natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Laimennusjärjestelmän virtauskapasiteetin on oltava riittävä estämään täysin veden kondensoituminen laimennus- ja näytteenottojärjestelmiin ja pitämään laimennetun pakokaasun lämpötila enintään 325 K:ssa (52 °C:ssa) suodattimien telineistä välittömästi virtaussuuntaa vastaan.
The flow capacity of the dilution system shall be large enough to completely eliminate water condensation in the dilution and sampling systems, and maintain the temperature of the diluted exhaust gas at or below 325K (52 °C) immediately upstream of the filter holders.
Laimennusilmasta saa poistaa kosteuden ennen sen johtamista laimennusjärjestelmään, ja se on erityisen hyödyllistä, jos laimennusilma on hyvin kosteata.
Dehumidifying the dilution air before entering the dilution system is permitted, and especially useful if dilution air humidity is high.
Laimennusilman lämpötilan on oltava 298 K ± 5 K (25 °C ± 5 °C).
The temperature of the dilution air shall be 298 K ± 5 K (25 °C ± 5 °C).
Jos ulkoilman lämpötila on alle 293 K (20 °C), laimennusilma on suositeltavaa esilämmittää lämpötilan ylärajan 303 K (30 °C) yläpuolelle.
If the ambient temperature is below 293K (20 °C), dilution air pre-heating above the upper temperature limit of 303K (30 °C) is recommended.
Laimennusilman lämpötila saa kuitenkin olla enintään 325 K (52 °C) ennen pakokaasun johtamista laimennustunneliin.
However, the dilution air temperature must not exceed 325 K (52 °C) prior to the introduction of the exhaust in the dilution tunnel.
Osavirtauslaimennusjärjestelmä on suunniteltava siten, että pakokaasuvirta jaetaan kahteen jakeeseen, joista pienempi laimennetaan ilmalla ja jota näin ollen käytetään hiukkasten mittaamiseen.
The partial flow dilution system has to be designed to split the exhaust stream into two fractions, the smaller one being diluted with air and subsequently used for particulate measurement.
Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää määrittää laimennussuhde erittäin tarkasti.
For this it is essential that the dilution ratio be determined very accurately.
Pakokaasuvirta voidaan jakaa eri menetelmillä, jolloin käytettävä jakomenetelmä määrää käytettävät näytteenottolaitteet ja -menettelyt varsin pitkälle (liitteessä V oleva 2.2 kohta).
Different splitting methods can be applied, whereby the type of splitting used dictates to a significant degree the sampling hardware and procedures to be used (Annex V, section 2.2).
Hiukkasten näytteenotin on asennettava kaasupäästöjen näytteenottimen läheisyyteen, ja asennuksen on oltava 3.4.1 kohdan säännösten mukainen.
The particulate sampling probe shall be installed in close proximity to the gaseous emissions sampling probe, and the installation shall comply with the provisions of section 3.4.1.
Hiukkasten massan määrittämiseksi vaaditaan hiukkasten näytteenottojärjestelmä, hiukkasten näytteenottosuodattimet, mikrogrammavaaka ja punnituskammio, jonka lämpötila ja kosteus on säädelty.
To determine the mass of the particulates, a particulate sampling system, particulate sampling filters, a microgram balance, and a temperature and humidity controlled weighing chamber, are required.
Hiukkasten näytteenotossa on käytettävä yksisuodatinmenetelmää, jossa käytetään yhtä suodatinparia (ks. 4.1.3 kohta) koko testisyklin ajan.
For particulate sampling, the single filter method shall be applied which uses one pair of filters (see section 4.1.3) for the whole test cycle.
Suodattimen eritelmä
Particulate Sampling Filters
Myös halkaisijaltaan suurempia suodattimia voidaan käyttää (4.1.5 kohta).
Larger diameter filters are acceptable (section 4.1.5).
Toissijainen suodatin saa sijaita enintään 100 mm virtaussuuntaan ensisijaisesta suodattimesta, eikä se saa koskettaa ensisijaista suodatinta.
The back-up filter shall be located no more than 100 mm downstream of, and shall not be in contact with the primary filter.
Suodattimet voi punnita erikseen tai parina siten, että suodattimien tahrapuolet ovat vierekkäin.
The filters may be weighed separately or as a pair with the filters placed stain side to stain side.
Suositellut suodattimen kuormitukset
Recommended Filter Loadings
Suositeltu tahran halkaisija
Recommended Stain
Suositeltu vähimmäiskuormitus
Recommended Minimum
Punnituskammion olosuhteet
Weighing Chamber and Analytical Balance Specifications
Kosteus on pidettävä 282,5 K ± 3 K:n (9,5 °C ± 3 °C) kastepisteessä ja suhteellisen kosteuden on oltava 45 prosenttia ± 8 prosenttia.
The humidity shall be maintained to a dewpoint of 282,5K ± 3 K (9,5 °C ± 3 °C) and a relative humidity of 45% ± 8%.
Punnitushuoneen olot saavat poiketa 4.2.1 kohdassa eritellyistä, jos poikkeama kestää enintään 30 minuuttia.
Disturbances to weighing room specifications as outlined in section 4.2.1 will be allowed if the duration of the disturbances does not exceed 30 minutes.
Punnitushuoneen pitäisi olla vaatimusten mukainen ennen henkilöstön menemistä huoneeseen.
The weighing room should meet the required specifications prior to personal entrance into the weighing room.
Näytesuodattimen (näytesuodatinparin) kanssa on punnittava mielellään samanaikaisesti tai enintään neljän tunnin kuluessa vähintään kaksi käyttämätöntä viitesuodatinta (viitesuodatinparia).
At least two unused reference filters or reference filter pairs shall be weighed within 4 hours of, but preferably at the same time as the sample filter (pair) weighings.
Viitesuodattimien (viitesuodatinparien) on oltava saman kokoisia ja samasta materiaalista kuin näytesuodattimien.
They shall be the same size and material as the sample filters.
Jos viitesuodattimien (viitesuodatinparien) keskipaino muuttuu näytesuodattimien punnituksen välillä enemmän kuin ± 5 prosenttia (vastaavasti ± 7,5 prosenttia suodatinparin osalta) suositellusta suodattimen vähimmäiskuormituksesta (4.1.5 kohta), kaikki näytesuodattimet on hävitettävä ja päästötesti on uusittava.
If the average weight of the reference filters (reference filter pairs) changes between sample filter weighings by more than ± 5% (± 7,5% for the filter pair respectively) of the recommended minimum filter loading (section 4.1.5.), then all sample filters shall be discarded and the emissions test repeated.
Savun mittauksessa on käytettävä opasimetriä, jossa on opasiteetin ja valon absorptiokertoimen lukutilat.
The smoke shall be measured with an opacimeter having an opacity and a light absorption coefficient readout mode.
Opasiteetin lukutilaa on käytettävä ainoastaan kalibrointiin ja opasimetrin tarkistamiseen.
The opacity readout mode shall only be used for calibration and checking of the opacimeter.
Nämä yksiköt voidaan integroida yhdeksi komponentiksi tai niitä voidaan käsitellä toisiinsa yhteydessä olevien komponenttien järjestelmänä.
These units may be integrated into a single component or provided as a system of interconnected components.
Toiminnalliset yksiköt ovat seuraavat:
The three functional units are:
liitteen III lisäyksessä 1 olevan 6 ja 6.4 kohdan mukaisten funktioiden suorittamiseen pystyvä tietojenkäsittely-yksikkö,
a data processing unit capable of performing the functions described in Annex III, Appendix 1, section 6,
kirjoitin ja/tai sähköinen tallennusväline liitteen III lisäyksessä 1 olevassa 6.3 kohdassa määritettyjen vaadittavien savuarvojen kirjaamiseen ja tulostamiseen.
a printer and/or electronic storage medium to record and output the required smoke values specified in Annex III, Appendix 1, section 6.3.
Erityiset vaatimukset
Specific Requirements
Lineaarisuuden on oltava ± 2 prosenttia opasiteetista.
The linearity shall be within ± 2% opacity.
Nollapisteen poikkeama
Zero Drift
Nollapisteen poikkeama ei saa ylittää ± 1:tä prosenttia opasiteetista yhden tunnin mittaisen jakson aikana.
The zero drift during a one hour period shall not exceed ± 1% opacity.
Opasimetrin näyttö ja alue
Opacimeter Display and Range
Laitteen vasteaika
Instrument Response Time
Opasimetrin fyysinen vasteaika saa olla enintään 0,2 sekuntia.
The physical response time of the opacimeter shall not exceed 0,2 s.
