natgillin/translations-raw huggingface dataset:
That committee shall be a committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti.
Where reference is made to this paragraph, Article 4 of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply.
Niissä on myös mainittava, että voimassa olevissa laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä olevat viittaukset tällä direktiivillä kumottuun direktiiviin on katsottava viittauksiksi tähän direktiiviin.
Where reference is made to this paragraph, Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply.
Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset ja maininta tehdään.
The committee shall be consulted by the Commission on any matter for which consultation of sectoral experts is required by Regulation (EU) No 1025/2012 or by any other Union legislation.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.
The committee may furthermore examine any other matter concerning the application of this Directive raised either by its chair or by a representative of a Member State in accordance with its rules of procedure.
45 artikla
Article 42
Kumoaminen
Penalties
Kumotaan 20 päivästä huhtikuuta 2016 direktiivi 2009/23/EY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä V olevassa A osassa mainitulla asetuksella, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä V olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja tuossa osassa mainittuja soveltamispäiviä.
Member States shall lay down rules on penalties applicable to infringements by economic operators of the provisions of national law adopted pursuant to this Directive and shall take all measures necessary to ensure that they are enforced.
Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä VI olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.
Such rules may include criminal penalties for serious infringements
46 artikla
The penalties provided for shall be effective, proportionate and dissuasive.
Voimaantulo ja soveltaminen
Article 43
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Transitional provisions
Sen 1 artiklaa, 2 artiklan 1 ja 2 kohtaa, 3, 4, 5 ja 18 artiklaa sekä liitteitä I, V ja VI sovelletaan 20 päivästä huhtikuuta 2016.
Member States shall not impede the making available on the market and/or the putting into service of instruments covered by Directive 2009/23/EC which are in conformity with that Directive and which were placed on the market before 20 April 2016.
47 artikla
Certificates issued under Directive 2009/23/EC shall be valid under this Directive.
Osoitus
Article 44
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Transposition
Tehty Strasbourgissa 26 päivänä helmikuuta 2014.
Member States shall adopt and publish, by 19 April 2016 the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with points (3) to (19) of Article 2, Articles 6 to 17, Articles 19 to 43 and Annex II, III and IV.
Euroopan parlamentin puolesta
They shall forthwith communicate the text of those measures to the Commission.
Puheenjohtaja
They shall apply those measures from 20 April 2016.
Neuvoston puolesta
When Member States adopt those measures, they shall contain a reference to this Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication.
EUVL C 181, 21.6.2012, s. 105.
They shall also include a statement that references in existing laws, regulations and administrative provisions to the Directive repealed by this Directive shall be construed as references to this Directive.
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 5. helmikuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 20. helmikuuta 2014.
Member States shall determine how such reference is to be made and how that statement is to be formulated.
Ks. liitteessä V oleva A osa.
Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive.
EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30.
Article 45
EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82.
Repeal
EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12.
Directive 2009/23/EC, as amended by the Regulation listed in Annex V, Part A, is repealed with effect from 20 April 2016, without prejudice to the obligations of the Member States relating to the time limits for transposition into national law and the dates of application of the Directives set out in Annex V, Part B.
EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
References to the repealed Directive shall be construed as references to this Directive and shall be read in accordance with the correlation table in Annex VI.
LIITE I
Article 46
OLENNAISET VAATIMUKSET
Entry into force and application
Käytetty sanasto noudattaa lakisääteisen mittaustoiminnan kansainvälisen järjestön (OIML) mukaista sanastoa.
This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
Alkuhuomautukset
Article 1, points (1) and (2) of Article 2, Articles 3, 4, 5 and 18 and Annexes I, V and VI shall apply from 20 April 2016.
Metrologiset vaatimukset
Article 47
Massan yksiköt
Addressees
Käytettyjen massan yksiköiden on oltava mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä joulukuuta 1979 annetussa neuvoston direktiivissä 80/181/ETY [1] tarkoitettuja virallisia massan yksiköitä.Tätä ehtoa noudattaen seuraavat yksiköt ovat sallittuja:
This Directive is addressed to the Member States.
