natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Raja-arvojen määrittämisessä on sovellettu ISO 4259 -standardin "Petroleum products - Determination and application of precision data in relation to methods of test" ehtoja, ja pienintä arvoa määritettäessä on huomioitu pienin ero 2R nollan yläpuolella; suurimman ja pienimmän arvon asetuksessa pienin ero on 4R (R = toistettavuus).
In establishment of their limit values the terms of ISO 4259 "Petroleum products – Determination and application of precision data in relation to methods of test" have been applied and in fixing a minimum value, a minimum difference of 2R above zero has been taken into account; in fixing a maximum and minimum value, the minimum difference is 4R (R = reproducibility).
Huolimatta tästä toimenpiteestä, joka on välttämätön teknisistä syistä, polttoaineen valmistajan pitäisi kuitenkin pyrkiä nolla-arvoon silloin, kun määrätty suurin arvo on 2R, ja keskimääräiseen arvoon silloin, kun on annettu enimmäis- ja vähimmäisrajat.
Notwithstanding this measure, which is necessary for technical reasons, the manufacturer of fuels should nevertheless aim at a zero value where the stipulated maximum value is 2R and at the mean value in the case of quotations of maximum and minimum limits.
Jos on tarpeen selvittää, täyttääkö polttoaine eritelmien vaatimukset, sovelletaan ISO 4259 -standardin vaatimuksia.
Should it be necessary to clarify the questions as to whether a fuel meets the requirements of the specifications, the terms of ISO 4259 should be applied.
Setaanin vaihteluväli ei ole 4R:n vähimmäisvaihteluväliä koskevan vaatimuksen mukainen.
The range for cetane number is not in accordance with the requirements of a minimum range of 4R.
Jos kuitenkin polttoaineen toimittajan ja käyttäjän välillä on erimielisyyksiä, voidaan niiden ratkaisemiseksi käyttää ISO 4259 -standardin vaatimuksia, jos tehdään yksittäisten määritysten sijasta riittävä määrä toistomittauksia tarpeellisen tarkkuuden saavuttamiseksi.
However, in the case of a dispute between fuel supplier and fuel user, the terms of ISO 4259 may be used to resolve such disputes provided replicate measurements, of sufficient number to archive the necessary precision, are made in preference to single determinations.
Testissä käytetyn polttoaineen tosiasiallinen rikkipitoisuus on ilmoitettava.
The actual sulphur content of the fuel used for the test shall be reported. .
Vaikka hapetusstabiilisuus on säädelty, on todennäköistä, että varastointiaika on rajallinen.
Even though oxidation stability is controlled, it is likely that shelf life will be limited.
Toimittajalta on pyydettävä ohjeet varasto-olosuhteista ja -ajasta.
Advice should be sought from the supplier as to storage conditions and life.
LIIKKUVIEN TYÖKONEIDEN VERTAILUPOLTTOAINE PURISTUSSYTYTYSMOOTTOREILLE, JOTKA ON TYYPPIHYVÄKSYTTY TÄYTTÄMÄÄN VAIHEEN IIIB RAJA-ARVOT
NON-ROAD MOBILE MACHINERY REFERENCE FUEL FOR CI ENGINES TYPE APPROVED TO MEET STAGE IIIB AND IV LIMIT VALUES.
Viskositeetti 40 °C:ssa
Viscosity at 40°C
Voitelevuus (kulumisjäljen halkaisija 60 °C:ssa suoritetun HFRR-testin jälkeen)
Lubricity (HFRR wear scar diameter at 60°C)
Tyypin I testissä käytettävän polttoaineen todellinen rikkipitoisuus on ilmoitettava.
The actual sulphur content of the fuel used for the Type I test shall be reported.
Toimittajalta on pyydettävä ohjeet varasto-olosuhteista ja -ajasta."
Advice should be sought from the supplier as to storage conditions and life."
MUUTETAAN LIITE VII SEURAAVASTI:
ANNEX VII SHALL BE AMENDED AS FOLLOWS:
Korvataan lisäys 1 seuraavasti:
APPENDIX 1 SHALL BE REPLACED BY THE FOLLOWING:
"Lisäys 1 PURISTUSSYTYTYSMOOTTOREIDEN TESTAUSTULOKSET TESTAUSTULOKSET 1.
