144 kg/m3.
Because a PM balance environment shall be tightly controlled to an ambient temperature of 295 ± 1 K (22 ± 1 °C) and a dew point of 282,5 ± 1 K (9,5 ± 1 °C), air density is primarily function of atmospheric pressure.
Budući da se okolina vage PM-a mora strogo održavati na temperaturi 295 ± 1 K (22 ± 1 °C) i točki rosišta 282,5 ± 1 K (9,5 ± 1 °C), gustoća zraka ponajprije je u funkciji atmosferskog tlaka.
Therefore a buoyancy correction is specified that is only a function of atmospheric pressure.
Stoga se zadaje korekcija za uzgon koja je samo funkcija atmosferskog tlaka.
Calibration weight density
Gustoća umjernog utega
The stated density of the material of the metal calibration weight shall be used.
Upotrebljava se navedena gustoća materijala metalnog umjernog utega.
Correction calculation
Izračun korekcije
The PM sample filter shall be corrected for buoyancy by means of equation (6-27):
Filtar za uzorkovanje PM-a korigira se za uzgon pomoću jednadžbe (6-27):
is the PM sample filter mass corrected for buoyancy
masa filtra za uzorkovanje PM-a korigirana za uzgon
is the PM sample filter mass uncorrected for buoyancy
masa filtra za uzorkovanje PM-a nekorigirana za uzgon
is the density of air in balance environment
gustoća zraka u okolini vage
is the density of calibration weight used to span balance
gustoća umjernog utega koji se upotrebljava za rasponsko umjeravanje vage
is the density of PM sample filter
gustoća filtra za uzorkovanje PM-a
is the absolute pressure in balance environment
apsolutni tlak u okolini vage
is the molar mass of air in balance environment
molarna masa zraka u okolini vage
is the molar gas constant.
plinska konstanta
is the absolute ambient temperature of balance environment’;
apsolutna temperatura u okolini vage”;
in point 9.3.2.1.1, the first sentence is replaced by the following:
u točki 9.3.2.1.1. prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:
‘When used in accordance with point 9.3.1.1.1, the internal volume of the mixing chamber shall not be less than ten times the individual cylinder swept volume of the engine under test.’;
„Ako se upotrebljava u skladu s točkom 9.3.1.1.1., unutarnji obujam komore za miješanje ne smije biti manji od desetorostrukog radnog obujma po cilindru motora koji se ispituje.”;
in point 9.3.2.2, point (b) is replaced by the following:
u točki 9.3.2.2. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:
For THC transfer lines a wall temperature tolerance throughout the entire line of (464 ± 11) K [(191 ± 11) °C] shall be maintained.
Kod prijenosnih vodova THC-a, duž cijelog voda mora se održavati odstupanje temperature stijenki (464 ± 11) K [(191 ± 11) °C].
If sampled from raw exhaust gas, an unheated, insulated transfer line may be connected directly to a probe.
Ako se uzorkuje iz nerazrijeđenog ispušnog plina, nezagrijani i izolirani prijenosni vod može se spojiti izravno na sondu.
The length and insulation of the transfer line shall be designed to cool the highest expected raw exhaust gas temperature to no lower than 191 °C, as measured at the transfer line outlet.
Duljina i izolacija prijenosnog voda moraju biti takvi da najvišu očekivanu temperaturu nerazrijeđenog ispušnog plina ne snižavaju ispod 191 °C, izmjereno na izlazu prijenosnog voda.
For dilute sampling a transition zone between the probe and transfer line of up to 0,92 m in length is allowed to transition the wall temperature to (464 ± 11) K [(191 ± 11) °C].’;
Pri uzorkovanju razrijeđenih plinova dopuštena je prijelazna zona između sonde i prijenosnog voda do 0,92 m duljine kako bi temperatura stijenke mogla doseći (464 ± 11) K [(191 ± 11) °C].”;
in point 9.3.2.3.1.1, the last paragraph is replaced by the following:
u točki 9.3.2.3.1.1. zadnji stavak zamjenjuje se sljedećim:
‘For the highest expected water vapour concentration Hm, the water removal technique shall maintain humidity at ≤ 5 g water/kg dry air (or about 0,8 volume % H2O), which is 100 % relative humidity at 277,1 K (3,9 °C) and 101,3 kPa.
„Za najvišu očekivanu koncentraciju vodene pare Hm tehnikom uklanjanja vode mora se zadržati vlažnost na ≤ 5 g vode/kg suhog zraka (ili na obujamskom udjelu od oko 0,8 % H2O), što je 100-postotna relativna vlažnost zraka pri 277,1 K (3,9 °C) i 101,3 kPa.
