natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The fuel flow must be incrementally adjusted above and below the manufacturer's specification.
Polttoaineen virtaus on säädettävä asteittain sekä valmistajan suosittelemaa suuremmaksi että sitä pienemmäksi.
The span and zero response at these fuel flows must be recorded.
Vertailu- ja nollakaasujen vasteet on kirjattava näillä polttoainevirtauksilla.
The difference between the span and zero response must be plotted and the fuel flow adjusted to the rich side of the curve.
Vertailu- ja nollakaasujen vasteiden välinen ero on piirrettävä ja polttoaineen virtaus on säädettävä käyrän rikkaammalle puolelle.
Hydrocarbon response factors
Hiilivetyvastekertoimet
The analyser must be calibrated using propane in air and purified synthetic air, according to paragraph 1.5.
Analysaattori on kalibroitava käyttämällä ilman propaanin ja puhdistetun synteettisen ilman sekoitusta 1.5 kohdan mukaisesti.
Response factors must be determined when introducing an analyser into service and after major service intervals.
Vasteen kertoimet on määritettävä otettaessa analysaattori käyttöön ja suurten huoltojen yhteydessä.
The response factor (Rf) for a particular hydrocarbon species is the ratio of the FID C1 reading to the gas concentration in the cylinder expressed by ppm C1.
Tietyn hiilivetylajin vastekerroin (Rf) on FID:n C1-lukeman suhde kaasun konsentraatioon sylinterissä ppm C1-arvona ilmaistuna.
The concentration of the test gas must be at a level to give a response of approximately 80 per cent of full scale.
Testikaasun konsentraation on oltava riittävä tuottamaan noin koko asteikon 80 prosentin suuruinen vaste.
The concentration must be known to an accuracy of ± 2 per cent in reference to a gravimetric standard expressed in volume.
Konsentraatio on tunnettava ± 2 prosentin tarkkuudella käyttäen viitteenä tilavuutena ilmaistua gravimetristä vakiota.
In addition, the gas cylinder must be preconditioned for 24 hours at a temperature of 298 K ± 5 K (25 °C ± 5 °C).
Tämän lisäksi kaasusylinteriä on esivakautettava 24 tunnin ajan 298 K:n ± 5 K:n (25 °C:n ± 5 °C:n) lämpötilassa.
The test gases to be used and the recommended relative response factor ranges are as follows:
Käytettävät testikaasut ja suositellut suhteelliset vastekerroinalueet ovat seuraavat:
Methane and purified synthetic air
Metaani ja puhdistettu synteettinen ilma
1,00 ≤ Rf ≤ 1,15 (diesel and LPG engines)
1,00 ≤ Rf ≤ 1,15 (diesel- ja nestekaasumoottorit)
1,00 ≤ Rf ≤ 1,07 (NG engines)
1,00 ≤ Rf ≤ 1,07 (maakaasumoottorit)
Propylene and purified synthetic air
Propyleeni ja puhdistettu synteettinen ilma
0,90 ≤ Rf ≤ 1,1
0,90 ≤ Rf ≤ 1,1
Toluene and purified synthetic air
Tolueeni ja puhdistettu synteettinen ilma
These values are relative to the response factor (Rf) of 1,00 for propane and purified synthetic air.
Kyseiset arvot ovat suhteessa propaanin ja puhdistetun synteettisen ilman vastekertoimen (Rf) arvoon 1,00.
Oxygen interference check
Happi-interferenssitesti
The oxygen interference check must be determined when introducing an analyser into service and after major service intervals.
Happi-interferenssitarkistus on tehtävä analysaattorin käyttöönoton ja suurten huoltojen yhteydessä.
The response factor is defined and must be determined as described in paragraph 1.8.2.
Testissä on määritettävä vastekerroin 1.8.2 kohdan mukaisesti.
The test gas to be used and the recommended relative response factor range are as follows:
Käytettävä testikaasu ja suositeltu suhteellinen vastekerroinalue on seuraava:
Propane and nitrogen
Propaani ja typpi
This value is relative to the response factor (Rf) of 1,00 for propane and purified synthetic air.
Kyseinen arvo on suhteessa propaanin ja puhdistetun synteettisen ilman vastekertoimen (Rf) arvoon 1,00.
The FID burner air oxygen concentration must be within ± 1 mole % of the oxygen concentration of the burner air used in the latest oxygen interference check.
FID-polttimen ilman happikonsentraation on oltava ± 1 mooliprosentin tarkkuudella sama kuin viimeisimmässä happi-intereferenssitestissä käytetyn polttimen ilman happikonsentraatio.
If the difference is greater, the oxygen interference must be checked and the analyser adjusted, if necessary.
Jos ero on suurempi, happi-intereferenssi on tarkistettava ja analysaattori on säädettävä tarvittaessa uudelleen.
Efficiency of the non-methane cutter (NMC, for NG fuelled gas engines only)
NMC:n tehokkuus (ainoastaan maakaasukäyttöisten kaasumoottoreiden osalta)
The NMC is used for the removal of the non-methane hydrocarbons from the sample gas by oxidising all hydrocarbons except methane.
NMC:tä käytetään ei-metaanisten hiilivetyjen poistamiseen kaasunäytteestä hapettamalla hiilivedyt metaania lukuun ottamatta.
Ideally, the conversion for methane is 0 %, and for the other hydrocarbons represented by ethane is 100 %.
Ihanteellisesti metaanin muunnos on 0 prosenttia, ja muiden hiilivetyjen muunnos etaanina on 100 prosenttia.
For the accurate measurement of NMHC, the two efficiencies must be determined and used for the calculation of the NMHC emission mass flow rate (see annex 4, appendix 2, paragraph 4.3.).
NMHC:n mittaamiseksi tarkasti nämä kaksi tehokkuutta on määritettävä ja niitä on käytettävä NMHC-päästön massavirtauksen laskemiseksi (ks. liitteen 4 lisäyksessä 2 oleva 4.3 kohta).
Methane calibration gas must be flown through the FID with and without bypassing the NMC and the two concentrations recorded.
Metaanikalibrointikaasua on johdettava FID:n läpi sekä NMC ohittaen että sitä ohittamatta, ja saadut kaksi konsentraatiota on kirjattava.
The efficiency must be determined as follows:
Tehokkuus on määritettävä seuraavasti:
HC concentration with CH4 flowing through the NMC
HC-konsentraatio, kun CH4 virtaa NMC:n läpi
HC concentration with CH4 bypassing the NMC
HC-konsentraatio, kun CH4 ohittaa NMC:n
Ethane calibration gas must be flown through the FID with and without bypassing the NMC and the two concentrations recorded.
Etaanikalibrointikaasu on johdettava FID:n läpi sekä NMC ohittaen että sitä ohittamatta, ja saadut kaksi konsentraatiota on kirjattava.
HC concentration with C2H6 flowing through the NMC
HC-konsentraatio, kun C2H6 virtaa NMC:n läpi
HC concentration with C2H6 bypassing the NMC
HC-konsentraatio, kun C2H6 ohittaa NMC:n
Interference effects with CO, CO2, and NOx analysers
CO, CO2 ja NOx-analysaattoreiden interferenssit
Gases present in the exhaust other than the one being analysed can interfere with the reading in several ways.
Muiden kuin analysoitavien kaasujen läsnäolo pakokaasussa saattaa vaikuttaa lukemaan monin eri tavoin.
Positive interference occurs in NDIR instruments where the interfering gas gives the same effect as the gas being measured, but to a lesser degree.
NDIR-instrumenteissa esiintyy positiivista interferenssiä, kun interferoiva kaasu vaikuttaa samoin kuin mitattava kaasu, mutta vähäisemmässä määrin.
Negative interference occurs in NDIR instruments by the interfering gas broadening the absorption band of the measured gas, and in CLD instruments by the interfering gas quenching the radiation.
NDIR-instrumenttien negatiivista interferenssiä esiintyy, kun interferoiva kaasu laajentaa mitattavan kaasun absorptioaluetta, ja CLD-instrumenteissa esiintyy negatiivista interferenssiä, kun interferoiva kaasu vaimentaa säteilyä.
The interference checks in paragraphs 1.9.1. and 1.9.2. must be performed prior to an analyser's initial use and after major service intervals.
Interferenssitarkistukset 1.9.1 ja 1.9.2 kohdassa on tehtävä ennen analysaattorin alkukäyttöönottoa ja suurten huoltojen yhteydessä.
CO Analyser interference check
CO-analysaattorin interferenssitarkistus
Water and CO2 can interfere with the CO analyser performance.
Vesi ja CO2 saattavat vaikuttaa CO-analysaattorin suorituskykyyn.
Therefore, a CO2 span gas having a concentration of 80 to 100 per cent of full scale of the maximum operating range used during testing must be bubbled through water at room temperature and the analyser response recorded.
Tämän vuoksi huoneenlämpöisen veden läpi on kuplitettava CO2-vertailukaasua, jonka konsentraatio on 80—100 prosenttia testauksessa käytettävän suurimman alueen koko asteikosta, ja analysaattorin vaste on kirjattava.
The analyser response must not be more than 1 per cent of full scale for ranges equal to or above 300 ppm or more than 3 ppm for ranges below 300 ppm.
Analysaattorin vaste saa olla enintään yksi prosentti koko asteikosta, kun alue on 300 ppm tai sitä suurempi, tai yli 3 ppm, jos alue on alle 300 ppm.
NOx analyser quench checks
NOx-analysaattorin vaimennustarkistukset
The two gases of concern for CLD (and HCLD) analysers are CO2 and water vapour.
CLD- (ja HCLD-)analysaattoreihin vaikuttavat kaksi kaasua ovat CO2 ja vesihöyry.
Quench responses to these gases are proportional to their concentrations, and therefore require test techniques to determine the quench at the highest expected concentrations experienced during testing.
Näiden kaasujen vaimennusvasteet ovat suhteessa niiden konsentraatioihin, ja sen vuoksi niiden vaimennus suurimmilla testauksessa odotettavissa olevilla konsentraatioilla on määritettävä testaamalla.
quench check
CO2-vaimennuksen tarkistus
A CO2 span gas having a concentration of 80 to 100 per cent of full scale of the maximum operating range must be passed through the NDIR analyser and the CO2 value recorded as A. It must then be diluted approximately 50 per cent with NO span gas and passed through the NDIR and (H)CLD, with the CO2 and NO values recorded as B and C, respectively. The CO2 must then be shut off and only the NO span gas be passed through the (H)CLD and the NO value recorded as D.
NDIR-analysaattorin läpi on johdettava CO2-vertailukaasua, jonka konsentraatio on 80–100 prosenttia suurimmasta käyttöalueesta, ja CO2-arvo on kirjattava arvona A. Tämän jälkeen vertailukaasua laimennetaan noin 50 prosenttia NO-vertailukaasulla, ja se johdetaan NDIR- ja (H)CLD-analysaattorin läpi, jolloin CO2- ja NO-arvot kirjataan vastaavasti arvoina B ja C. Tämän jälkeen CO2-virtaus katkaistaan ja (H)CLD-analysaattorin läpi johdetaan pelkästään NO-vertailukaasua, ja NO-arvo kirjataan arvona D.
The quench, which must not be greater than 3 per cent of full scale, must be calculated as follows:
Vaimennus, joka saa olla enintään 3 prosenttia koko asteikosta, lasketaan seuraavasti:
A is the undiluted CO2 concentration measured with NDIR in per cent
A NDIR-analysaattorin avulla mitattu laimentamaton CO2-konsentraatio prosentteina
B is the diluted CO2 concentration measured with NDIR in per cent
B NDIR-analysaattorin avulla mitattu laimennettu CO2-konsentraatio prosentteina
C is the diluted NO concentration measured with (H)CLD in ppm
C (H)CLD-analysaattorin avulla mitattu laimennettu NO-konsentraatio, ppm
D is the undiluted NO concentration measured with (H)CLD in ppm
D (H)CLD-analysaattorin avulla mitattu laimentamaton NO-konsentraatio, ppm
Alternative methods of diluting and quantifying of CO2 and NO span gas values such as dynamic mixing/blending can be used.
CO2- ja NO-vertailukaasujen arvojen laimentamiseksi ja määrän määrittämiseksi voidaan myös käyttää muita menetelmiä, esimerkiksi dynaamista sekoitusta.
Water quench check
Veden vaimennustesti
This check applies to wet gas concentration measurements only.
Tätä tarkistusta käytetään ainoastaan kostean kaasun konsentraatiomittauksiin.