SI-yksiköt: kilogramma, mikrogramma, milligramma, gramma, tonni;
Done at Strasbourg, 26 February 2014.
englanninmittayksikkö: troy ounce jalometallien punnitsemiseksi;
For the European Parliament
muu kuin SI-yksikkö: metrinen karaatti jalokivien punnitsemiseksi.
The President
Kun vaaoissa käytetään edellä mainittua englanninmittayksikköä, jäljempänä tarkoitettuja asiaa koskevia olennaisia vaatimuksia sovelletaan muuttamalla se yksinkertaisella interpoloinnilla englanninmittayksiköksi.
For the Council
Tarkkuusluokat
OJ C 181, 21.6.2012, p.
Seuraavat tarkkuusluokat on määritelty:
105.
I erikois
6.
IIII harvajako
Directive 2009/23/EC is the codification of Council Directive 90/384/EEC of 20 June 1990 on the harmonization of the laws of the Member States relating to non-automatic weighing instruments (OJ L 189, 20.7.1990, p.
Näiden luokkien tekniset eritelmät on annettu taulukossa 1.
1).
Taulukko 1
See Annex V, Part A.
Tarkkuus-luokka
OJ L 218, 13.8.2008, p.
Varmennusaskelarvo (e)
30.
Pienin käyttökuorma (Min)
OJ L 218, 13.8.2008, p.
Varmennusaskelmäärä
82.
Pienin arvo
OJ L 316, 14.11.2012, p.
Suurin arvo
13.
Todettavissa oleva askelarvo (d) ja varmennusaskelarvo (e) on annettava muodossa:
ANNEX I
1 × 10k, 2 × 10k tai 5 × 10k massan yksikköä,
ESSENTIAL REQUIREMENTS
jossa k on mikä tahansa kokonaisluku tai nolla.
The terminology used is that of the International Organisation of Legal Metrology.
Kaikissa muissa kuin apulukemislaitteilla varustetuissa vaaoissa:
Preliminary observation
Apulukemislaitteella varustetuissa vaaoissa seuraavien ehtojen on oltava voimassa:
Where an instrument includes, or is connected to, more than one indicating or printing device used for the applications listed in points (a) to (f) of Article 1(2), those devices which repeat the results of the weighing operation and which cannot influence the correct functioning of the instrument shall not be subject to the essential requirements if the weighing results are printed or recorded correctly and indelibly by a part of the instrument which meets the essential requirements and the results are accessible to both parties concerned by the measurement.
d < e ≤ 10 d.
However, in the case of instruments used for direct sales to the public, display and printing devices for the vendor and the customer must fulfil the essential requirements.
Kyseisiä ehtoja ei sovelleta I-luokan vaakoihin, joissa d < 10–4 g, jolloin e = 10–3 g.
Metrological requirements
Luokittelu
Units of mass
Yhden punnitusalueen vaa’at
The units of mass used shall be the legal units within the meaning of Council Directive 80/181/EEC of 20 December 1979 on the approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement [1].Subject to compliance with this condition, the following units are permitted:
Apulukemislaitteella varustettujen vaakojen on kuuluttava I- tai II-luokkaan.
SI units: kilogram, microgram, milligram, gram, tonne;
Näiden vaakojen osalta vaa’an pienimmän käyttökuorman pienin arvo saadaan taulukosta 1 korvaamalla sarakkeessa 3 varmennusaskel (e) todettavissa olevalla askeleella (d).
imperial unit: troy ounce, if weighing precious metals;
Jos d < 10–4 g, suurin käyttökuorma I-luokassa voi olla pienempi kuin 50000 e.
other non-SI unit: metric carat, if weighing precious stones.
Vaa’at, joissa on monta punnitusaluetta
For instruments that make use of the imperial unit of mass referred to above, the relevant essential requirements specified below shall be converted to that unit, using simple interpolation.
Useat punnitusalueet ovat sallittuja, jos ne ovat vaakaan selvästi merkittyjä.
Accuracy classes
Jokainen punnitusalue luokitellaan 3.1 kohdan mukaisesti.
The following accuracy classes have been defined:
Jos punnitusalueet kuuluvat eri tarkkuusluokkiin, vaa’an on täytettävä tiukimmat vaatimukset, jotka on annettu vaa’an eri punnitusalueiden tarkkuusluokille.
I special
Moniaskelvaa’at
II high
Yhdellä punnitusalueella varustetuissa vaaoissa voi olla useita punnituksen osa-alueita (moniaskelvaa’at).
III medium
Moniaskelvaaoissa ei saa olla apulukemislaitetta.
IIII ordinary
Moniaskelvaa’an kukin punnituksen osa-alue i määritellään sen
The specifications of these classes are given in Table 1.
varmennusaskeleen ei avulla,
Class
sen suurimman käyttökuorman Maxi avulla,
Verification scale interval (e)
Maxr = Max
Minimum capacity (Min)
sen pienimmän käyttökuorman Mini avulla,
Number of verification scale intervals
Mini = Max(i – 1)
minimum value
ja Min1 = Min
maximum value
jossa
0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g
i punnituksen osa-alueen numero
The minimum capacity is reduced to 5 e for instruments in classes II and III for determining a conveying tariff.
r punnitusten osa-alueiden lukumäärä
Scale intervals
Kaikki kuormat ovat nettokuormia, käytetyn taaran arvosta riippumatta.
The actual scale interval (d) and the verification scale interval (e) shall be in the form:
Punnituksen osa-alueet luokitellaan taulukon 2 mukaisesti.
1 × 10k, 2 × 10k, or 5 × 10k mass units,
Kaikkien osa-alueiden on kuuluttava samaan tarkkuusluokkaan, joka on vaa’an tarkkuusluokka.
k being any integer or zero.
Taulukko 2
For all instruments other than those with auxiliary indicating devices:
i punnituksen osa-alueen numero
For instruments with auxiliary indicating devices the following conditions apply:
r punnitusten osa-alueiden lukumäärä
d < e ≤ 10 d.
Pienin arvo
Those conditions do not apply for instruments of class I with d < 10–4 g, for which e = 10–3 g.
Pienin arvo [2]n
Classification
Suurin arvo
Instruments with one weighing range
5 g ≤ ei
Instruments equipped with an auxiliary indicating device shall belong to class I or class II.
Tarkkuus
For these instruments the minimum capacity lower limits for these two classes are obtained from Table 1 by replacement in column 3 of the verification scale interval (e) by the actual scale interval (d).
Pantaessa täytäntöön 13 artiklassa säädettyjä menettelyjä näyttämän virhe ei saa ylittää taulukossa 3 annettua suurinta sallittua virhettä.
If d < 10–4 g, the maximum capacity of class I may be less than 50000 e.
Kun kyseessä on epäjatkuva (digitaalinen) näyttämä, epäjatkuvuudesta aiheutuva pyöristysvirhe on korjattava.
Instruments with multiple weighing ranges
Suurimpia sallittuja virheitä sovelletaan kaikkiin mahdollisiin netto- ja taarakuormiin, ennalta asetettuja taarakuormia lukuun ottamatta.
Multiple weighing ranges are permitted, provided they are clearly indicated on the instrument.
Taulukko 3
Each individual weighing range is classified according to point 3.1.
Suurimmat sallitut virheet
If the weighing ranges fall into different accuracy classes the instrument shall comply with the severest of the requirements that apply for the accuracy classes in which the weighing ranges fall.
Kuorma
Multi-interval instruments
Suurin sallittu virhe
Instruments with one weighing range may have several partial weighing ranges (multi-interval instruments).
I luokka
Multi-interval instruments shall not be equipped with an auxiliary indicating device.
II luokka
Each partial weighing range i of multi-interval instruments is defined by:
III luokka
its verification scale interval ei
IIII luokka
with e(i + 1) > ei
Suurimmat sallitut virheet käyttötilanteessa ovat 4.1 kohdassa suurimmat sallitut virheet kaksinkertaisina.
its maximum capacity Maxi
Vaa’an punnitustulosten on oltava toistettavissa ja käytetystä näyttölaitteesta tai tasapainotusmenetelmästä riippumatta uusittavissa.
with Maxr = Max
Punnitustuloksen on oltava riittävästi riippumaton kuorman sijainnista kuormankannattimella.
its minimum capacity Mini
Vaa’an on vastattava pieniin kuormanmuutoksiin.
with Mini = Max (i – 1)
Vaikutussuureet ja aika
and Min1 = Min
Tavanomaisessa käytössä aiheutuvat kallistukset eivät saa merkittävässä määrin vaikuttaa II-, III- ja IIII-luokan vaakoihin, joita voidaan käyttää kallistettuna.
where:
Vaa’an on toimittava metrologisten määräysten mukaisesti valmistajan ilmoittamalla lämpötila-alueella.
i partial weighing range number,
Tämän alueen on oltava vähintään
r the total number of partial weighing ranges.
5 °C I-luokan vaaoille;
All capacities are capacities of net load, irrespective of the value of any tare used.
15 °C II-luokan vaaoille;
The partial weighing ranges are classified according to Table 2.
30 °C III- tai IIII-luokan vaaoille.
All partial weighing ranges shall fall into the same accuracy class, that class being the instrument’s accuracy class.
Jos valmistaja ei ole ilmoittanut lämpötila-aluetta, sovelletaan aluetta – 10 °C – + 40 °C.
Table 2
Sähköverkkoon kytkettyjen vaakojen on toimittava mittausteknisten määräysten mukaisesti, kun verkossa esiintyy tavanomaisissa rajoissa pysyvää vaihtelua.
i partial weighing range number
Paristo- tai akkukäyttöisten vaakojen on ilmaistava jännitteen lasku alle sallitun pienimmän arvon.
r total number of partial weighing ranges
Vaa’an on siinä tapauksessa joko edelleen toimittava oikein tai lakattava toimimasta.
Minimum value
Elektronisten vaakojen, lukuun ottamatta I-luokan vaakoja ja sellaisia II-luokan vaakoja, joiden e on pienempi kuin 1 g, on oltava metrologisten määräysten mukaisia olosuhteissa, joissa vallitsee lämpötilan alueen ylärajalla suuri suhteellinen kosteus.
Minimum value [2]n
II-, III- ja IIII-luokan vaakojen pitkäaikainen kuormitus ei saa merkittävästi vaikuttaa vaa’an näyttämään vaa’an ollessa kuormitettuna tai nollanäyttämään välittömästi kuorman poistamisen jälkeen.
Maximum value
Muissa olosuhteissa vaa’an on joko edelleen toimittava oikein tai lakattava toimimasta.
≤ ei
Vaa’an rakenne
Accuracy
Yleisiä vaatimuksia
On implementation of the procedures laid down in Article 13, the error of indication shall not exceed the maximum permissible error of indication as shown in Table 3.
Jos elektroniset vaa’at joutuvat alttiiksi häiriöille, ne eivät saa antaa merkitsevästi virheellisiä tuloksia tai niissä olevien tarkistuslaitteiden on havaittava ja ilmoitettava tulosten virheellisyys.
In the case of digital indication the error of indication shall be corrected for the rounding error.
Kun tarkistuslaite on automaattisesti havainnut sähkömekaanisessa vaa’assa merkitsevästi virheellisen tuloksen, sen on annettava näyttö- tai äänimerkki, jonka on jatkuttava, kunnes käyttäjä ryhtyy sen perusteella korjaustoimenpiteisiin tai virhe häviää.
The maximum permissible errors apply to the net value and tare value for all possible loads, excluding preset tare values.
Vaakojen on koko niiden tavanomaisen käyttöiän ajan oltava 8.1 ja 8.2 kohdan mukaisia.
Table 3
Digitaalisten elektronisten laitteiden on aina riittävästi tarkastettava mittaustapahtuman, näyttölaitteen toiminnan sekä tietojen tallennuksen ja siirron virheettömyys.
Maximum permissible errors
Kun merkittävä pysyvyysvirhe on havaittu automaattisesti, sähkömekaanisen vaa’an on annettava näyttö- tai äänimerkki, jonka on jatkuttava, kunnes käyttäjä ryhtyy toimiin sen korjaamiseksi tai virhe häviää.
Load
Jos erillinen laite kytketään vaakaan sopivalla liitännällä, vaa’an mittausteknilliset ominaisuudet eivät saa huonontua.
Maximum permissible error
Vaa’an on rakenteeltaan oltava sellainen, ettei se mahdollista vilpillistä väärinkäyttöä ja että se vähentää tahatonta väärinkäyttöä.
Class I
Osat, joita käyttäjä ei saa purkaa eikä virittää, on suojattava tällaisia toimia vastaan.
Class II
Vaa’at on suunniteltava sellaisiksi, että tässä direktiivissä säädetyt tarkastukset on helppo tehdä.
Class III
Punnitustuloksen näyttämät ja muut painoarvot
Class IIII
Punnitustuloksen ja muiden painoarvojen näyttämien on oltava tarkasti ja yksiselitteisesti luettavissa olevia, eivätkä ne saa olla harhaanjohtavia.
The maximum permissible errors in service are twice the maximum permissible errors fixed in Section 4.1.
Näyttölaitteen antaman näyttämän lukeminen tavanmukaisissa käyttöolosuhteissa on oltava helppoa.
Weighing results of an instrument shall be repeatable, and shall be reproducible by the other indicating devices used and in accordance with other methods of balancing used.
Tässä liitteessä olevassa 1 kohdassa annettujen yksikköjen nimien ja lyhenteiden on oltava direktiivin 80/181/ETY mukaisia.
The weighing results shall be sufficiently insensitive to changes in the position of the load on the load receptor.
Tämän lisäksi metrisen karaatin lyhennyksenä käytetään merkintää ”ct”.
The instrument shall react to small variations in the load.
Näyttämän on oltava estetty kun suurin sallittu kuorma (Max) lisättynä arvolla 9 e on ylitetty.
Influence quantities and time
Apulukemislaite saa näyttää numeroita ainoastaan näyttämän desimaalimerkin oikealla puolella.
Instruments of classes II, III and IIII, liable to be used in a tilted position, shall be sufficiently insensitive to the degree of tilting that can occur in normal use.
Näyttämän laajennusta saadaan käyttää vain väliaikaisesti, ja sen aikana tulostus on estettävä.
The instruments shall meet the metrological requirements within the temperature range specified by the manufacturer.
Muut kuin varmennuskelpoiset lisänäyttämät ovat sallittuja, jos niitä ei voi sekoittaa varmennuskelpoisiin näyttämiin.
The value of this range shall be at least equal to:
Punnitustulosten ja muiden painoarvojen tulostus
5 °C for an instrument in class I;
Tulostettujen arvojen on oltava oikeita, asianmukaisesti tunnistettavissa olevia ja yksiselitteisiä.
15 °C for an instrument in class II;
Tulostuksen pitää olla selvä, helposti luettava ja pysyvä eikä poistettavissa oleva.
30 °C for an instrument in class III or IIII.
Vaa’an saattaminen perusasentoon
In the absence of a manufacturer’s specification, the temperature range of – 10 °C to + 40 °C applies.
Tarvittaessa vaa’at on varustettava asennon viritys- ja näyttölaitteella, jotka ovat tarpeeksi herkkiä vaa’an oikean asennuksen varmistamiseksi.
Electronic instruments, except those in class I and in class II if e is less than 1 g, shall meet the metrological requirements under conditions of high relative humidity at the upper limit of their temperature range.
Näiden laitteiden toiminnan on varmistettava tarkka nollaus eivätkä ne saa aiheuttaa vääriä mittaustuloksia.
Loading an instrument in class II, III or IIII for a prolonged period of time shall have a negligible influence on the indication at load or on the zero indication immediately after removal of the load.
Vaa’at, jotka on tarkoitettu suoraan kuluttajalle suunnattuun myyntiin ja joiden enimmäiskuorma on enintään 100 kg: lisämääräyksiä
Under other conditions the instruments shall either continue to function correctly or be automatically put out of service.
Vaakojen, jotka on tarkoitettu suoraan kuluttajalle suunnattuun myyntiin, on näytettävä asiakkaalle kaikki oleellinen tieto punnituksesta ja, jos on kyse hinnan laskevista vaaoista, niiden on lisäksi selvästi näytettävä ostettavan tuotteen hinnan laskemiseen käytetyt tiedot.
Design and construction
Kun vaaka näyttää maksettavan hinnan, tiedon on oltava tarkka.
General requirements
Hinnan laskevien vaakojen on näytettävä oleelliset tiedot riittävän pitkän ajan, jotta asiakas voi lukea ne asianmukaisesti.
Design and construction of the instruments shall be such that the instruments will preserve their metrological qualities when properly used and installed and when used in an environment for which they are intended.
Hinnan laskevissa vaaoissa saa kertapunnituksen ja hinnanlaskun ohella olla muita toimintoja ainoastaan, jos kaikki kauppatapahtumaan liittyvä tieto tulostetaan asiakasta varten selvästi, yksiselitteisesti ja sopivasti ryhmiteltynä kuitille tai lipukkeelle.
The value of the mass must be indicated.
Vaa’assa ei saa olla ominaisuuksia, jotka suoraan tai välillisesti voivat aiheuttaa näyttämiä, joiden tulkinta on vaikeaa tai monimutkaista.
When exposed to disturbances, electronic instruments shall not display the effects of significant faults, or shall automatically detect and indicate them.
Vaakojen on suojattava asiakkaita sellaisilta vääriltä myyntitapahtumilta, jotka aiheutuvat vaakojen virheellisestä toiminnasta.
Upon automatic detection of a significant fault, electronic instruments shall provide a visual or audible alarm that shall continue until the user takes corrective action or the fault disappears.
Apulukemislaitteet ja näyttämän laajennus eivät ole sallittuja.
The requirements of points 8.1 and 8.2 shall be met on a lasting basis during a period of time that is normal in view of the intended use of such instruments.
Lisänäyttölaitteet ovat sallittuja ainoastaan, jos ne eivät mahdollista vilpillistä väärinkäyttöä.
Digital electronic devices shall always exercise adequate control of the correct operation of the measuring process, of the indicating device, and of all data storage and data transfer.
Jos vaakojen ominaisuudet ovat samanlaiset kuin niillä vaaoilla, jotka on tarkoitettu käytettäväksi myynnissä suoraan kuluttajille, mutta vaa’at eivät ole tässä kohdassa annettujen määräysten mukaisia, niihin on kiinnitettävä näytön läheisyyteen pysyvä merkintä ”Ei saa käyttää myytäessä suoraan kuluttajalle”.
Upon automatic detection of a significant durability error, electronic instruments shall provide a visual or audible alarm that shall continue until the user takes corrective action or the error disappears.
Hinnan tulostavat vaa’at
When external equipment is connected to an electronic instrument through an appropriate interface the metrological qualities of the instrument shall not be adversely influenced.
Hinnan tulostaviin vaakoihin sovelletaan soveltuvin osin vaatimuksia, jotka asetetaan suoraan kuluttajalle suuntautuvaan myyntiin tarkoitetuille hinnan laskeville vaaoille.
The instruments shall have no characteristics likely to facilitate fraudulent use, whereas possibilities for unintentional misuse shall be minimal.
Hintalipukkeen tulostus pienintä käyttökuormaa alittavilla kuormilla on estettävä.
Components that may not be dismantled or adjusted by the user shall be secured against such actions.
EYVL L 39, 15.2.1980, s. 40.
Instruments shall be designed to permit ready execution of the statutory controls laid down by this Directive.
Kun i = r, taulukon 1 sarake on voimassa siten, että e korvataan er:llä.
Indication of weighing results and other weight values
LIITE II
The indication of the weighing results and other weight values shall be accurate, unambiguous and non-misleading and the indicating device shall permit easy reading of the indication under normal conditions of use.
VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT