natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Magnetic fields; HF (radiated RF) electromagnetic field; Conducted disturbances introduced by radio-frequency fields; and Oscillatory waves immunity
Jos virtapiirin sähkönsaanti katkeaa, mitattujen sähköenergiamäärien on oltava luettavissa vähintään neljän kuukauden ajan.
Permissible effect of transient electromagnetic phenomena
Käyttö ilman kuormitusta
The effect of an electromagnetic disturbance on an electrical energy meter shall be such that during and immediately after a disturbance:
Kun aikaan saadaan jännite ilman virtaa virtapiirissä (käytetään avointa virtapiiriä) mittari ei saa osoittaa energiaa millään jännitteellä, joka on arvojen 0,8
any output intended for testing the accuracy of the meter does not produce pulses or signals corresponding to an energy of more than the critical change value,
ja 1,1 Un välillä.
and in reasonable time after the disturbance the meter shall:
Mittauksen alkaminen
recover to operate within the MPE limits, and
Mittarin on käynnistyttävä ja sen on jatkettava rekisteröintiä arvolla Un PF = 1 (monivaihemittari symmetrisellä kuormalla) ja virran ollessa yhtä kuin Ist.
allow recovery of all measurement data present prior to the disturbance, and
Mitattu sähköenergia ilmoitetaan kilowattitunteina tai megawattitunteina.
not indicate a change in the registered energy of more than the critical change value.
Jäsenvaltion on varmistettava, että virta-alueen määrittelee jakelija tai lainsäädännössä osoitettu mittarin asennuksen suorittava henkilö, jotta mittari on sopiva ennakoidun tai ennakoitavissa olevan kulutuksen tarkkaan mittaukseen.
The critical change value in kWh is m
Luokassa B sovelletaan sähkömekaanisissa mittareissa Imin0,4 Itr.
(m being the number of measuring elements of the meter, Un in Volts and Imax in Amps).
Sähkömekaanisten mittarien osalta kriittisiä muutosarvoja ei määritellä virtapiirien yliaaltosisällölle eikä tasasähkölle ja harmonisille aalloille virtapiirissä.
For overcurrent the critical change value is 1,5 %.
LIITE VI
Below the rated operating voltage the positive error of the meter shall not exceed 10 %.
LÄMPÖENERGIAMITTARIT (MI-004)
Running with no load
Lämpöenergiamittari on joko itsenäinen laite tai yhdistetty laite, joka koostuu 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista osalaitteistoista, kuten virtausanturista, lämpöanturiparista ja laskimesta, tai niiden yhdistelmästä.
When the voltage is applied with no current flowing in the current circuit (current circuit shall be open circuit), the meter shall not register energy at any voltage between 0,8
lämmönsiirtonesteen lämpötila
and 1,1 Un.
θ:n arvo lämmönvaihtopiirin sisäänmenossa
Starting
θ:n arvo lämmönvaihtopiirin ulostulossa
The meter shall start and continue to register at Un, PF = 1 (polyphase meter with balanced loads) and a current which is equal to Ist.
lämpötilaero θin - θout, kun Δθ ≥ 0
The electrical energy measured shall be displayed in kilowatt-hours or in megawatt-hours.
θ:n yläraja, jossa lämpöenergiamittari toimii oikein suurimpien sallittujen virheiden rajoissa
Where a Member State imposes measurement of residential use, it shall allow such measurement to be performed by means of any Class A meter.
θ:n alaraja, jossa lämpöenergiamittari toimii oikein suurimpien sallittujen virheiden rajoissa
For specified purposes the Member State is authorised to require any Class B meter.
Δθ:n yläraja, jossa lämpöenergiamittari toimii oikein suurimpien sallittujen virheiden rajoissa
Where a Member State imposes measurement of commercial and/or light industrial use, it shall allow such measurement to be performed by any Class B meter.
Δθ:n alaraja, jossa lämpöenergiamittari toimii oikein suurimpien sallittujen virheiden rajoissa
For specified purposes the Member State is authorised to require any Class C meter.
lämmönsiirtonesteen virtaama
The Member State shall ensure that the current range be determined by the utility or the person legally designated for installing the meter, so that the meter is appropriate for the accurate measurement of consumption that is foreseen or foreseeable.
q:n suurin arvo, joka on sallittu lyhyen aikaa lämpöenergiamittarin toimiessa vielä oikein
For Class B electromechanical meters Imin0,4 Itr shall apply.
q:n suurin arvo, joka on sallittu pysyvästi lämpöenergiamittarin toimiessa vielä oikein
In the case of electromechanical electricity meters, no critical change values are defined for harmonic contents in the current circuits and for DC and harmonics in the current circuit.
q:n pienin arvo, joka on sallittu lämpöenergiamittarin toimiessa vielä oikein
ANNEX VI
lämmönvaihdon lämpöteho
THERMAL ENERGY METERS (MI-004)
P:n yläraja, joka on sallittu lämpöenergiamittarin toimiessa vielä oikein.
The relevant requirements of Annex I, the specific requirements and the conformity assessment procedures listed in this Annex, apply to thermal energy meters defined below, intended for residential, commercial and light industrial use.
Valmistajan on määritettävä nimelliset käyttöedellytykset seuraavasti:
A thermal energy meter is an instrument designed to measure the thermal energy which, in a thermal energy exchange circuit, is given up by a liquid called the thermal energy-conveying liquid.
Nesteen lämpötila: θmax, θmin,
A thermal energy meter is either a complete instrument or a combined instrument consisting of the sub-assemblies, flow sensor, temperature sensor pair, and calculator, as defined in Article 4(2), or a combination thereof
Lämpötilaerot: Δθmax, Δθmin,
the temperature of the thermal energy-conveying liquid;
seuraavien rajoitusten mukaisesti: Δθmax
the value of θ at the inlet of the thermal energy exchange circuit;
; Δθmin = 3 K tai 5 K tai 10 K.
the value of θ at the outlet of the thermal energy exchange circuit;
Nesteen paine: Suurin sisäinen ylipaine, jonka lämpöenergiamittari voi kestää jatkuvasti lämpötilan ylärajalla.
the temperature difference θin — θοut with Δθ ≥ 0;
Nesteen virtaama: qs, qp, qi, jossa arvojen qp ja qi on noudatettava seuraavaa rajoitusta: qp
the upper limit of θ for the thermal energy meter to function correctly within the MPEs;
Lämpöteho: Ps.
the lower limit of θ for the thermal energy meter to function correctly within the MPEs;
, kun Ef, Et, Ec ovat 7.1–7.3 kohdan mukaisia
the upper limit of Δθ for the thermal energy meter to function correctly within the MPEs;
Kokonainen lämpöenergiamittari ei saa käyttää hyväksi suurimpia sallittuja virheitä eikä systemaattisesti suosia mitään osapuolta.
the lower limit of Δθ for the thermal energy meter to function correctly within the MPEs;
Sähkömagneettisten häiriöiden sallittu vaikutus
the flow rate of the thermal energy conveying liquid;
Staattiset magneettikentät ja verkkotaajuuden sähkömagneettiset kentät eivät saa vaikuttaa laitteeseen.
the highest value of q that is permitted for short periods of time for the thermal energy meter to function correctly;
Sähkömagneettisen häiriön vaikutuksen on oltava sellainen, että mittaustuloksen muutos ei ole suurempi kuin 4.3 kohdassa määritelty kriittinen muutosarvo, tai mittaustuloksen näyttämä on sellainen, ettei sitä voida tulkita hyväksyttäväksi tulokseksi.
the highest value of q that is permitted permanently for the thermal energy meter to function correctly;
Kriittinen muutosarvo kokonaisen lämpöenergiamittarin osalta on yhtä suuri kuin kyseiseen lämpöenergiamittariin sovellettavan suurimman sallitun virheen absoluuttinen arvo (katso 3 kohta).
the lowest value of q that is permitted for the thermal energy meter to function correctly;
Virtausanturit: Kestävyystestin jälkeinen mittaustuloksen poikkeama alkuperäisestä mittaustuloksesta ei saa ylittää kriittistä muutosarvoa.
for the temperature differences: Δθmax, Δθmin,
Lämpötilan rajat
subject to the following restrictions: Δθmax
Lämpötilaerojen rajat
; Δθmin = 3 K or 5 K or 10 K.
Virtausanturin asennuspaikka – virta tai palautusvirta
For the pressure of the liquid: The maximum positive internal pressure that the thermal energy meter can withstand permanently at the upper limit of the temperature.
Virtauksen suunnan osoitin
For the flow rates of the liquid: qs, qp, qi, where the values of qp and qi are subject to the following restriction: qp
Osalaitteistot
For the thermal power: Ps.
Osalaitteistoja koskevat säännökset voivat koskea saman tai eri valmistajien valmistamia osalaitteistoja.
Accuracy classes The following accuracy classes are defined for thermal energy meters: 1, 2, 3.
Kun lämpöenergiamittari koostuu osalaitteistoista, lämpöenergiamittarin olennaisia vaatimuksia sovelletaan soveltuvin osin myös osalaitteistoihin.
3.
Lisäksi sovelletaan seuraavia kohtia.
MPEs applicable to complete thermal energy meters The maximum permissible relative errors applicable to a complete thermal energy meter, expressed in percent of the true value for each accuracy class, are: For class 1: E Ef Et Ec
Virtausanturin suurin sallittu suhteellinen virhe tarkkuusluokkien osalta, ilmaistu prosentteina:
, with Ef, Et, Ec according to points 7.1 to 7.3.
Luokka 1: Ef
For class 2: E
, mutta enintään 5 %
Ef Et Ec
Luokka 2: Ef
, with Ef, Et, Ec according to points 7.1 to 7.3.
Luokka 3: Ef
For class 3: E
missä virhe Ef liittää ilmoitetun arvon virtausanturin antosignaalin ja massan tai tilavuuden suhteen oikeaan arvoon.
, with Ef, Et, Ec according to points 7.1 to 7.3.
Lämpötila-anturiparin suurin sallittu suhteellinen virhe, ilmaistu prosentteina:
The complete thermal energy meter shall not exploit the MPEs or systematically favour any party.
missä virhe Et liittää ilmoitetun arvon lämpötila-anturiparin ulostulon ja lämpötilaeron suhteen oikeaan arvoon.
Permissible influences of electromagnetic disturbances
Laskimen suurin sallittu suhteellinen virhe, ilmaistu prosentteina:
The instrument shall not be influenced by static magnetic fields and by electromagnetic fields at mains frequency.
missä virhe Ec liittää ilmoitetun lämpöarvon lämmön oikeaan arvoon.
The influence of an electromagnetic disturbance shall be such that the change in the measurement result is not greater than the critical change value as laid down in requirement 4.3 or the indication of the measurement result is such that it cannot be interpreted as a valid result.
Lämpöenergiamittarin osalaitteiston kriittinen muutosarvo on yhtä suuri kuin osalaitteistoon sovellettavan suurimman sallitun virheen vastaava absoluuttinen arvo (katso 7.1, 7.2 tai 7.3 kohta)
The critical change value for a complete thermal energy meter is equal to the absolute value of the MPE applicable to that thermal energy meter (see point (3).
Osalaitteistojen merkinnät:
Flow sensors: The variation of the measurement result after the durability test, when compared with the initial measurement result, shall not exceed the critical change value.
Virtausanturi:
Temperature sensors: The variation of the measurement result after the durability test, when compared with the initial measurement result, shall not exceed 0,1 °C.
Nimellinen mittaussuure (esim. litroja/sykäys) tai vastaava ulostulosignaali
Inscriptions on a thermal energy meter
Lämpöanturipari:
Accuracy class
Tyyppitunniste (esim. Pt 100)
Limits of flow rate
Laskin:
Limits of temperature
Lämpöanturityyppi
Limits of temperature difference
Vaadittu nimellinen mittaussuure (esim. litroja/sykäys) tai vastaava virtausanturista tuleva sisääntulosignaali
Place of the flow sensor installation: flow or return
KÄYTTÖÖNOTTO
Indication of the direction of flow
Jos jäsenvaltio määrää mittauksesta asuinympäristössä, sen on sallittava, että kyseinen mittaus suoritetaan millä tahansa luokkaan 3 kuuluvalla mittarilla.
Sub-assemblies
Jos jäsenvaltio määrää mittauksesta liiketiloissa ja/tai kevyen teollisuuden tiloissa, se voi vaatia mitä tahansa luokkaan 2 kuuluvaa mittaria.
The provisions for sub-assemblies may apply to sub-assemblies manufactured by the same or different manufacturers.
kohdan vaatimusten osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että ominaisuudet määrittelee jakelija tai lainsäädännössä osoitettu mittarin asennuksen suorittaja, jotta mittari on sopiva ennakoidun tai ennakoitavissa olevan kulutuksen tarkkaan mittaukseen.
Where a thermal energy meter consists of sub-assemblies, the essential requirements for the thermal energy meter apply to the sub-assemblies as relevant.
LIITE VII
In addition, the following apply:
MUIDEN NESTEIDEN KUIN VEDEN MÄÄRÄN JATKUVAAN JA DYNAAMISEEN MITTAUKSEEN TARKOITETUT MITTAUSJÄRJESTELMÄT (MI-005)
The relative MPE of the flow sensor, expressed in %, for accuracy classes:
Liitteen I asiaa koskevia vaatimuksia, tämän liitteen erityisvaatimuksia ja tässä liitteessä lueteltuja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä sovelletaan mittausjärjestelmiin, jotka on tarkoitettu muiden nesteiden kuin veden määrän (tilavuus tai massa) jatkuvaan ja dynaamiseen mittaukseen.
Class 1: Ef
Tämän liitteen termit ”tilavuus ja L” voidaan tarvittaessa korvata termeillä ”massa ja kg”.
, but not more than 5 %,
Mittari
Class 2: Ef
Laite, joka on tarkoitettu mittaamaan jatkuvasti, tallentamaan ja näyttämään sen nesteen määrä, joka virtaa mittausolosuhteissa mittausmuuntimen läpi suljetussa, täysin kuormitetussa putkessa.
Class 3: Ef
Laskin
where the error Ef relates the indicated value to the true value of the relationship between flow sensor output signal and the mass or the volume.
Mittarin osa, joka vastaanottaa mittausmuuntimesta tai -muuntimista, ja mahdollisesti yhdistetyistä mittausvälineistä, tulevat lähtösignaalit ja näyttää mittaustulokset.
The relative MPE of the temperature sensor pair, expressed in %:
Yhdistetty mittauslaite
where the error Et relates the indicated value to the true value of the relationship between temperature sensor pair output and temperature difference.
Laskimeen yhdistetty väline, jonka tarkoituksena on tiettyjen nesteelle ominaisten määrien mittaaminen korjauksia ja/tai muunnoksia varten.
The relative MPE of the calculator, expressed in %:
Muunnoslaite
where the error Ec relates the value of the thermal energy indicated to the true value of the thermal energy.
Laskimen osa, joka automaattisesti, ottamalla huomioon mitatun nesteen ominaisuudet (lämpötila, tiheys jne.), jotka on saatu käyttämällä yhdistettyjä mittauslaitteita tai jotka on tallennettu muistiin, muuntaa
The critical change value for a sub-assembly of a thermal energy meter is equal to the respective absolute value of the MPE applicable to the sub-assembly (see points 7.1, 7.2 or 7.3).
mittausolosuhteissa mitatun nesteen tilavuuden perusolosuhteita vastaavaksi tilavuudeksi ja/tai massaksi tai
Inscriptions on the sub-assemblies
mittausolosuhteissa mitatun nesteen massan mittausolosuhteita vastaavaksi tilavuudeksi ja/tai perusolosuhteita vastaavaksi tilavuudeksi
Flow sensor:
Muunnoslaitteeseen katsotaan sisältyvän asianmukaiset yhdistetyt mittauslaitteet.
Nominal meter factor (e.g. litres/pulse) or corresponding output signal
Määritellyt olosuhteet, joihin mittausolosuhteissa mitatun nesteen määrä muunnetaan.
Temperature sensor pair:
Mittausjärjestelmä
Type identification (e.g. Pt 100)
Järjestelmä, joka sisältää mittarin ja kaikki laitteet, joita tarvitaan varmistamaan mittaustuloksen oikeellisuus tai helpottamaan mittauksen suorittamista.
Calculator:
Polttonesteen jakelulaite
Type of temperature sensors
Moottoriajoneuvojen, pienten alusten ja pienten ilma-alusten tankkaamiseen tarkoitettu mittausjärjestelmä.
Required nominal meter factor (e.g. litres/pulse) or corresponding input signal coming from the flow sensor
Itsepalvelu
PUTTING INTO USE
Järjestely, joka mahdollistaa asiakkaalle mittausjärjestelmän käytön nesteen hankkimiseksi omaan käyttöön.
Where a Member State imposes measurement of residential use, it shall allow such measurement to be performed by means of any Class 3 meter.
Itsepalvelulaite
Where a Member State imposes measurement of commercial and/or light industrial use, it is authorised to require any Class 2 meter.
Erityinen laite, joka on osa itsepalvelujärjestelyä ja joka mahdollistaa yhden tai useamman mittausjärjestelmän toimimisen kyseisessä itsepalvelujärjestelyssä.
As regards the requirements under points 1.1 to 1.4, Member States shall ensure that the properties be determined by the utility or the person legally designated for installing the meter, so that the meter is appropriate for the accurate measurement of consumption that is foreseen or foreseeable.
Pienin mitattava määrä (PMM)
ANNEX VII
Pienin mahdollinen määrä nestettä, jonka mittaus on mittausjärjestelmässä metrologisesti hyväksyttävää.
MEASURING SYSTEMS FOR THE CONTINUOUS AND DYNAMIC MEASUREMENT OF QUANTITIES OF LIQUIDS OTHER THAN WATER (MI-005)
Suora näyttämä
The relevant essential requirements of Annex I, the specific requirements of this Annex and the conformity assessment procedures listed in this Annex, apply to measuring systems intended for the continuous and dynamic measurement of quantities (volumes or masses) of liquids other than water.
Tilavuuden tai massan näyttämä, joka vastaa sitä mittaussuuretta, jonka mittari fyysisesti kykenee mittaamaan.
If appropriate, the terms ‘volume, and L’ in this Annex can be read as: ‘mass and kg’.
Suora näyttämä voidaan muuntaa toisen määrän näyttämäksi muunnoslaitetta käyttäen.
Meter
Keskeytettävissä oleva/Ei keskeytettävissä oleva
An instrument designed to measure continuously, memorise and display the quantity at metering conditions of liquid flowing through the measurement transducer in a closed, fully charged conduit.
Mittausjärjestelmä katsotaan keskeytettävissä olevaksi, jos nesteen virtaus voidaan pysäyttää nopeasti ja helposti.
Calculator
Mittausjärjestelmää ei katsota keskeytettävissä olevaksi, jos nesteen virtausta ei voida pysäyttää nopeasti ja helposti.
A part of a meter that receives the output signals from the measurement transducer(s) and possibly, from associated measuring instruments and displays the measurement results.
Tilavuusvirta-alue
Associated measuring instrument
Pienimmän tilavuusvirran (Qmin) ja suurimman tilavuusvirran (Qmax) välinen alue.
An instrument connected to the calculator for measuring certain quantities which are characteristic of the liquid, with a view to make a correction and/or conversion.
Valmistajan on määritettävä laitteen nimelliset käyttöedellytykset, erityisesti:
Conversion Device
Tilavuusvirta-alue
A part of the calculator which by taking account of the characteristics of the liquid (temperature, density, etc.) measured using associated measuring instruments, or stored in a memory, automatically converts:
Tilavuusvirta-alueen on oltava seuraavien vaatimusten mukainen:
the volume of the liquid measured at metering conditions into a volume at base conditions and/or into mass, or
Mittausjärjestelmän tilavuusvirta-alueen on oltava sen kaikkien osien, erityisesti mittarin, tilavuusvirta-alueella
the mass of the liquid measured at metering conditions into a volume at metering conditions and/or into a volume at base conditions
Nesteytetyt kaasut
A conversion device includes the relevant associated measuring instruments.
Kryogeeniset nesteet
The specified conditions to which the measured quantity of liquid at metering conditions is converted.
Laitteella mitattavan nesteen ominaisuudet ilmoittamalla nesteen nimi tai tyyppi tai sen asiaankuuluvat ominaisuudet, kuten:
Measuring System
lämpötila-alue
A system that comprises the meter itself and all devices required to ensure correct measurement or intended to facilitate the measuring operations.
painealue
Fuel dispenser
tiheysalue
A measuring system intended for the refuelling of motor vehicles, small boats and small aircraft.
viskositeettialue.
Self-service arrangement
Vaihtosähköjännitteen nimellisarvo ja/tai tasasähköjännitteen vaihtelurajat.
An arrangement that allows the customer to use a measuring system for the purpose of obtaining liquid for his own use.
Muunnettujen arvojen perusolosuhteet.
Self-service device
kohta ei vaikuta jäsenvaltioiden velvollisuuksiin vaatia 15 °C lämmön käyttämistä energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 27 päivänä lokakuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY [1] 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti.2.
Minimum measured quantity (MMQ)
Kahden litran tai sitä suuremmalle määrälle näyttämän suurimmat sallitut virheet ovat seuraavat:
The smallest quantity of liquid for which the measurement is metrologically acceptable for the measuring system.
Tarkkuusluokka
The direct indication may be converted into another quantity using a conversion device.
Alle kahden litran määrälle näyttämän suurimmat sallitut virheet ovat seuraavat:
Interruptible/non-interruptible
Taulukko 3
A measuring system is considered as interruptible/non-interruptible when the liquid flow can/cannot be stopped easily and rapidly.
Mitattu tilavuus V
Flowrate range
4 × taulukon 2 arvo sovellettuna määrään 0,1 l
The range between the minimum flowrate (Qmin) and maximum flowrate (Qmax).
4 × taulukon 2 arvo
The manufacturer shall specify the rated operating conditions for the instrument, in particular;
2 × taulukon 2 arvo sovellettuna määrään 0,4 l
The flowrate range
4 × taulukon 2 arvo
The flowrate range is subject to the following conditions:
2 × taulukon 2 arvo
the flowrate range of a measuring system shall be within the flowrate range of each of its elements, in particular the meter.
taulukon 2 arvo sovellettuna määrään 2 l
meter and measuring system: Table 1 Specific measuring system Characteristic of liquid Minimum ratio of Qmax: Qmin Fuel dispensers Not Liquefied gases
Mitatusta määrästä riippumatta suurin sallittu virhe on kuitenkin suurempi seuraavista kahdesta arvosta:
Liquefied gases
taulukossa 2 tai 3 annetun suurimman sallitun virheen absoluuttinen arvo,
Cryogenic liquids
pienimmän mitattavan määrän suurimman sallitun virheen (Emin) absoluuttinen arvo.
All liquids Suitable for use
Pienimpään mitattavaan määrään, joka on yhtä suuri tai suurempi kuin kaksi litraa, sovelletaan seuraavia ehtoja:
All other measuring systems All liquids
Ehto 1
The properties of the liquid to be measured by the instrument by specifying the name or type of the liquid or its relevant characteristics, for example:
Arvon Emin on täytettävä seuraava vaatimus: Emin = 2 R, jossa R on näyttölaitteen pienin askelarvo.
Temperature range;
Ehto 2
Density range;
, jossa
The nominal value of the AC voltage supply and/or limits of the DC voltage supply.
A on taulukon 2 rivillä A annettu numeroarvo.
Point 1.4 is without prejudice to the Member States’ obligations to require use of a temperature of either 15 °C in accordance with Article 12(2) of Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity [1].2.
Muunnettu näyttämä
Accuracy classification and maximum permissible errors (MPEs)
Jos näyttämä on muunnettu, suurimmat sallitut virheet ovat samat kuin taulukon 2 rivillä A annetut arvot.
For quantities equal to or greater than 2 litres the MPE on indications is:
Muunnoslaitteet
Measuring systems (A)
Muunnoslaitteiden osat, jotka voidaan testata erikseen
Meters (B)
Laskennassa sovellettava nestemäärien näyttämien suurin sallittu positiivinen tai negatiivinen virhe on yksi kymmenesosa taulukon 2 rivillä A määritetystä suurimmasta sallitusta virheestä.
For quantities less than two litres the MPE on indications is:
Yhdistetyt mittauslaitteet
Table 3
Yhdistettyjen mittauslaitteiden tarkkuuden on oltava vähintään yhtä hyvä kuin taulukossa 4 annetut arvot:
Measured volume V
Taulukko 4
V < 0,1 l
Mittausten suurin sallittu virhe
4 × value in Table 2, applied to 0,1 L
Mittausjärjestelmän tarkkuusluokat
0,1 l ≤ V < 0,2 l
Lämpötila
4 × value in Table 2
Alle 1 MPa: ± 50 kPa
0,2 l ≤ V < 0,4 l
1–4 MPa: ± 5 %
2 × value in Table 2, applied to 0,4 L
Yli 4 MPa: ± 200 kPa
0,4 l ≤ V < 1 l
Tiheys
2 × value in Table 2
Näitä arvoja sovelletaan muunnoslaitteiden osoittamiin nesteen ominaisten määrien näyttämiin.
1 l ≤ V < 2 l
Laskentatoiminnon tarkkuus
Value in Table 2, applied to 2 L
Nesteen kunkin ominaissuureen laskennan suurin sallittu positiivinen tai negatiivinen virhe on kaksi viidesosaa edellä b kohdassa määritetystä arvosta.
However, no matter what the measured quantity may be, the magnitude of the MPE is given by the greater of the following two values:
Edellä 2.6 kohdan a alakohdassa olevaa ehtoa sovelletaan kaikkiin laskutoimituksiin eikä ainoastaan muunnoksiin.