"Appendix 1 TEST RESULTS FOR COMPRESSION IGNITION ENGINES TEST RESULTS 1.
NRSC-TESTIN SUORITUSTA KOSKEVAT TIEDOT
INFORMATION CONCERNING THE CONDUCT OF THE NRSC TEST
Jos perusmoottoreita on useita, tiedot on merkittävä jokaisesta.
For the case of several parent engines to be indicated for each of them.
(ilmoitetaan öljyn prosenttiosuus seoksessa, jos voiteluaine ja polttoaine sekoitetaan)
(state percentage of oil in mixture if lubricant and fuel are mixed)
Moottorikäyttöinen laitteisto (tarvittaessa)
Engine driven equipment (if applicable)
Numerointi ja tunnistetiedot:
Enumeration and identifying details: ………………………………………..
Tehon kulutus ilmoitetuilla moottorin pyörimisnopeuksilla (valmistajan ilmoitus):
Power absorbed at indicated engine speeds (as specified by the manufacturer):
Moottorin eri pyörimisnopeuksilla käytetty teho P
Power P
tämän liitteen lisäys 3 huomioon otettuna
, taking into account Appendix 3 of this Annex
Saa olla enintään 10 % testauksen aikana mitatusta tehosta.
Must not be greater than 10% of the power measured during the test.
Moottorin teho
Engine power
Liitteessä I olevan 2.4 kohdan vaatimusten mukaisesti mitattu korjaamaton teho.
Uncorrected power measured in accordance with section 2.4 of Annex I.
Tehoasetus (kW) moottorin eri pyörimisnopeuksilla
Power setting (kW) at various engine speeds
Tämän lisäyksen 1.3.2 kohdan tai liitteessä III olevan 3.1 kohdan mukainen moottorikäyttöisen laitteiston kuluttama kokonaisteho (P
Total power absorbed by engine driven equipment as per section 1.3.2 of this Appendix, or section 3.1 of Annex III (P
Dynamometrin asetukset (kW)
Dynamometer setting (kW)
Dynamometrin asetukset (kW) moottorin eri pyörimisnopeuksilla
Dynamometer setting (kW) at various engine speeds
Kuormitus prosentteina
Percent Load
NRSC-testin päästötulokset:
Emission results on the NRSC test :
Tarpeeton yliviivataan.
Delete as appropriate.
: yksi suodatin / monta suodatinta
: single/multiple filter
NRTC-TESTIN SUORITUSTA KOSKEVAT TIEDOT
INFORMATION CONCERNING THE CONDUCT OF THE NRTC TEST
Jos perusmoottoreita on useita, tiedot on merkittävä jokaisesta.
For the case of several parent engines, to be indicated for each of them.
NRTC-testin päästötulokset:
Emission results on the NRTC test:
NRTC-testissä käytetty näytteenottojärjestelmä:
Sampling system used for the NRTC test:
MUUTETAAN LIITE XII SEURAAVASTI:
ANNEX XII SHALL BE AMENDED AS FOLLOWS:
Lisätään 3 kohta seuraavasti:
The following section shall be added:
Seuraavat tyyppihyväksynnät ja tarvittaessa asiaa koskevat hyväksyntämerkit tunnustetaan tämän direktiivin mukaista hyväksymistä vastaaviksi 9 artiklan 3 kohdassa määriteltyjen moottoriluokkien H, I ja J (vaihe IIIA) ja moottoriluokkien K, L ja M (vaihe IIIB) osalta;
For engines categories H, I, and J (stage IIIA) and engines category K, L and M (stage IIIB) as defined in Article 9 section 3, the following type-approvals and, where applicable, the pertaining approval marks are recognised as being equivalent to an approval to this Directive;
Direktiivin 88/77/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 99/96/EY, mukaiset tyyppihyväksynnät, jotka täyttävät direktiivin 2 artiklassa ja liitteessä I olevassa 6.2.1 kohdassa säädetyt vaatimukset vaiheen B1, B2 tai C osalta.
Type-approvals to Directive 88/77/EEC, as amended by Directive 99/96/EC, which are in compliance with stages B1, B2 or C provided for in Article 2 and section 6.2.1 of Annex I.
Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännön N:o 49.03 muutossarjat, jotka täyttävät 5.2 kohdassa säädetyt vaatimukset vaiheiden B1, B2 tai C osalta.
UN-ECE Regulation 49.03 series of amendments which are in compliance with stages B1, B2 and C provided for in paragraph 5.2.
"Liite VI
"Annex VI
ANALYSOINTI- JA NÄYTTEENOTTOJÄRJESTELMÄ
ANALYTICAL AND SAMPLING SYSTEM
KAASU- JA HIUKKASNÄYTTEENOTTOJÄRJESTELMÄT
GASEOUS AND PARTICULATE SAMPLING SYSTEMS
Kuva nro
Figure Number
Raakapakokaasun analysointijärjestelmä
Exhaust gas analysis system for raw exhaust
Laimennetun pakokaasun analysointijärjestelmä
Exhaust gas analysis system for dilute exhaust
Osavirtaus, isokineettinen virta, imupuhaltimen ohjaus, näytteenotto jakeittain
Partial flow, isokinetic flow, suction blower control, fractional sampling
Osavirtaus, isokineettinen virta, painepuhaltimen ohjaus, näytteenotto jakeittain
Partial flow, isokinetic flow, pressure blower control, fractional sampling
- tai hiilitasapaino, kokonaisnäytteenotto
or carbon balance, total sampling
Osavirtaus, yksi venturi ja pitoisuusmittaus, näytteenotto jakeittain
Partial flow, single venturi and concentration measurement, fractional sampling
Osavirtaus, kaksoisventuri tai -aukko ja pitoisuusmittaus, näytteenotto jakeittain
Partial flow, twin venturi or orifice and concentration measurement, fractional sampling
Osavirtaus, moniputkijako ja pitoisuusmittaus, näytteenotto jakeittain
Partial flow, multiple tube splitting and concentration measurement, fractional sampling
Osavirtaus, virtauksen ohjaus, kokonaisnäytteenotto
Partial flow, flow control, total sampling
Osavirtaus, virtauksen ohjaus, näytteenotto jakeittain
Partial flow, flow control, fractional sampling
Täysvirtaus, syrjäytyspumppu tai kriittisen virtauksen venturi, näytteenotto jakeittain
Full flow, positive displacement pump or critical flow venturi, fractional sampling
Hiukkasnäytteen keräysjärjestelmä
Particulate sampling system
Täysvirtausjärjestelmän laimennusjärjestelmä
Dilution system for full flow system
Kaasupäästöjen määrittäminen
Determination of the gaseous emissions
Jäljempänä olevassa 1.1.1 kohdassa ja kuvissa 2 ja 3 on yksityiskohtaiset kuvaukset suositelluista näytteenotto- ja analysointijärjestelmistä.
Section 1.1.1 and Figures 2 and 3 contain detailed descriptions of the recommended sampling and analysing systems.
Koska erilaisilla kokoonpanoilla voidaan saada samanarvoisia tuloksia, tarkkaa yhdenmukaisuutta näiden kuvien kanssa ei vaadita.
Since various configurations can produce equivalent results, exact conformance with these figures is not required.
Mittauslaitteiden, venttiilien, solenoidien, pumppujen ja kytkimien kaltaisia lisäosia voidaan käyttää lisätietojen hankkimiseen ja osajärjestelmien toimintojen yhteensovittamiseen.
Additional components such as instruments, valves, solenoids, pumps and switches may be used to provide additional information and coordinate the functions of the component systems.
Jos joitakin osia ei joissakin järjestelmissä tarvita tarkkuuden varmistamiseen, ne voidaan jättää pois, jos se on hyvän insinööritavan mukaista.
Other components which are not needed to maintain the accuracy on some systems, may be excluded if their exclusion is based upon good engineering judgement.
Pakokaasun aineosat CO, CO
Gaseous exhaust components CO, CO
Seuraavassa kuvataan raakapakokaasun tai laimennetun pakokaasun kaasupäästöjen analysointijärjestelmä, joka perustuu:
An analytical system for the determination of the gaseous emissions in the raw or diluted exhaust gas is described based on the use of:
HFID-analysaattorin käyttöön hiilivetyjen mittaamisessa,
HFID analyser for the measurement of hydrocarbons,
NDIR-analysaattoreiden käyttöön hiilimonoksidin ja hiilidioksidin mittaamisessa,
NDIR analysers for the measurement of carbon monoxide and carbon dioxide,
HCLD-analysaattorin tai vastaavan käyttöön typen oksidien mittaamisessa.
HCLD or equivalent analyser for the measurement of nitrogen oxide.
Raakapakokaasusta (kuva 2) kaikkien aineosien näyte voidaan ottaa yhdellä näytteenottimella tai kahdella lähellä toisiaan sijaitsevalla näytteenottimella, jolloin näyte jaetaan sisäisesti eri analysaattoreihin.
For the raw exhaust gas (Figure 2), the sample for all components may be taken with one sampling probe or with two sampling probes located in close proximity and internally split to the different analysers.
On huolehdittava siitä, ettei pakokaasun aineosien (mukaan luettuina vesi ja rikkihappo) kondensoitumista tapahdu analysointijärjestelmän missään kohdassa.
Care must be taken that no condensation of exhaust components (including water and sulphuric acid) occurs at any point of the analytical system.
Laimennetusta pakokaasusta (kuva 3) hiilivetyjen näyte on otettava eri näytteenottimella kuin muiden aineosien näyte.
For the diluted exhaust gas (Figure 3), the sample for the hydrocarbons shall be taken with another sampling probe than the sample for the other components.
Kuva 2 Pakokaasun CO-, NOx- ja HC-analysointijärjestelmän vuokaavio Kuva 3 Laimennetun pakokaasun CO-, CO
Figure 2 Flow diagram of exhaust gas analysis system for CO, NOx and HC Figure 3 Flow diagram of dilute exhaust gas analysis system for CO, CO
-, NOx- ja HC-analysointijärjestelmän vuokaavio
, NOx and HC
Kuvaukset – Kuvat 2 ja 3
Descriptions – Figures 2 and 3
Yleinen toteamus:
General statement:
Kaikki kaasun näytteenottokäytävässä olevat osat on pidettävä kutakin järjestelmää varten määritellyssä lämpötilassa.
All components in the sampling gas path must be maintained at the temperature specified for the respective systems.
SP1 Raakapakokaasun näytteenotin (ainoastaan kuva 2)
SP1 raw exhaust gas sampling probe (Figure 2 only)
Päästä suljettu, monireikäinen ja suora ruostumattomasta teräksestä valmistettu näytteenotin on suositeltava.
A stainless steel straight closed and multihole probe is recommended.
Sisähalkaisija ei saa olla näytteenottolinjan sisähalkaisijaa suurempi.
The inside diameter shall not be greater than the inside diameter of the sampling line.
Näytteenottimen on peitettävä vähintään 80 prosenttia pakoputken halkaisijasta.
The probe must extend across at least 80% of the diameter of the exhaust pipe.
SP2 Laimennetun pakokaasun HC-näytteenotin (ainoastaan kuva 3)
SP2 dilute exhaust gas HC sampling probe (Figure 3 only)
Näytteenottimen on oltava
The probe shall:
määritetty hiilivetynäytteenottolinjan (HSL3) ensimmäisen 254–762 millimetrin alueelle,
be defined as the first 254 mm to 762 mm of the hydrocarbon sampling line (HSL3),
sisähalkaisijaltaan vähintään 5 mm,
have a 5 mm minimum inside diameter,
asennettu laimennustunneliin DT (1.2.1.2 kohta) kohtaan, jossa laimennusilma ja pakokaasu ovat hyvin sekoittuneet (eli noin 10 tunnelin halkaisijaa virtaussuuntaan kohdasta, jossa pakokaasu tulee laimennustunneliin),
be installed in the dilution tunnel DT (section 1.2.1.2) at a point where the dilution air and exhaust gas are well mixed (i.e. approximately 10 tunnel diameters downstream of the point where the exhaust enters the dilution tunnel),
(säteittäisesti) riittävän kaukana muista näytteenottimista ja tunnelin seinämistä pyörteilyn haitallisten vaikutusten välttämiseksi,
be sufficiently distant (radially) from other probes and the tunnel wall so as to be free from the influence of any wakes or eddies,
lämmitetty siten, että kaasuvirran lämpötila näytteenottimen poistoaukolla on 463 K (190 °C) ± 10 K.
be heated so as to increase the gas stream temperature to 463 K (190°C) ± 10 K at the exit of the probe.
SP3 Laimennetun pakokaasun CO, CO
SP3 dilute exhaust gas CO, CO
, NOx-näytteenotin (ainoastaan kuva 3)
, NOx sampling probe (Figure 3 only)
samassa tasossa kuin SP2,
be in the same plane as SP2,
lämmitetty ja eristetty koko pituudeltaan vähimmäislämpötilaan 328 K (55 °C) veden kondensoitumisen estämiseksi.
be heated and insulated over its entire length to a minimum temperature of 328 K (55°C) to prevent water condensation.
HSL1 Lämmitetty näytteenottolinja
HSL1 heated sampling line
Näytteenottolinjasta otetaan kaasunäyte yhdellä näytteenottimella jakopisteeseen (jakopisteisiin) ja HC-analysaattoriin.
The sampling line provides gas sampling from a single probe to the split point(s) and the HC analyser.
sisähalkaisijan on oltava vähintään 5 millimetriä ja enintään 13,5 millimetriä,
have a 5 mm minimum and a 13,5 mm maximum inside diameter,
on oltava valmistettu ruostumattomasta teräksestä tai polytetrafluorieteenistä (PTFE),
be made of stainless steel or PTFE,
on pidettävä seinämä lämpötilassa 463 (190 °C) ± 10 K mitattuna kustakin erikseen säädetystä lämmitetystä osasta, jos pakokaasun lämpötila näytteenottimessa on enintään 463 K (190 °C),
maintain a wall temperature of 463 (190°C) ± 10 K as measured at every separately controlled heated section, if the temperature of the exhaust gas at the sampling probe is equal or below 463 K (190°C),
seinämän lämpötilan on oltava yli 453 K (180 °C), jos pakokaasun lämpötila näytteenottimessa on yli 463 K (190 °C),
maintain a wall temperature greater than 453 K (180°C) if the temperature of the exhaust gas at the sampling probe is above 463 K (190°C),
pidettävä kaasu lämpötilassa 463 K (190 °C) ± 10 K välittömästi ennen lämmitettyä suodatinta (F2) ja HFID-laitetta.
maintain a gas temperature of 463 K (190°C) ± 10 K immediately before the heated filter (F2) and the HFID.
on pidettävä seinämä lämpötilassa 328–473 K (55–200 °C) muuntimeen saakka, kun käytetään jäähdytyskylpyä, ja analysaattoriin saakka, kun jäähdytyskylpyä ei käytetä,
maintain a wall temperature of 328 to 473 K (55 to 200°C) up to the converter when using a cooling bath, and up to the analyser when a cooling bath is not used,
on oltava valmistettu ruostumattomasta teräksestä tai PTFE:stä.
be made of stainless steel or PTFE.
Koska näytteenottolinja täytyy lämmittää ainoastaan veden ja rikkihapon kondensoitumisen estämiseksi, näytteenottolinjan lämpötila riippuu polttoaineen rikkipitoisuudesta.
Since the sampling line need only be heated to prevent condensation of water and sulphuric acid, the samplingline temperature will depend on the sulphur content of the fuel.
SL Näytteenottolinja CO:ta (CO
SL sampling line for CO (CO
Näytteenottolinjan on oltava valmistettu PTFE:stä tai ruostumattomasta teräksestä.
The line shall be made of PTFE or stainless steel.
Se voi olla lämmitetty tai lämmittämätön.