This humidity specification is equivalent to about 25 % relative humidity at 298 K (25 °C) and 101,3 kPa.
Ta specifikacija vlažnosti ekvivalentna je otprilike 25-postotnoj relativnoj vlažnosti pri 298 K (25 °C) i 101,3 kPa.
This may be demonstrated by either:
To se može dokazati:
measuring the temperature at the outlet of the sample dryer; or
mjerenjem temperature na izlazu uređaja za sušenje uzorka; ili
measuring humidity at a point just upstream of the CLD; or
mjerenjem vlažnosti na točki neposredno ispred CLD-a; ili
performing the verification procedure in point 8.1.12.’;
provođenjem postupka verifikacije iz točke 8.1.12.”;
in point 9.3.3.4.3, the second sentence is replaced by the following:
u točki 9.3.3.4.3. druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:
‘Sample temperature shall be controlled to a 320 ± 5 K (47 ± 5 °C) tolerance, as measured anywhere within 200 mm upstream or 200 mm downstream of the PM filter media.’;
„Temperatura uzorka mora se održavati unutar raspona od 320 ± 5 K (47 ± 5 °C), kako je izmjereno bilo gdje unutar 200 mm ispred ili 200 mm iza filtarskih medija za PM.”;
in point 9.3.4.4, in point (b), the last sentence is replaced by the following:
u točki 9.3.4.4.(b) zadnja rečenica zamjenjuje se sljedećim:
‘This value shall be used to calculate the PM sample filter buoyancy correction in point 8.1.13.2.’;
„Ta se vrijednost upotrebljava za izračunavanje vrijednosti korekcije filtra za uzorkovanje PM-a za uzgon iz točke 8.1.13.2.”;
in point 9.4.1.2, the last sentence is replaced by the following:
u točki 9.4.1.2. zadnja rečenica zamjenjuje se sljedećim:
‘Where more than one instrument for a particular measurement is specified, one of them will be identified by the approval authority upon application as the reference for showing that an alternative procedure is equivalent to the specified procedure.’;
„Ako je za određeno mjerenje navedeno više od jednog instrumenta, nakon upotrebe će homologacijsko tijelo označiti jedan od tih instrumenata kao referenciju za dokazivanje da je alternativni postupak ekvivalentan specificiranom postupku.”;
in point 9.4.1.3, the first sentence is replaced by the following:
u točki 9.4.1.3. prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:
‘Data from multiple instruments to calculate test results for a single test may be used for all measurement instruments described in this point, with prior approval of the approval authority.’;
„Podaci dobiveni od više instrumenata za izračunavanje rezultata pojedinačnog ispitivanja mogu se upotrebljavati kod svih mjernih instrumenata opisanih u ovoj točki uz prethodno odobrenje homologacijskog tijela.”;
in point 9.4.5.3.2, the first sentence is replaced by the following:
u točki 9.4.5.3.2. prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:
‘For the purpose of controlling of a partial flow dilution system to extract a proportional raw exhaust gas sample, a flow meter response time faster than indicated in Table 6.8 is required.’;
„Kako bi se sustav za razrjeđivanje djelomičnog protoka regulirao tako da izdvaja proporcionalni uzorak nerazrijeđenog ispušnog plina, zahtijeva se da vrijeme odziva mjerača protoka bude brže od vremena navedenog u tablici 6.8.”;
in point 9.4.6, the last sentence is replaced by the following:
u točki 9.4.6. zadnja se rečenica zamjenjuje sljedećim:
‘The NDIR-based system shall meet the calibration and verifications set out in point 8.1.9.1 or 8.1.9.2, as applicable.’;
„Sustav temeljen na NDIR-u mora ispunjavati zahtjeve u pogledu umjeravanja i verifikacije iz točke 8.1.9.1. ili 8.1.9.2., prema potrebi.”;
in point 9.4.12, the paragraph below the heading is replaced by the following:
u točki 9.4.12. stavak ispod naslova zamjenjuje se sljedećim:
‘A FTIR (Fourier transform infrared) analyser, NDUV or laser infrared analyser may be used in accordance with Appendix 4.’;
„Fourierov transformacijski infracrveni analizator (FTIR), NDUV ili laserski infracrveni analizator mogu se upotrebljavati u skladu s Dodatkom 4.”;
point 9.5.1.1(a) is amended as follows,
točka 9.5.1.1.(a) mijenja se kako slijedi:
2 % contamination, measured relative to the mean concentration expected at the emission limit value.
2 % kontaminacije, izmjerene u odnosu na srednju očekivanu koncentraciju na graničnoj vrijednosti emisija.
For example, if a CO concentration of 100,0 μmol/mol is expected, then it would be allowed to use a zero gas with CO contamination less than or equal to 2000 μmol/mol;’;
Na primjer, ako se očekuje koncentracija CO od 100,0 μmol/mol, tada bi bilo dopušteno upotrebljavati nulti plin koji ima kontaminaciju s CO od najviše 2000 μmol/mol;”;
in point (iii), in Table 6.9, the third row is replaced by the following:
u točki iii. treći redak tablice 6.9. zamjenjuje se sljedećim:
≤ 10 μmol/mol’;
≤ 10 μmol/mol”;
in point 9.5.1.1(c), point (i) is replaced by the following:
u točki 9.5.1.1.(c) točka i. zamjenjuje se sljedećim:
CH4, balance purified synthetic air and/or N2 (as applicable);’;
CH4, ostatak pročišćeni sintetski zrak i/ili N2 (kako je primjenjivo);”;
in point 9.5.1.2, point (b) is replaced by the following:
u točki 9.5.1.2. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:
Calibration gases may be relabelled and used after their expiration date if it is approved in advance by approval authority.’;
Uz prethodno odobrenje homologacijskog tijela mjerni se plinovi mogu ponovno označiti i upotrijebiti nakon isteka roka trajanja.”;
in point 9.5.1.3, the second paragraph below the heading is deleted;
u točki 9.5.1.3. briše se drugi stavak ispod naslova;
in point 1.3.4, the first sentence is replaced by the following:
u točki 1.3.4. prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:
‘For particle number measurement, exhaust gas mass flow rate, determined according to any of the methods described in points 2.1.6.1 to 2.1.6.4 of Annex VII, is used for controlling the partial flow dilution system to take a sample proportional to the exhaust gas mass flow rate.’;
„Za mjerenje broja čestica maseni protok ispušnog plina, utvrđen u skladu s bilo kojom metodom opisanom u točkama od 2.1.6.1. do 2.1.6.4. Priloga VII., upotrebljava se kako bi se kontroliralo da sustav za razrjeđivanje djelomičnog protoka izdvaja uzorak proporcionalan masenom protoku ispušnog plina.”;
in point 2.1.3.3.3, the first sentence is replaced by the following:
u točki 2.1.3.3.3. prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:
‘Control heated stages to constant nominal operating temperatures, within the range specified in point 2.1.3.3.2, to a tolerance of ± 10 K (± 10 °C).’;
„Regulira grijane faze na stalne nazivne radne temperature unutar raspona iz točke 2.1.3.3.2. uz dopušteno odstupanje od ± 10 K (± 10 °C);”;
in point 2.1.4, figure 6.10 is replaced by the following
u točki 2.1.4. slika 6.10. zamjenjuje se sljedećim:
‘Figure 6.10
„Slika 6.10.
Schematic of recommended particle sampling system – Full flow sampling
Shematski prikaz preporučenog sustava za uzorkovanje čestica – uzorkovanje iz punog protoka
from engine exhaust
filtrirani zrak
LEPA HEPA
višak zraka
act. carbon
iz ispuha motora
Flow direction
LEPA HEPA
cyclone
aktivni ugljik
filled air
smjer protoka
excess air
ciklons
in Appendix 3, in point 3, in the second paragraph, the first sentence is replaced by the following:
u točki 3. Dodatka 3. prva rečenica drugog stavka zamjenjuje se sljedećim:
‘The torque broadcast by the ECU shall be accepted without correction if, at each point where measurements were taken, the factor calculated from dividing the torque value from the dynamometer by the torque value from the ECU is not less than 0,93 (i.e. a maximum difference of 7 %).’;
„Zakretni moment koji šalje ECU prihvaća se bez ispravaka ako na svakoj točki mjerenja faktor izračunan dijeljenjem zakretnog momenta iz dinamometra sa zakretnim momentom iz ECU-a ne iznosi manje od 0,93 (tj. najveća razlika od 7 %).”;
in point 4.2.7, the last sentence is replaced by the following:
u točki 4.2.7. zadnja se rečenica zamjenjuje sljedećim:
‘The expiration date of the calibration gases shall be recorded.’;
„Rokovi trajanja umjernih plinova koje navede proizvođač moraju se zabilježiti.”;
in point 4.2.8, point (j) is replaced by the following:
u točki 4.2.8. točka (j) zamjenjuje se sljedećim:
Analyser shall have combined interference within ± 2 % of the applicable mean value of ammonia (NH3) specified in point 3.4 of Annex IV.’;
Kombinirana interferencija analizatora mora biti unutar ± 2 % primjenjive srednje vrijednosti amonijaka (NH3) iz točke 3.4. Priloga IV.”;
in point 2.4, figure 6-11 is replaced by the following:
u točki 2.4. slika 6-11. zamjenjuje se sljedećim: