natgillin/translations-raw huggingface dataset:
If measured on a dry basis, the oxides of nitrogen analyzer shall be of the chemiluminescent detector (CLD) or heated chemiluminescent detector (HCLD) type with a NO2/NO converter.
Lämmastikoksiidide määramiseks kuivas heitgaasis kasutatakse kemoluminestsentsdetektoriga (CLD) või kuumkemoluminestsentsdetektoriga (HCLD) varustatud analüsaatorit koos NO2/NO konverteriga.
If measured on a wet basis, a HCLD with converter maintained above 328 K (55 °C) shall be used, provided the water quench check (see paragraph 9.3.9.2.2) is satisfied.
Kui määramine toimub niiskes heitgaasis, kasutatakse kuumkemoluminestsentsdetektoriga varustatud analüsaatorit, kusjuures konverterit hoitakse temperatuuril üle 328 K (55 °C), tingimusel, et vee summutava mõju kontrolli (vt punkt 9.3.9.2.2) tulemused on rahuldavad.
For both CLD and HCLD, the sampling path shall be maintained at a wall temperature of 328 K to 473 K (55 °C to 200 °C) up to the converter for dry measurement and up to the analyzer for wet measurement.
Nii kemoluminestsentsdetektori kui ka kuumkemoluminestsentsdetektori puhul tuleb kuiva gaasi mõõtmise korral proovivõtutee seinu hoida temperatuuril 328–473 K (55–200 °C) kuni konverterini ja niiske gaasi mõõtmise korral kuni analüsaatorini.
A non-dispersive ultraviolet (NDUV) analyzer shall be used to measure NOx concentration.
Hajumisvaba ultraviolett-analüsaatorit (NDUV) kasutatakse NOx kontsentratsiooni määramiseks.
If the NDUV analyzer measures only NO, a NO2/NO converter shall be placed upstream of the NDUV analyzer.
Kui NDUV-analüsaatoriga määratakse üksnes NO, siis paigaldatakse NO2/NO konverter NDUV-analüsaatorist ülesvoolu.
The NDUV temperature shall be maintained to prevent aqueous condensation, unless a sample dryer is installed upstream of the NO2/NO converter, if used, or upstream of the analyzer.
NDUV temperatuur hoitakse väärtusel, mis hoiab ära vee kondenseerumise, välja arvatud juhul, kui NO2/NO konverterist või analüsaatorist ülesvoolu on paigaldatud proovi kuivati.
The air to fuel measurement equipment used to determine the exhaust gas flow as specified in paragraph 8.4.1.6 shall be a wide range air to fuel ratio sensor or lambda sensor of Zirconia type.
Õhu ja kütuse suhte mõõteseadmeks, mida kasutatakse punkti 8.4.1.6 kohaseks heitgaasivoo määramiseks, peab olema suure mõõtepiirkonnaga õhu ja kütuse suhte andur või tsirkoonium-lambdaandur.
The accuracy of the sensor with incorporated electronics shall be within:
Anduri ja selle juurde kuuluva elektroonika osa täpsus peab olema:
± 3 per cent of reading for λ < 2
±± 3 % näidu väärtusest, kui l < 2
± 5 per cent of reading for 2 ≤ λ < 5
±5 % näidu väärtusest, kui 2 ≤ l < 5
± 10 per cent of reading for 5 ≤ λ
±10 % näidu väärtusest, kui 5 ≤ l
To fulfil the accuracy specified above, the sensor shall be calibrated as specified by the instrument manufacturer.
Eespool sätestatud täpsuse saavutamiseks peab sensor olema kalibreeritud vastavalt seadme tootja kirjeldusele.
The required purity of the gases is defined by the contamination limits given below.
Gaaside puhtuse nõuded on määratud allpool esitatud saasteainete piirnormide abil.