Fyysinen vasteaika on aika, joka kuluu nopeavasteisen vastaanottimen tulosteen muuttumiseen 10:stä 90 prosenttiin kokonaispoikkeamasta silloin, kun mitattavan kaasun opasiteetti muuttuu alle 0,1 sekunnissa.
The physical response time is the difference between the times when the output of a rapid response receiver reaches 10 and 90% of the full deviation when the opacity of the gas being measured is changed in less than 0,1 s.
Opasimetrin sähköinen vasteaika saa olla enintään 0,05 sekuntia.
The electrical response time of the opacimeter shall not exceed 0,05 s.
Sähköinen vasteaika on aika, joka kuluu opasimetrin tulosteen muuttumiseen 10:stä 90 prosenttiin koko asteikolla silloin, kun valonlähde keskeytetään tai sammutetaan kokonaan alle 0,01 sekunnissa.
The electrical response time is the difference between the times when the opacimeter output reaches 10 and 90% of the full scale when the light source is interrupted or completely extinguished in less than 0,01 s.
Opasimetrin kalibrointiin, lineaarisuuden mittauksiin tai asteikon säätämiseen käytettävän harmaasuodattimen opasiteetin arvo on tunnettava 1,0 prosentin tarkkuudella.
Any neutral density filter used in conjunction with opacimeter calibration, linearity measurements, or setting span shall have its value known to within 1,0% opacity.
Suodattimen nimellisarvon tarkkuus on tarkistettava vähintään kerran vuodessa kansallisen tai kansainvälisen standardin viitteen avulla.
The filter's nominal value must be checked for accuracy at least yearly using a reference traceable to a national or international standard.
Harmaasuodattimet ovat herkkiä laitteita, ja ne vahingoittuvat helposti käytössä.
Neutral density filters are precision devices and can easily be damaged during use.
Niitä on käsiteltävä ainoastaan tarvittaessa ja silloinkin huolellisesti suodattimen naarmuuntumisen tai likaantumisen välttämiseksi.
Handling should be minimised and, when required, should be done with care to avoid scratching or soiling of the filter.
Lisäys 5
Appendix 5
ANALYYSILAITTEIDEN KALIBROINTI
CALIBRATION OF THE ANALYTICAL INSTRUMENTS
Kaikki analysaattorit on kalibroitava niin usein kuin se on tarpeen tämän direktiivin tarkkuusvaatimusten täyttämiseksi.
Each analyser shall be calibrated as often as necessary to fulfil the accuracy requirements of this Directive.
Tässä osassa kuvataan liitteen III lisäyksessä 4 olevassa 3 kohdassa ja liitteessä V olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen analysaattoreiden kalibroimiseen käytettävät menetelmät.
The calibration method that shall be used is described in this section for the analysers indicated in Annex III, Appendix 4, section 3 and Annex V, section 1.
Kaikkien kalibrointikaasujen pisimmät säilytysajat on otettava huomioon.
The shelf life of all calibration gases must be respected.
Valmistajan ilmoittama kalibrointikaasujen viimeinen käyttöpäivä on kirjattava.
The expiration date of the calibration gases stated by the manufacturer shall be recorded.
Puhtaat kaasut
Pure Gases
Kaasuilta vaadittava puhtaus on määritetty jäljempänä esitetyillä epäpuhtauksien raja-arvoilla.
The required purity of the gases is defined by the contamination limits given below.
Puhdistettu typpi
Purified nitrogen
(Epäpuhtaudet ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO
(Contamination ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO
Puhdistettu happi
Purified oxygen
(Puhtaus > 99,5 % tilavuusprosenttia O
(Purity > 99,5 % vol O
(40 ± 2 % vetyä, loput heliumia)
(40 ± 2 % hydrogen, balance helium)
(Epäpuhtaudet ≤ 1 ppm C1, ≤ 400 ppm CO
(Contamination ≤ 1 ppm C1, ≤ 400 ppm CO
Puhdistettu synteettinen ilma
Purified synthetic air
(Happipitoisuus 18–21 tilavuusprosenttia.)
(Oxygen content between 18-21 % vol.)
Puhdistettua propaania tai hiilimonoksidia (CO) CVS-tarkistukseen
Purified propane or CO for the CVS verification
Kalibrointi- ja vertailukaasut
Calibration and Span Gases
Kemialliselta koostumukseltaan seuraavat kaasujen sekoitukset on oltava käytettävissä:
Mixtures of gases having the following chemical compositions shall be available:
ja puhdistettua synteettistä ilmaa (ks. 1.2.1 kohta),
and purified synthetic air (see section 1.2.1);
CO ja puhdistettua typpeä,
CO and purified nitrogen;
ja puhdistettua typpeä (tämän kalibrointikaasun NO
and purified nitrogen (the amount of NO
-pitoisuus saa olla enintään 5 prosenttia NO-pitoisuudesta),
contained in this calibration gas must not exceed 5% of the NO content);
ja puhdistettua typpeä,
and purified nitrogen
ja puhdistettua synteettistä ilmaa,
and purified synthetic air
ja puhdistettua synteettistä ilmaa.
and purified synthetic air
Huomautus: Muita kaasujen yhdistelmiä saa käyttää, jos kaasut eivät reagoi keskenään.
Note: Other gas combinations are allowed provided the gases do not react with one another.
Kalibrointi- ja vertailukaasun todellisen konsentraation on oltava ± 2 prosentin tarkkuudella sama kuin nimellisarvon.
The true concentration of a calibration and span gas must be within ± 2% of the nominal value.
Kalibrointikaasun kaikki konsentraatiot on annettava tilavuuspohjaisina (tilavuusprosentteina tai tilavuus-ppm-arvoina).
All concentrations of calibration gas shall be given on a volume basis (volume percent or volume ppm).
Kalibrointi- ja vertailukaasut voidaan tuottaa myös kaasunjakajan avulla, jolloin kaasu laimennetaan puhdistetulla typellä (N
The gases used for calibration and span may also be obtained by means of a gas divider, diluting with purified N
) tai puhdistetulla synteettisellä ilmalla.
or with purified synthetic air.
Sekoituslaitteen tarkkuuden on oltava riittävä, jotta laimennettujen kalibrointikaasujen tarkkuus voidaan määrittää ± 2 prosentin tarkkuudella.
The accuracy of the mixing device must be such that the concentration of the diluted calibration gases may be determined to within ± 2%.
Analysaattoreiden ja näytteenottojärjestelmän käyttö
Operating Procedure for Analysers and Sampling System
Analysaattoreita on käytettävä laitteen valmistajan käynnistys- ja käyttöohjeiden mukaisesti.
The operating procedure for analysers shall follow the start-up and operating instructions of the instrument manufacturer.
Jäljempänä 1.4–1.9 kohdissa esitetyt vähimmäisvaatimukset on otettava huomioon.
The minimum requirements given in sections 1.4 to 1.9 shall be included.
Näytteenotin on irrotettava pakojärjestelmästä ja pakojärjestelmän pää on tukittava.
The probe shall be disconnected from the exhaust system and the end plugged.
Analysaattorin pumppu on käynnistettävä.
The analyser pump shall be switched on.
Alun vakautusjakson jälkeen kaikkien virtausmittareiden lukeman on oltava nolla.
After an initial stabilisation period all flow meters should read zero.
Jos lukema ei ole nolla, näytteenottolinjat on tarkistettava ja vika on korjattava.
If not, the sampling lines shall be checked and the fault corrected.
Tyhjiöpuolen suurin sallittu vuotomäärä on 0,5 prosenttia tarkistettavan järjestelmän osan käytön aikaisesta virtauksesta.
The maximum allowable leakage rate on the vacuum side shall be 0,5% of the in-use flow rate for the portion of the system being checked.
Analysaattorin ja ohituksen virtoja voidaan käyttää käytön aikaisten virtausten arvioimiseen.
The analyser flows and bypass flows may be used to estimate the in-use flow rates.
Toinen tapa on aiheuttaa konsentraation askelmuutos näytteenottolinjan alussa vaihtamalla nollakaasusta vertailukaasuun.
Another method is the introduction of a concentration step change at the beginning of the sampling line by switching from zero to span gas.
Alkukonsentraatiosta riittävän ajan kuluessa laskenut konsentraatio viittaa kalibroinnin tai tiiviyden häiriöihin.
If after an adequate period of time the reading shows a lower concentration compared to the introduced concentration, this points to calibration or leakage problems.
Instrumentit on kalibroitava ja kalibrointikäyriä on verrattava vakiokaasuihin.
The instrument assembly shall be calibrated and calibration curves checked against standard gases.
Kalibroinnissa on käytettävä samoja kaasun virtauksia kuin pakokaasunäytteiden otossa.
The same gas flow rates shall be used as when sampling exhaust.
Lämmitysajan on oltava valmistajan suositusten mukainen.