A NO span gas having a concentration of 80 to 100 per cent of full scale of the normal operating range must be passed through the (H)CLD and the NO value recorded as D. The NO span gas must then be bubbled through water at room temperature and passed through the (H)CLD and the NO value recorded as C. The analyser's absolute operating pressure and the water temperature must be determined and recorded as E and F, respectively. The mixture's saturation vapour pressure that corresponds to the bubbler water temperature F must be determined and recorded as G. The water vapour concentration (H, in %) of the mixture must be calculated as follows:
(H)CLD-analysaattorin läpi johdetaan NO-vertailukaasua, jonka konsentraatio on 80—100 prosenttia tavallisen käyttöalueen koko asteikosta, ja NO-arvo kirjataan arvona D. NO-vertailukaasu kuplitetaan tämän jälkeen huoneenlämpöisen veden läpi ja johdetaan (H)CLD-analysaattorin läpi, jonka jälkeen NO-arvo kirjataan arvona C. Analysaattorin absoluuttinen käyttöpaine ja veden lämpötila on määritettävä ja kirjattava vastaavasti arvoina E ja F. Seoksen kylläisen vesihöyryn paine, joka vastaa kuplitusveden lämpötilaa F, on määritettävä ja kirjattava arvona G. Seoksen vesihöyrykonsentraatio (H, prosentteina) lasketaan seuraavasti:
The expected diluted NO span gas (in water vapour) concentration (De) must be calculated as follows:
Odotettu laimennetun NO-vertailukaasun (vesihöyryssä) konsentraatio (De) lasketaan seuraavasti
For diesel exhaust, the maximum exhaust water vapour concentration (Hm, in %) expected during testing must be estimated, under the assumption of a fuel atom H/C ratio of 1.8:1. from the undiluted CO2 span gas concentration (A, as measured in paragraph 1.9.2.1) as follows:
Dieselmoottorin pakokaasuissa pakokaasujen suurin testauksen aikana odotettu vesihöyrykonsentraatio (Hm, prosentteina) on arvioitava laimentamattoman CO2-vertailukaasun konsentraatiosta (A, mitattu 1.9.2.1 kohdan mukaisesti) seuraavasti olettaen, että polttoaineen atomien H/C-suhde on 1,8:1:
The water quench, which must not be greater than 3 per cent, must be calculated as follows:
Veden vaimennus, joka saa olla enintään 3 prosenttia, on laskettava seuraavasti:
% Quench = 100 × ((De – C) / De) × (Hm / H)
% vaimennus = 100 × ((De – C) / De) × (Hm / H)
is the expected diluted NO concentration in ppm
oletettu laimennetun NO:n konsentraatio, ppm
C is the diluted NO concentration in ppm
C laimennetun NO:n konsentraatio, ppm
is the maximum water vapour concentration in %
vesihöyryn suurin konsentraatio, prosentteina
H is the actual water vapour concentration in %
H vesihöyryn todellinen konsentraatio, prosentteina
Note: It is important that the NO span gas contains minimal NO2 concentration for this check, since absorption of NO2 in water has not been accounted for in the quench calculations.
Huomautus: On tärkeää, että NO-vertailukaasun NO2-konsentraatio on tämän tarkistuksen aikana erittäin pieni, sillä veden NO2-absorptiota ei ole otettu huomioon vaimennuslaskuissa.
The analysers must be calibrated according to paragraph 1.5. at least every 3 months or whenever a system repair or change is made that could influence calibration.
Analysaattorit on kalibroitava 1.5 kohdan mukaisesti vähintään kolmen kuukauden välein tai aina, kun järjestelmää on korjattu tai muutettu siten, että se saattaa vaikuttaa kalibrointiin.
CALIBRATION OF THE CVS-SYSTEM
CVS-JÄRJESTELMÄN KALIBROINTI
The CVS system must be calibrated by using an accurate flowmeter traceable to national or international standards and a restricting device.
CVS-järjestelmä on kalibroitava tarkan, kansallisten tai kansainvälisten standardien mukaisen virtausmittarin ja rajoituslaitteen avulla.
The flow through the system must be measured at different restriction settings, and the control parameters of the system must be measured and related to the flow.
Virtaus järjestelmän läpi on mitattava eri rajoitusasetuksilla, ja järjestelmän säätömuuttujat on mitattava ja suhteutettava virtaukseen.
Various types of flowmeters may be used, e. g. calibrated venturi, calibrated laminar flowmeter, calibrated turbinemeter.
Kalibroinnissa voi käyttää erityyppisiä virtausmittareita, esimerkiksi kalibroitua vakiotilavuusvirtalaitetta, kalibroitua laminaarista virtausmittaria tai kalibroitua turbiinimittaria.
Calibration of the positive displacement pump (PDP)
Vakiotilavuusvirtapumpun (PDP) kalibrointi
All parameters related to the pump must be simultaneously measured with the parameters related to the flowmeter which is connected in series with the pump.
Kaikki pumppuun liittyvät muuttujat on mitattava samanaikaisesti pumpun kanssa sarjaan kytketyn virtausmittarin muuttujien kanssa.
