natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Jos hapen vaikutus on yli ± 3,0 % ilmavirran säätämisen jälkeen, polttoainevirtaa ja sen jälkeen näytevirtaa muutetaan ja 1.8.1 kohta toistetaan kunkin uuden asetuksen osalta.
If the oxygen interference is greater than ± 3,0% after adjusting the air flow, the fuel flow and thereafter the sample flow shall be varied, repeating clause 1.8.1 for each new setting.
Jos hapen vaikutus on edelleen yli ± 3,0 %, analysaattori, FID-polttoaine tai polttimen ilma on korjattava tai vaihdettava ennen testausta.
If the oxygen interference is still greater than ± 3,0%, the analyzer, FID fuel, or burner air shall be repaired or replaced prior to testing.
Sen jälkeen tässä kohdassa esitetty menettely toistetaan korjatuille tai vaihdetuille laitteille tai kaasuille.
This clause shall then be repeated with the repaired or replaced equipment or gases.
Muutetaan 1.9.2.2 kohta seuraavasti:
Current paragraph 1.9.2.2 shall be amended as follows:
Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
the first subparagraph shall be replaced by the following:
"Tätä tarkistusta käytetään ainoastaan kostean kaasun konsentraatiomittauksiin.
This check applies to wet gas concentration measurements only.
Veden vaimennuksen laskemisessa on otettava huomioon NO-vertailukaasun laimentaminen vesihöyryllä ja seoksen vesihöyrykonsentraation määrittäminen testauksen aikana odotettuun arvoon.
Calculation of water quench must consider dilution of the NO span gas with water vapour and scaling of water vapour concentration of the mixture to that expected during testing.
Korvataan kolmas alakohta seuraavasti:
The third subparagraph shall be replaced by the following:
ja kirjataan De:nä.
and recorded as De.
Dieselpakokaasun osalta kokeen aikana suurin odotettavissa oleva pakokaasun vesihöyrypitoisuus (%) arvioidaan pakokaasun CO
For diesel exhaust, the maximum exhaust water vapour concentration (in %) expected during testing shall be estimated, under the assumption of a fuel atom H/C ratio of 1,8 to 1, from the maximum CO
enimmäispitoisuudesta tai laimentamattomasta CO
concentration in the exhaust gas or from the undiluted CO
vertailukaasupitoisuudesta (A, mitattuna 1.9.2.1 kohdan mukaisesti) olettaen, että polttoaineen atomien H/C-suhde on 1,8:1, seuraavasti:
span gas concentration (A, as measured in section 1.9.2.1) as follows:
Lisätään kohta seuraavasti: 1.11
the following section shall be inserted: 1.11.
Analyysijärjestelmän vasteajan tarkastaminen
Response time check of the analytical system
Vasteajan arvioinnissa käytettävien järjestelmän asetusten on oltava täsmälleen samat kuin testikäytön mittauksessa (eli analysaattorin paine, virrat, suodatinasetukset ja kaikki muut vasteaikaan vaikuttavat muuttujat).
The system settings for the response time evaluation shall be exactly the same as during measurement of the test run (i.e. pressure, flow rates, filter settings on the analyzers and all other response time influences).
Vasteaika määritetään tekemällä suora kaasukytkentä näytteenottimen imuaukkoon.
The response time determination shall be done with gas switching directly at the inlet of the sample probe.
Kaasukytkennän on tapahduttava alle 0,1 sekunnissa.
The gas switching shall be done in less than 0,1 second.
Testissä käytettävien kaasujen on aiheutettava pitoisuudenmuutos, joka on vähintään 60 % täydestä asteikosta.
The gases used for the test shall cause a concentration change of at least 60% FS.
Kunkin yksittäisen kaasuaineosan pitoisuus on kirjattava.
The concentration trace of each single gas component shall be recorded.
Vasteajaksi määritellään kaasunkytkennän ja kirjatun pitoisuuden asianmukaisen muutoksen välinen aikaero.
The response time is defined as the difference in time between the gas switching and the appropriate change of the recorded concentration.
Järjestelmän vasteaika (t
The system response time (t
) koostuu viiveestä mittausanturiin ja anturin nousuajasta.
) consists of the delay time to the measuring detector and the rise time of the detector.
Viiveeksi määritellään aika muutoksesta (t
The delay time is defined as the time from the change (t
) siihen, kunnes vaste on 10 % lopullisesta lukemasta (t
) until the response is 10% of the final reading (t
Nousuajaksi määritellään 10 % ja 90 % lopullisesta lukemasta olevien vasteiden välinen aika (t
The rise time is defined as the time between 10% and 90% response of the final reading (t
Analysaattori- ja pakovirtasignaalien aikojen yhdenmukaistamista varten raakapakokaasun mittauksessa muunnosajaksi määritellään aika muutoksesta (t
For time alignment of the analyzer and exhaust flow signals in the case of raw measurement, the transformation time is defined as the time from the change (t
) siihen, kunnes vaste on 50 % lopullisesta lukemasta (t
) until the response is 50% of the final reading (t
Järjestelmän vasteaika saa olla enintään 10 sekuntia ja nousuaika enintään 2,5 sekuntia kaikille rajoitetuille aineosille (CO, NOx, HC) ja kaikilla käytetyillä mittausalueilla.
The system response time shall be ≤ 10 seconds with a rise time ≤ 2,5 seconds for all limited components (CO, NOx, HC) and all ranges used.
Pakokaasuvirran mittaamiseen tarkoitetun merkkikaasuanalysaattorin kalibrointi
Calibration of tracer gas analyzer for exhaust flow measurement
Jos käytetään merkkikaasupitoisuuden mittaamiseen tarkoitettua analysaattoria, se on kalibroitava standardikaasua käyttämällä.
The analyzer for measurement of the tracer gas concentration, if used, shall be calibrated using the standard gas.
Kalibrointikäyrä laaditaan ainakin kymmenellä kalibrointipisteellä (nollaa lukuun ottamatta), jotka jakautuvat siten, että puolet pisteistä sijaitsee välillä 4 % – 20 % analysaattorin täydestä asteikosta ja loput välillä 20 % – 100 % täydestä asteikosta.
The calibration curve shall be established by at least 10 calibration points (excluding zero) spaced so that a half of the calibration points are placed between 4% to 20% of analyzer's full scale and the rest are in between 20% to 100% of the full scale.
Kalibrointikäyrä lasketaan pienimmän neliösumman menetelmällä.
The calibration curve is calculated by the method of least squares.
Kalibrointikäyrä saa poiketa kunkin kalibrointipisteen nimellisarvosta enintään ± 1 % täydestä asteikosta alueella, joka on 20 % – 100 % täydestä asteikosta.
The calibration curve shall not differ by more than ± 1% of the full scale from the nominal value of each calibration point, in the range from 20% to 100% of the full scale.
Lisäksi kalibrointikäyrä saa poiketa nimellisarvosta enintään ± 2 % alueella, joka on 4 % – 20 % täydestä asteikosta.
It shall also not differ by more than ± 2% from the nominal value in the range from 4% to 20% of the full scale.
Ennen testikäyttöä analysaattori on nollattava ja asetettava vertailukaasun arvot käyttämällä nollakaasua ja vertailukaasua, jonka nimellisarvo on yli 80 % analysaattorin täydestä asteikosta.
The analyzer shall be set at zero and spanned prior to the test run using a zero gas and a span gas whose nominal value is more than 80% of the analyzer full scale.
Korvataan 2.2 kohta seuraavasti: 2.2
paragraph 2.2 shall be replaced by the following: 2.2.
Kaasun virtausmittareiden tai virtauksen mittauslaitteiden kalibroinnin on perustuttava kansallisiin ja/tai kansainvälisiin standardeihin.
The calibration of gas flow-meters or flow measurement instrumentation shall be traceable to national and/or international standards.
Mittausvirhe saa olla enintään ± 2 % lukemasta.
The maximum error of the measured value shall be within ± 2% of reading.
Lisätään kohta seuraavasti: 2.6
the following section shall be added: 2.6.
Osavirtauslaimennusjärjestelmää koskevat lisäkalibrointivaatimukset
Additional calibration requirements for partial flow dilution systems
Määräajoin tehtävä kalibrointi
Periodical calibration
Jos näytekaasuvirta määritetään virtauseron mittauksella, virtausmittari tai virtauksen mittauslaite on kalibroitava jollakin seuraavista menetelmistä siten, että tunneliin menevä näytevirta G
If the sample gas flow is determined by differential flow measurement the flow meter or the flow measurement instrumentation shall be calibrated by one of the following procedures, such that the probe flow G
täyttää lisäyksessä 1 olevassa 2.4 kohdassa esitetyt tarkkuusvaatimukset:
into the tunnel fulfils the accuracy requirements of Appendix I section 2.4:
:n virtausmittari kytketään sarjaan
is connected in series to the flow meter for
:n virtausmittarin kanssa ja näiden kahden virtausmittarin välinen ero kalibroidaan vähintään viidessä pisteessä siten, että virtausarvot on jaettu tasaisin välein alhaisimman testin aikana käytetyn G
, the difference between the two flow meters is calibrated for at least 5 set points with flow values equally spaced between the lowest G
-arvon ja testissä käytetyn
value used during the test and the value of
Kalibroitu massavirtalaite kytketään sarjaan
A calibrated mass flow device is connected in series to the flowmeter for
:n virtausmittarin kanssa ja tarkkuus tarkastetaan testissä käytetyllä arvolla.
and the accuracy is checked for the value used for the test.
Tämän jälkeen kalibroitu massavirtalaite kytketään sarjaan G
Then the calibrated mass flow device is connected in series to the flow meter for G
:n virtausmittarin kanssa ja tarkkuus tarkastetaan vähintään viidellä asetuksella, jotka vastaavat laimennussuhdetta 3–50 suhteessa testin aikana käytettyyn
, and the accuracy is checked for at least 5 settings corresponding to the dilution ratio between 3 and 50, relative to
Siirtoputki TT irrotetaan pakokaasuvirrasta, ja siirtoputkeen kytketään kalibroitu virtauksen mittauslaite, jonka alue sopii G
The transfer tube TT is disconnected from the exhaust, and a calibrated flow measuring device with a suitable range to measure G
:n mittaukseen.
is connected to the transfer tube.
säädetään testissä käytettyyn arvoon ja G
is set to the value used during the test, and G
säädetään vaiheittain vähintään viiteen arvoon, jotka vastaavat laimennussuhteita q välillä 3–50.
is sequentially set to at least 5 values corresponding to dilution ratios q between 3 and 50.
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää erityistä kalibrointivirtaustietä, jossa tunneli ohitetaan, mutta jossa vastaavien mittareiden läpi kulkeva kokonaisvirta ja laimennusilman virta pidetään samana kuin varsinaisessa testissä.
Alternatively, a special calibration flow pathmay be provided, in which the tunnel is bypassed, but the total and dilution air flow through the corresponding meters are maintained as in the actual test.
Siirtoputkeen TT syötetään merkkikaasua.
A tracer gas is fed into the transfer tube TT.
Merkkikaasu voi olla pakokaasun aineosa, kuten CO
This tracer gas may be a component of the exhaust gas, like CO
tai NOx.
or NOx.
Kun merkkikaasuaineosa on laimentunut tunnelissa, se mitataan.
After dilution in the tunnel the tracer gas component is measured.
Tämä tehdään viidelle laimennussuhteelle välillä 3–50.
This shall be carried out for 5 dilution ratios between 3 and 50.
Näytevirran tarkkuus määritetään laimennussuhteesta
The accuracy of the sample flow is determined from the dilution ration
Kaasuanalysaattorin tarkkuudet on otettava huomioon G
The accuracies of the gas analyzers shall be taken into account to guarantee the accuracy of G
Hiilivirran tarkastaminen
Carbon flow check
On erittäin suositeltavaa tarkastaa hiilivirta todellista pakokaasua käyttäen, koska näin voidaan havaita mittaukseen ja ohjaukseen liittyvät ongelmat ja varmentaa osavirtauslaimennusjärjestelmän asianmukainen toiminta.
A carbon flow check using actual exhaust is strongly recommended for detecting measurement and control problems and verifying the proper operation of the partial flow dilution system.
Hiilivirran tarkastus olisi tehtävä vähintään joka kerta kun asennetaan uusi moottori tai kun testisolun kokoonpanoon tehdään merkittäviä muutoksia.
The carbon flow check should be run at least each time a new engine is installed, or something significant is changed in the test cell configuration.
Moottoria on käytettävä suurimman vääntömomentin kuormituksella ja nopeudella tai millä tahansa muulla vakiotilaisella moodilla, joka tuottaa vähintään 5 % CO
The engine shall be operated at peak torque load and speed or any other steady-state mode that produces 5% or more of CO
Osavirtausnäytteenottojärjestelmää on käytettävä laimennuskertoimella, joka on noin 15:1.
The partial flow sampling system shall be operated with a dilution factor of about 15 to 1.
Testiä edeltävä tarkastus
Pre-test check
Testiä edeltävä tarkastus on tehtävä kahden tunnin kuluessa ennen testikäyttöä seuraavalla tavalla:
A pre-test check shall be performed within 2 hours before the test run in the following way:
:n virtausarvot, jotka vastaavat laimennussuhteita 5–15 testissä käytetyllä
that correspond to dilution ratios between 5 and 15 for the
Jos edellä kuvatun kalibrointimenettelyn pöytäkirjoilla voidaan osoittaa, että virtausmittarien kalibrointi pysyy vakaana pitkällä aikavälillä, testiä edeltävä tarkastus voidaan jättää tekemättä.
If it can be demonstrated by records of the calibration procedure described above that the flow meter calibration is stable over a longer period of time, the pre-test check may be omitted.
Muunnosajan määrittäminen
Determination of the transformation time
Muunnosajan arvioinnissa käytettävien järjestelmän asetusten on oltava täsmälleen samat kuin testikäytön mittauksessa.
The system settings for the transformation time evaluation shall be exactly the same as during measurement of the test run.
Muunnosaika määritellään seuraavalla menetelmällä:
The transformation time shall be determined by the following method:
Riippumaton vertailuvirtausmittari, jolla on näytevirtaan soveltuva mittausalue, kytketään sarjaan näytteenottimen kanssa lähelle sitä.
An independent reference flowmeter with a measurement range appropriate for the probe flow shall be put in series with and closely coupled to the probe.
Tämän virtausmittarin muunnosajan on oltava alle 100 ms vasteajan mittauksessa käytetyllä virtausaskelkoolla, ja virtauksen rajoituksen on oltava riittävän alhainen, jotta se ei vaikuta osavirtauslaimennusjärjestelmän dynaamisiin suoritusarvoihin ja on hyvän insinööritavan mukainen.
This flow meter shall have a transformation time of less than 100 ms for the flow step size used in the response time measurement, with flow restriction sufficiently low not to affect the dynamic performance of the partial flow dilution system, and consistent with good engineering practice.
Osavirtauslaimennusjärjestelmän pakokaasuvirran (tai ilmavirran, jos pakokaasuvirta lasketaan) syötteeseen tehdään askelmuutos alhaisesta virtauksesta vähintään 90 prosenttiin täydestä asteikosta.
A step change shall be introduced to the exhaust flow (or air flow if exhaust flow is calculated) input of the partial flow dilution system, from a low flow to at least 90% of full scale.
Askelmuutoksen laukaisimen olisi oltava sama, jota käytetään ennakoivan ohjauksen käynnistämiseen varsinaisessa testissä.
The trigger for the step change should be the same one as that used to start the look-ahead control in actual testing.
Pakokaasunvirran askelheräte ja virtausmittarin vaste on kirjattava vähintään 10 Hz:n näytteenottotaajuudella.
The exhaust flow step stimulus and the flowmeter response shall be recorded at a sample rate of at least 10 Hz.
Näistä tiedoista määritetään osavirtauslaimennusjärjestelmän muunnosaika, joka on aika askelherätteen aloittamisesta virtausmittarin vasteen 50-prosentin pisteeseen.
From this data, the transformation time shall be determined for the partial flow dilution system, which is the time from the initiation of the step stimulus to the 50% point of the flowmeter response.
Samalla tavoin määritetään osavirtauslaimennusjärjestelmän G
In a similar manner, the transformation times of the G
-signaalin ja pakokaasuvirtausmittarin
signal of the partial flow dilution system and of the
-signaalin muunnosajat.
signal of the exhaust flow meter shall be determined.
Näitä signaaleja käytetään kunkin testin jälkeen suoritettavissa regressiotarkastuksissa (lisäyksessä 1 oleva 2.4 kohta).
These signals are used in the regression checks performed after each test (Appendix I section 2.4).
Laskelma toistetaan vähintään viidellä nousu- ja laskuherätteellä, ja tuloksista lasketaan keskiarvo.
The calculation shall be repeated for at least 5 rise and fall stimuli, and the results shall be averaged.
Tästä arvosta vähennetään vertailuvirtausmittarin sisäinen muunnosaika (< 100 ms).
The internal transformation time (<100 ms) of the reference flowmeter shall be subtracted from this value.
Tämä on osavirtauslaimennusjärjestelmän "ennakoiva" arvo, jota sovelletaan lisäyksessä 1 olevan 2.4 kohdan mukaisesti.
This is the "look-ahead" value of the partial flow dilution system, which shall be applied in accordance with Appendix I section 2.4.
Lisätään seuraava jakso:
the following section shall be added:
CVS-JÄRJESTELMÄN KALIBROINTI
CALIBRATION OF THE CVS SYSTEM
CVS-järjestelmä on kalibroitava käyttämällä tarkkaa virtausmittaria sekä laitteita, joilla käyttöolosuhteita voidaan muuttaa.
The CVS system shall be calibrated by using an accurate flowmeter and means to change operating conditions.
Virtaus järjestelmän läpi on mitattava erilaisilla virtauksen käyttöasetuksilla, ja järjestelmän ohjausparametrit on mitattava ja suhteutettava virtaukseen.
The flow through the system shall be measured at different flow operating settings, and the control parameters of the system shall be measured and related to the flow.
Kalibroinnissa voidaan käyttää erityyppisiä virtausmittareita, esimerkiksi kalibroitua venturia, kalibroitua laminaarista virtausmittaria tai kalibroitua turbiinimittaria.
Various type of flowmeters may be used, e.g. calibrated venturi, calibrated laminar flowmeter, calibrated turbinemeter.
Kaikki pumppuun liittyvät parametrit on mitattava samanaikaisesti pumpun kanssa sarjaan kytketyn kalibrointiventurin parametrien kanssa.
All the parameters related to the pump shall be simultaneously measured along with the parameters related to a calibration venturi which is connected in series with the pump.
Laskettu virtaus (m
The calculated flow rate (in m
/min pumpun syötössä, absoluuttinen paine ja lämpötila) on piirrettävä käyränä suhteessa korrelaatiofunktioon, joka on pumpun parametrien määrätyn yhdistelmän arvo.
/min at pump inlet, absolute pressure and temperature) shall be plotted against a correlation function which is the value of a specific combination of pump parameters.
Tämän jälkeen on määritettävä lineaarinen funktio, joka suhteuttaa pumpun virtauksen ja korrelaatiofunktion.
The linear equation which relates the pump flow and the correlation function shall be determined.
Jos CVS:n käyttö on moninopeuksinen, kalibrointi on tehtävä kaikilla käytetyillä alueilla.
If a CVS has a multiple speed drive, the calibration shall be performed for each range used.
Lämpötila on pidettävä vakaana kalibroinnin aikana.
Temperature stability shall be maintained during calibration.
Kaikkien kalibrointiventurin ja CVS-pumpun välisten liitosten ja putkistojen vuodot on pidettävä alle 0,3 prosentissa alhaisimmasta virtauspisteestä (suurin rajoitus ja alhaisin PDP-nopeuspiste).
Leaks in all the connections and ducting between the calibration venturi and the CVS pump shall be maintained lower than 0,3% of the lowest flow point (highest restriction and lowest PDP speed point).
Tietojen analysointi
Data Analysis
Ilman virtaus (Q
The air flowrate (Q
) kullakin rajoitusasetuksella (vähintään 6 asetusta) lasketaan virtausmittarin tiedoista valmistajan määrittämän menetelmän avulla vakio-oloissa m
) at each restriction setting (minimum 6 settings) shall be calculated in standard m
Ilman virtaus muunnetaan tämän jälkeen pumpun virtaukseksi (V
The air flow rate shall then be converted to pump flow (V
) kuutiometreinä pumpun kierrosta kohti (m
) in m
/kierros) pumpun syötön absoluuttisessa paineessa ja lämpötilassa seuraavasti:
/rev at absolute pump inlet temperature and pressure as follows:
= ilman virtaus vakio-oloissa (101,3 kPa, 273 K) (m
= air flow rate at standard conditions (101,3 kPa, 273 K) (m
T = lämpötila pumpun syötössä (K)
T = temperature at pump inlet (K)
= absoluuttinen paine pumpun syötössä (p
= absolute pressure at pump inlet (p
n = pumpun kierrosnopeus (kierrosta/s)
n = pump speed (rev/s)
Jotta voidaan ottaa huomioon pumpun paineenvaihteluiden ja pumpun jättämän vuorovaikutus, on laskettava pumpun nopeuden, pumpun syötön ja lähdön välisen paine-eron ja absoluuttisen pumpun lähtöpaineen välinen korrelaatiokerroin (X
To account for the interaction of pressure variations at the pump and the pump slip rate, the correlation function (X
= pumpun syötön ja lähdön välinen paine-ero (kPa)
= pressure differential from pump inlet to pump outlet (kPa)
= absoluuttinen lähtöpaine pumpun lähdössä (kPa)
= absolute outlet pressure at pump outlet (kPa)
Kalibrointiyhtälö on luotava tekemällä lineaarinen pienimmän neliösumman sovitus seuraavasti:
A linear least-square fit shall be performed to generate the calibration equation as follows:
on leikkauspistevakio ja m kulmakerroinvakio, jotka kuvaavat regressiolinjoja.
and m are the intercept and slope constants, respectively, describing the regression lines.
Jos CVS-järjestelmä on moninopeuksinen, pumpun eri virtausalueille luotujen kalibrointikäyrien on oltava likipitäen samansuuntaisia, ja leikkauspistearvojen (D
For a CVS system with multiple speeds, the calibration curves generated for the different pump flow ranges shall be approximately parallel, and the intercept values (D
) on suurennuttava, kun pumpun virtausalue pienenee.
) shall increase as the pump flow range decreases.
. m:n arvot vaihtelevat pumpusta riippuen.
Values of m will vary from one pump to another.
Hiukkasten vaikutus vähentää ajan myötä pumpun jättämää, mikä näkyy m:n pienentyneissä arvoissa.
Particulate influx over time will cause the pump slip to decrease, as reflected by lower values for m.
Tämän vuoksi kalibrointi on suoritettava pumpun käyttöönoton yhteydessä ja suurempien huoltojen jälkeen, ja jos koko järjestelmän verifiointi (3.5 kohta) ilmaisee pumpun jättämän muuttuneen.
Therefore, calibration shall be performed at pump start-up, after major maintenance, and if the total system verification (section 3.5) indicates a change in the slip rate.
Kriittisen virtauksen venturin (CFV) kalibrointi
Calibration of the Critical Flow Venturi (CFV)
CFV:n kalibrointi perustuu kriittisen venturin virtausyhtälöön.
Calibration of the CFV is based upon the flow equation for a critical venturi.
Kaasun virtaus on syöttöpaineen ja -lämpötilan funktio seuraavasti:
Gas flow is a function of inlet pressure and temperature, as shown below:
= absoluuttinen paine venturin syötössä (kPa)
= absolute pressure at venturi inlet (kPa)
T = lämpötila venturin syötössä (K)
T = temperature at venturi inlet (K)
Ilman virtaus (Q
The air flow rate (Q
) kullakin rajoitusasetuksella (vähintään 8 asetusta) lasketaan virtausmittarin tiedoista valmistajan määrittämän menetelmän avulla vakio-oloissa m
) at each restriction setting (minimum 8 settings) shall be calculated in standard m
Kalibrointikerroin lasketaan kunkin asetuksen kalibrointitiedoista seuraavasti:
The calibration coefficient shall be calculated from the calibration data for each setting as follows:
T = lämpötila venturin syötössä (K)
T = temperature at the venturi inlet (K)
Kriittisen virtauksen alueen määrittämiseksi K
To determine the range of critical flow, K
on piirrettävä venturin syöttöpaineen funktiona.
shall be plotted as a function of venturi inlet pressure.
Kriittisellä (kuristetulla) virtauksella K
For critical (choked) flow, K
:n arvo on verrattain vakio.
will have a relatively constant value.
Paineen alentuessa (alipaineen kasvaessa) venturin kuristus poistuu ja K
As pressure decreases (vacuum increases), the venturi becomes unchoked and K
pienenee, mikä ilmaisee, että CFV toimii sallitun alueen ulkopuolella.
decreases, which indicates that the CFV is operated outside the permissible range.
Keskimääräinen K
For a minimum of eight points in the region of critical flow, the average K
ja keskipoikkeama on laskettava vähintään kahdeksassa pisteessä kriittisen virtauksen alueella.
and the standard deviation shall be calculated.