It may be heated or unheated.
BK Taustapussi (valinnainen, ainoastaan kuva 3)
BK background bag (optional; Figure 3 only)
Taustapitoisuuksien mittaamista varten.
For the measurement of the background concentrations.
BG Näytepussi (valinnainen, ainoastaan kuva 3, CO ja CO
BG sample bag (optional; Figure 3 CO and CO
Näytepitoisuuksien mittaamista varten.
For the measurement of the sample concentrations.
F1 Lämmitetty esisuodatin (valinnainen)
F1 heated pre-filter (optional)
Lämpötilan on oltava sama kuin HSL1:ssä.
The temperature shall be the same as HSL1.
F2 Lämmitetty suodatin
F2 heated filter
Suodattimen on poistettava kaasunäytteestä kaikki kiinteät hiukkaset ennen analysaattoria.
The filter shall extract any solid particles from the gas sample prior to the analyser.
Suodatin on vaihdettava tarvittaessa.
The filter shall be changed as needed.
P Lämmitetty näytteenottopumppu
P heated sampling pump
Pumppu on lämmitettävä samaan lämpötilaan kuin HSL1.
The pump shall be heated to the temperature of HSL1.
Lämmitetty liekki-ionisaatioilmaisin (HFID) hiilivetyjen määrittämistä varten.
Heated flame ionization detector (HFID) for the determination of the hydrocarbons.
Lämpötila on pidettävä välillä 453–473 K (180–200 °C).
The temperature shall be kept at 453 to 473 K (180 to 200°C).
NDIR-analysaattorit hiilimonoksidin ja hiilidioksidin määrittämistä varten.
NDIR analysers for the determination of carbon monoxide and carbon dioxide.
CLD- tai HCLD-analysaattori typen oksidien määrittämistä varten.
CLD analyser for the determination of the oxides of nitrogen.
Jos käytetään HCLD-analysaattoria, sen lämpötila on pidettävä välillä 328–473 K (55–200 °C).
If a HCLD is used it shall be kept at a temperature of 328 to 473 K (55 to 200°C).
C Muunnin
C converter
on pelkistettävä muuntimen avulla katalyyttisesti NO:ksi ennen analysointia CLD- tai HCLD-analysaattorissa.
to NO prior to analysis in the CLD or HCLD.
B Jäähdytyskylpy
B cooling bath
Veden jäähdyttämiseksi ja kondensoimiseksi pakokaasunäytteestä.
To cool and condense water from the exhaust sample.
Kylpy on pidettävä lämpötilassa 273–277 K (0–4 °C) jään tai jäähdytyslaitteiston avulla.
The bath shall be maintained at a temperature of 273 to 277 K (0 to 4°C) by ice or refrigeration.
Kylpy on valinnainen, jos vesihöyry ei häiritse analysaattoria liitteen III lisäyksessä 2 olevan 1.9.1 ja 1.9.2 kohdan mukaisesti.
It is optional if the analyser is free from water vapour interference as determined in Annex III, Appendix 2, sections 1.9.1 and 1.9.2.
Näytteestä ei saa poistaa vettä kemiallisten kuivainten avulla.
Chemical dryers are not allowed for removing water from the sample.
T1, T2, T3 Lämpötila-anturit
T1, T2, T3 temperature sensor
Kaasuvirran lämpötilan seuraamista varten.
To monitor the temperature of the gas stream.
T4 Lämpötila-anturi
T4 temperature sensor
-NO-muuntimen lämpötila.
-NO converter.
T5 Lämpötila-anturi
T5 temperature sensor
Jäähdytyskylvyn lämpötilan seuraamista varten.
To monitor the temperature of the cooling bath.
G1, G2, G3 Painemittari
G1, G2, G3 pressure gauge
Näytteenottolinjojen paineen mittaamista varten.
To measure the pressure in the sampling lines.
R1, R2 Paineensäädin
R1, R2 pressure regulator
HFID-analysaattorin ilman (R1) ja polttoaineen (R2) paineen säätämistä varten.
To control the pressure of the air and the fuel, respectively, for the HFID.
R3, R4, R5 Paineensäädin
R3, R4, R5 pressure regulator
Näytteenottolinjojen paineen ja analysaattoreihin menevän virtauksen säätämistä varten.
To control the pressure in the sampling lines and the flow to the analysers.
FL1, FL2, FL3 Virtausmittari
FL1, FL2, FL3 flow meter
Näytteen ohitusvirtauksen seuraamista varten.
To monitor the sample bypass flow.
FL4–FL7 Virtausmittari (valinnainen)
FL4 to FL7 flow meter (optional)
Analysaattoreiden läpi kulkevan virtauksen seuraamista varten.
To monitor the flow rate through the analysers.
V1–V6 Valintaventtiili
V1 to V6 selector valve
Sopiva venttiilistö näyte-, vertailukaasu- tai nollakaasuvirran valitsemiseksi analysaattorille.
Suitable valving for selecting sample, span gas or zero gas flow to the analyser.
V7, V8 Solenoidiventtiili
V7, V8 solenoid valve
-NO-muuntimen ohittamista varten.
-NO converter.
V9 Neulaventtiili
V9 needle valve
-NO-muuntimen ja ohituksen kautta kulkevan virtauksen tasapainottamista varten.
-NO converter and the bypass.
V10, V11 Neulaventtiili
V10, V11 needle valve
Analysaattoreihin menevän virtausten säätämistä varten.
To regulate the flows to the analysers.
V12, V13 Vipuventtiili
V12, V13 toggle valve
Lauhteen tyhjentämiseksi kylvystä B.
To drain the condensate from the bath B.
Valintaventtiili V14
V14 selector valve
Näyte- tai taustapussin valitsemista varten.
Selecting the sample or background bag.
Jäljempänä 1.2.1 ja 1.2.2 kohdassa sekä kuvissa 4–15 on yksityiskohtaiset kuvaukset suositelluista laimennus- ja näytteenottojärjestelmistä.
Sections 1.2.1 and 1.2.2 and Figures 4 to 15 contain detailed descriptions of the recommended dilution and sampling systems.
Mittauslaitteiden, venttiilien, solenoidien, pumppujen ja kytkimien kaltaisia lisäosia voidaan käyttää lisätietojen hankkimiseen ja osajärjestelmien toimintojen yhteensovittamiseen.
Additional components such as instruments, valve, solenoids, pumps and switches may be used to provide additional information and coordinate the functions of the component systems.
Jos joitakin osia ei joissakin järjestelmissä tarvita tarkkuuden varmistamiseen, ne voidaan jättää pois, jos se on hyvän insinööritavan mukaista.
Other components which are not needed to maintain the accuracy on some systems, may be excluded if their exclusion is based on good engineering judgement.
Osavirtauslaimennusjärjestelmä (kuvat 4–12)
Partial flow dilution system (Figures 4 to 12)
Kuvissa 4–12 esitetään monentyyppisiä osavirtauslaimennusjärjestelmiä, joita voidaan tavallisesti käyttää vakiotilaisessa testissä (NRSC-testissä).
Figures 4 to 12 show many types of partial flow dilution systems, which normally can be used for the steady-state test (NRSC).
Muuttavatilaiseen testiin liittyvien erittäin tarkkojen rajoitusten vuoksi muuttavatilaisessa testissä (NRTC-testissä) voidaan kuitenkin käyttää ainoastaan niitä osavirtauslaimennusjärjestelmiä (kuvat 4–12), jotka täyttävät liitteen III lisäyksessä 1 olevassa 2.4 kohdassa "Osavirtauslaimennusjärjestelmän eritelmät" esitetyt vaatimukset.
But, because of very severe constraints of the transient tests, only those partial flow dilution systems (Figures 4 to 12) able to fulfill all the requirements quoted in the section "Partial flow dilution system specifications" of Annex III, Appendix 1, Section 2.4, are accepted for the transient test (NRTC).
Seuraavassa kuvataan laimennusjärjestelmä, joka perustuu pakokaasuvirran osan laimentamiseen.
A dilution system is described based on the dilution of a part of the exhaust stream.