The warming-up time should be according to the recommendations of the manufacturer.
Jos lämmitysaikaa ei ole määritetty, on suositeltavaa lämmittää analysaattoreita kahden tunnin ajan.
If not specified, a minimum of two hours is recommended for warming up the analysers.
NDIR- ja HFID-analysaattorit
NDIR and HFID Analyser
NDIR-analysaattori on viritettävä tarpeen mukaisesti ja HFID-analysaattorin liekki on optimoitava (1.8.1 kohta).
The NDIR analyser shall be tuned, as necessary, and the combustion flame of the HFID analyser shall be optimised (section 1.8.1).
Kaikki tavallisesti käytettävät käyttöalueet on kalibroitava
Each normally used operating range shall be calibrated.
ja HC-analysaattorit on nollattava puhdistetun synteettisen ilman (tai typen) avulla.
and HC analysers shall be set at zero.
Analysaattoreihin on johdettava oikeat kalibrointikaasut, arvot on kirjattava, ja kalibrointikäyrä on määritettävä 1.5.5 kohdan mukaisesti.
The appropriate calibration gases shall be introduced to the analysers, the values recorded, and the calibration curve established according to section 1.5.5.
Nollaus on tarkistettava uudelleen ja kalibrointimenettely tarvittaessa toistettava.
The zero setting shall be rechecked and the calibration procedure repeated, if necessary.
Kalibrointikäyrän määrittäminen
Establishment of the Calibration Curve
Yleiset ohjeet
General Guidelines
Analysaattorin kalibrointikäyrä on määritettävä vähintään viiden mahdollisimman tasaisesti sijoitetun kalibrointipisteen (ei nollan) avulla.
The analyser calibration curve shall be established by at least five calibration points (excluding zero) spaced as uniformly as possible.
Suurimman nimelliskonsentraation on oltava vähintään 90 prosenttia koko asteikosta.
The highest nominal concentration must be equal to or higher than 90% of full scale.
Kalibrointikäyrä on laskettava pienimmän neliösumman menetelmällä.
The calibration curve shall be calculated by the method of least squares.
Jos tuloksen polynominen aste on suurempi kuin 3, kalibrointipisteiden määrän (nolla mukaan lukien) on oltava vähintään yhtä suuri kuin tämä polynominen aste ± 2.
If the resulting polynomial degree is greater than 3, the number of calibration points (zero included) must be at least equal to this polynomial degree plus 2.
Kalibrointikäyrä saa poiketa enintään ± 2 prosenttia kunkin kalibrointipisteen nimellisarvosta ja enintään ± 1 prosenttia kokonaisasteikosta nollan kohdalla.
The calibration curve must not differ by more than ± 2% from the nominal value of each calibration point and by more than ± 1% of full scale at zero.
Kalibrointikäyrästä ja kalibrointipisteistä voi varmistaa, että kalibrointi on suoritettu oikein.
From the calibration curve and the calibration points, it is possible to verify that the calibration has been carried out correctly.
Analysaattorin erilaiset ominaismuuttujat on ilmoitettava, erityisesti seuraavat:
The different characteristic parameters of the analyser must be indicated, particularly:
kalibroinnin suorituspäivämäärä.
the date of carrying out the calibration.
Kalibrointi alle 15 prosenttia kokonaisasteikosta olevalla alueella
Calibration below 15% of Full Scale
Analysaattorin kalibrointikäyrä on muodostettava vähintään neljän nimellisen tasaisesti kokonaisasteikon 15 prosentin alle sijoitetun lisäkalibrointipisteen (ei nollan) avulla.
The analyser calibration curve shall be established by at least 4 additional calibration points (excluding zero) spaced nominally equally below 15% of full scale.
Kalibrointikäyrä on laskettava pienimmän neliösumman menetelmällä.
The calibration curve is calculated by the method of least squares.
Kalibrointikäyrä saa poiketa enintään ± 4 prosenttia kunkin kalibrointipisteen nimellisarvosta ja enintään ± 1 prosentti kokonaisasteikosta nollan kohdalla.
The calibration curve must not differ by more than ± 4% from the nominal value of each calibration point and by more than ± 1% of full scale at zero.
Vaihtoehtoiset menetelmät
Alternative Methods
Jos jonkin muun menetelmän (esimerkiksi tietokoneen, elektronisesti säädetyn katkaisimen) voidaan osoittaa tuottavan vastaavan tarkkuuden, sitä voi käyttää.
If it can be shown that alternative technology (e.g. computer, electronically controlled range switch, etc.) can give equivalent accuracy, then these alternatives may be used.
Kalibroinnin verifiointi
Verification of the Calibration
Kukin normaalisti käytettävä toiminta-alue on tarkistettava ennen kutakin analyysiä seuraavan menettelyn mukaisesti.
Each normally used operating range shall be checked prior to each analysis in accordance with the following procedure.
Kalibrointi on tarkistettava nollakaasun ja nimellisarvoltaan yli 80 prosenttia koko mittausasteikosta olevan vertailukaasun avulla.
The calibration shall be checked by using a zero gas and a span gas whose nominal value is more than 80% of full scale of the measuring range.
Jos kahden testattavan pisteen mittausarvot eroavat enintään ± 4 prosenttia ilmoitetun viitearvon koko asteikosta, säätömuuttujia saa muuttaa.
If, for the two points considered, the value found does not differ by more than ± 4% of full scale from the declared reference value, the adjustment parameters may be modified.
Jos erot ovat suuremmat, on muodostettava uusi kalibrointikäyrä 1.5.5 kohdan mukaisesti.
Should this not be the case, a new calibration curve shall be established in accordance with section 1.5.5.
:n muuntamisessa NO:ksi käytettävän muuntimen tehokkuus on testattava 1.7.1–1.7.8 kohtien ohjeiden mukaisesti (kuva 6).
into NO shall be tested as given in sections 1.7.1 to 1.7.8 (Figure 6).
Testin asetukset
Test Set-up
Muuntimien tehokkuus voidaan testata otsonaattoria käyttäen kuvassa 6 esitetyn testilaitteiston (ks. myös liitteen III lisäyksessä 4 oleva 3.3.5 kohta) ja jäljempänä kuvatun menettelyn avulla.
Using the test set-up as shown in Figure 6 (see also Annex III, Appendix 4, section 3.3.5) and the procedure below, the efficiency of converters can be tested by means of an ozonator.
CLD ja HCLD on kalibroitava yleisimmälle käyttöalueelle valmistajan ohjeiden mukaisesti nolla- ja vertailukaasun (jonka NO-pitoisuuden on oltava suunnilleen 80 prosenttia käyttöalueesta ja kaasuseoksen NO
The CLD and the HCLD shall be calibrated in the most common operating range following the manufacturer's specifications using zero and span gas (the NO content of which must amount to about 80% of the operating range and the NO
-konsentraation on oltava alle 5 prosenttia NO-konsentraatiosta) avulla.
concentration of the gas mixture to less than 5% of the NO concentration).
-analysaattorin on oltava NO-tilassa, jotta vertailukaasu ei läpäise muunninta.
analyser must be in the NO mode so that the span gas does not pass through the converter.
Ilmoitettu konsentraatio on kirjattava.
The indicated concentration has to be recorded.
-muuntimen tehokkuus lasketaan seuraavasti:
converter is calculated as follows:
on 1.7.6 kohdan mukainen NO
concentration according to section 1.7.6
on 1.7.4 kohdan mukainen NO-konsentraatio
is the NO concentration according to section 1.7.4
on 1.7.5 kohdan mukainen NO-konsentraatio
is the NO concentration according to section 1.7.5
Hapen lisääminen
Adding of Oxygen
Happea tai nollailmaa lisätään T-liittimen avulla jatkuvasti kaasuvirtaan, kunnes ilmoitettu konsentraatio on noin 20 prosenttia pienempi kuin 1.7.2 kohdassa annettu ilmoitettu kalibrointikonsentraatio (analysaattori NO-tilassa).
Via a T-fitting, oxygen or zero air is added continuously to the gas flow until the concentration indicated is about 20% less than the indicated calibration concentration given in section 1.7.2 (
Otsonaattori ei saa olla aktivoituna prosessin aikana.
The indicated concentration c shall be recorded.
Otsonaattorin aktivoiminen
Activation of the Ozonator
Otsonaattori on nyt aktivoitu tuottamaan niin paljon otsonia, että NO-konsentraatio laskee noin 20 prosenttiin (vähimmäisarvo 10 prosenttia) 1.7.2 kohdassa annetusta kalibrointikonsentraatiosta.
The ozonator is now activated to generate enough ozone to bring the NO concentration down to about 20% (minimum 10%) of the calibration concentration given in section 1.7.2.