The calculated flow rate (in m3/min at pump inlet, absolute pressure and temperature) must be plotted versus a correlation function which is the value of a specific combination of pump parameters.
Laskettu virtaus (m3/min pumpun syötössä, absoluuttinen paine ja lämpötila) on piirrettävä yhdessä korrelaatiofunktion, joka on pumpun muuttujien määrätyn yhdistelmän arvo, kanssa.
The linear equation which relates the pump flow and the correlation function must then be determined.
Tämän jälkeen on määritettävä lineaarinen funktio, joka suhteuttaa pumpun virtauksen ja korrelaatiofunktion.
If a CVS has a multiple speed drive, the calibration must be performed for each range used.
Jos CVS:n käyttö on moninopeuksinen, kaikki käytettävät alueet on kalibroitava.
Temperature stability must be maintained during calibration.
Lämpötila on pidettävä vakaana kalibroinnin aikana.
The air flow rate (Qs) at each restriction setting (minimum 6 settings) must be calculated in standard m3/min from the flowmeter data using the manufacturer's prescribed method.
Ilman virtaus (Qs) kullakin rajoitusasetuksella (vähintään 6 asetusta) on laskettava virtausmittarin tiedoista valmistajan määrittämän menetelmän avulla vakio-oloissa arvona m3/min.
The air flow rate must then be converted to pump flow (V0) in m3/rev at absolute pump inlet temperature and pressure as follows:
Ilman virtaus on tämän jälkeen muunnettava pumpun virtaukseksi (V0) kuutiometreinä pumpun kierrosta kohti (m3/kierros) pumpun syötön absoluuttisessa paineessa ja lämpötilassa seuraavasti:
T temperature at pump inlet, K
T lämpötila pumpun syötössä, K
absolute pressure at pump inlet (pB – p1), kPa
absoluuttinen paine pumpun syötössä (pB - p1), kPa
n pump speed, rev/s
n pumpun kierrosnopeus, kierrosta/s
To account for the interaction of pressure variations at the pump and the pump slip rate, the correlation function (X0) between pump speed, pressure differential from pump inlet to pump outlet and absolute pump outlet pressure must be calculated as follows:
Jotta paineen vaihtelut pumpussa ja pumpun jättämä voidaan ottaa huomioon, on laskettava pumpun nopeuden, pumpun syötön ja lähdön välisen paine-eron ja absoluuttisen pumpun lähtöpaineen välinen korrelaatiokerroin (X0) seuraavasti:
pressure differential from pump inlet to pump outlet, kPa
pumpun syötön ja lähdön välinen paine-ero, kPa
absolute outlet pressure at pump outlet, kPa
absoluuttinen lähtöpaine pumpun lähdössä, kPa
A linear least-square fit must be performed to generate the calibration equation as follows:
Kalibrointiyhtälö on luotava tekemällä lineaarinen pienimmän neliösumman sovitus seuraavasti:
and m are the intercept and slope constants, respectively, describing the regression lines.
ja m ovat vastaavasti leikkauspiste- ja kulmakerroinvakiot, jotka kuvaavat regressiolinjoja.
For a CVS system with multiple speeds, the calibration curves generated for the different pump flow ranges must be approximately parallel, and the intercept values (D0) must increase as the pump flow range decreases.
Jos CVS-järjestelmä on moninopeuksinen, pumpun eri virtausalueille luotujen kalibrointikäyrien on oltava lähes samansuuntaisia, ja leikkauspistearvojen (D0) on suurennuttava, kun pumpun virtausalue pienenee.
The calculated values from the equation must be within ± 0,5 per cent of the measured value of V0.
Yhtälöstä laskettujen arvojen on oltava ± 0,5 prosentin tarkkuudella samat kuin mittausarvon V0. Kulmakerroinvakio m:n arvot vaihtelevat pumpusta riippuen.
Values of m will vary from one pump to another.
Hiukkasten vaikutus vähentää ajan myötä pumpun jättämää, mitä pienentyneet m:n arvot esittävät.
Particulate influx over time will cause the pump slip to decrease, as reflected by lower values for m. Therefore, calibration must be performed at pump start-up, after major maintenance, and if the total system verification (paragraph 2.4) indicates a change of the slip rate.
Tämän vuoksi kalibrointi on suoritettava pumpun käynnistyksen yhteydessä ja suurempien huoltojen jälkeen ja jos koko järjestelmän verifiointi (2.4 kohta) ilmaisee pumpun jättämän muuttuneen.
Calibration of the critical flow venturi (CFV)
Kriittisen aukon virtaamaan perustuvan vakiotilavuusvirtalaitteen (CFV) kalibrointi
Calibration of the CFV is based upon the flow equation for a critical venturi.
CFV:n kalibrointi perustuu kriittisen vakiotilavuusvirtalaitteen virtausyhtälöön.
Gas flow is a function of inlet pressure and temperature, as shown below:
Kaasun virtaus on syöttöpaineen ja -lämpötilan funktio jäljempänä esitetyn yhtälön mukaisesti:
T temperature at venturi inlet, K
T lämpötila vakiotilavuusvirtalaitteen syötössä, K
Data Analysis
Tietojen analysointi
The air flow rate (Qs) at each restriction setting (minimum 8 settings) must be calculated in standard m3/min from the flowmeter data using the manufacturer's prescribed method.
Ilman virtaus (Qs) kullakin rajoitusasetuksella (vähintään 8 asetusta) on laskettava virtausmittarin tiedoista valmistajan määrittämän menetelmän avulla vakio-oloissa arvona m3/min.
The calibration coefficient must be calculated from the calibration data for each setting as follows:
Kalibrointikerroin on laskettava kunkin asetuksen kalibrointitiedoista seuraavasti:
T temperature at the venturi inlet, K
T lämpötila vakiotilavuusvirtalaitteen syötössä, K
To determine the range of critical flow, Kv must be plotted as a function of venturi inlet pressure.
Kriittisen virtauksen alueen määrittämiseksi Kv on piirrettävä vakiotilavuusvirtalaitteen syöttöpaineen funktiona.
As pressure decreases (vacuum increases), the venturi becomes unchoked and Kv decreases, which indicates that the CFV is operated outside the permissible range.
Paineen alentuessa (alipaine kasvaa) vakiotilavuusvirtalaitteen kuristus poistuu ja Kv pienenee, mikä ilmaisee, että CFV toimii sallitun alueen ulkopuolella.
For a minimum of eight points in the region of critical flow, the average Kv and the standard deviation must be calculated.
Keskimääräinen Kv ja vakiopoikkeama on laskettava vähintään kahdeksassa pisteessä kriittisen virtauksen alueella.
The standard deviation must not exceed ± 0,3 per cent of the average Kv.
Vakiopoikkeama saa olla enintään ± 0,3 prosenttia KV:n keskimääräisestä arvosta.
Total system verification
Järjestelmän kokonaisverifiointi
The total accuracy of the CVS sampling system and analytical system must be determined by introducing a known mass of a pollutant gas into the system while it is being operated in the normal manner.
CVS-näytteenottojärjestelmän ja analysointijärjestelmän kokonaistarkkuus on määritettävä johtamalla tunnettu massa pilaavaa kaasua järjestelmään sen toimiessa normaalisti.
The pollutant is analysed, and the mass calculated according to annex 4, appendix 2, paragraph 4.3., except in the case of propane where a factor of 0,000472 is used in place of 0,000479 for HC.
Pilaava aine analysoidaan ja massa lasketaan liitteen 4 lisäyksessä 2 olevan 4.3 kohdan mukaisesti lukuun ottamatta propaania, jolle on käytettävä kerrointa 0,000472 HC:n kertoimen 0,000479 sijasta.
Either of the following two techniques must be used.
Tähän voidaan käyttää jompaakumpaa seuraavista tekniikoista.
A known quantity of pure gas (carbon monoxide or propane) must be fed into the CVS system through a calibrated critical orifice.
CVS-järjestelmään on johdettava tunnettu määrä puhdasta kaasua (hiilimonoksidia tai propaania) kalibroidun kriittisen aukon kautta.
If the inlet pressure is high enough, the flow rate, which is adjusted by means of the critical flow orifice, is independent of the orifice outlet pressure (≡ critical flow).
Jos syöttöpaine on riittävän suuri, kriittisen virtausaukon avulla säädettävä virtaus ei riipu aukon lähtöpaineesta (= kriittisestä virtauksesta).
The CVS system must be operated as in a normal exhaust emission test for about 5 to 10 minutes.
CVS-järjestelmää on käytettävä samoin kuin tavallisessa pakokaasujen päästötestissä noin 5—10 minuutin ajan.
A gas sample must be analysed with the usual equipment (sampling bag or integrating method), and the mass of the gas calculated.
Kaasunäyte on analysoitava tavallisen laitteiston (näytepussi- tai integrointimenetelmä) avulla, ja kaasun massa on laskettava.