(Contamination ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO)
(saasteainete piirnorm ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO)
(Contamination ≤ 1 ppm C1, ≤ 400 ppm CO2)
(saasteainete piirnorm ≤ 1 ppm C1, ≤ 400 ppm CO2)
For dilute exhaust gas (optionally for raw exhaust gas)
Lahjendatud heitgaasi korral (vabatahtlikult ka lahjendamata heitgaasi korral)
(Contamination ≤ 0,05 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 10 ppm CO2, ≤ 0,02 ppm NO)
(saasteainete piirnorm ≤ 0,05 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 10 ppm CO2, ≤ 0,02 ppm NO)
(Contamination ≤ 0,05 ppm C1, ≤ 10 ppm CO2)
(saasteainete piirnorm ≤ 0,05 ppm C1, ≤ 10 ppm CO2)
If gas bottles are not available, a gas purifier may be used, if contamination levels can be demonstrated.
Kui vastavad gaasiballoonid puuduvad, võib kasutada gaasipuhastusseadet, juhul kui saab näidata normikohast saasteainesisaldust.
The expiration date of the calibration gases stated by the manufacturer shall be recorded.
Kalibreerimisgaaside tootja poolt ettenähtud säilitusaja lõppemise kuupäev registreeritakse.
C3H8 and purified synthetic air (see paragraph 9.3.3.1);
C3H8 ja puhastatud tehisõhk (vt punkt 9.3.3.1);
C2H6 and purified synthetic air.
C2H6 ja puhastatud tehisõhk.
The true concentration of a calibration and span gas shall be within ± 1 per cent of the nominal value, and shall be traceable to national or international standards.
Kalibreerimis- ja võrdlusgaasi tegelik kontsentratsioon peab olema vahemikus ± 1 % nimiväärtusest ning peab olema seostatav riiklike ja rahvusvaheliste standarditega.
All concentrations of calibration gas shall be given on a volume basis (volume per cent or volume ppm).
Kalibreerimisgaasi kõik kontsentratsioonid väljendatakse mahu põhjal (mahuprotsent või mahu ppm väärtus).
The gases used for calibration and span may also be obtained by means of gas dividers (precision blending devices), diluting with purified N2 or with purified synthetic air.
Gaasid, mida kasutatakse kalibreerimiseks ja võrdluseks, võidakse saada ka, kasutades gaasijaoturit (täpsussegistit), mille abil gaasi lahjendatakse puhastatud N2 või puhastatud tehisõhuga.
An additional verification may be performed using another calibration gas, if the first verification has failed.
Kui esimene kontroll ebaõnnestub, võib teha täiendava kontrolli teise kalibreerimisgaasiga.
For conducting the linearity verification according to paragraph 9.2.1, the gas divider shall be accurate to within ± 1 per cent.
Punktile 9.2.1 vastava lineaarsuse kontrolli teostamiseks peab gaasijaoturi täpsus olema ± 1 %.
Oxygen interference check gases
Hapniku interferentsi kontrollgaasid
Oxygen interference check gases are a blend of propane, oxygen and nitrogen.
Hapniku interferentsi kontrollgaasiks on propaani, hapniku ja lämmastiku segu.
The oxygen concentrations required for positive ignition and compression ignition engine testing are listed in Table 8 with the remainder being purified nitrogen.
Ottomootorite ja diiselmootorite katsetamiseks vajalikud hapnikukontsentratsioonid on loetletud tabelis 8, kusjuures ülejäänud osa kontrollgaasist moodustab puhastatud lämmastik.
O2 concentration (per cent)
O2 kontsentratsioon (%)
If not, the sampling lines shall be checked and the fault corrected.
Vastupidisel juhul kontrollitakse proovivõtuliine ning viga kõrvaldatakse.
The analyzer flows and bypass flows may be used to estimate the in-use flow rates.
Analüsaatori vooluhulka ja möödavooluhulka võib kasutada tegelike vooluhulkade hindamiseks.
After an initial stabilization period the pressure increase Δp (kPa/min) in the system shall not exceed:
Pärast esialgset stabiliseerumisperioodi ei või rõhu suurenemine p (kPa/min) süsteemis ületada järgmist väärtust:
is the system volume, l
on süsteemi maht, l
is the system flow rate, l/min
on voolukiirus süsteemis, l/min
Another method is the introduction of a concentration step change at the beginning of the sampling line by switching from zero to span gas.
Teise meetodina võib rakendada kontsentratsiooni astmelist muutmist proovivõtuliini alguses ümberlülitamise teel nullgaasilt võrdlusgaasile.
If for a correctly calibrated analyzer after an adequate period of time the reading is ≤ 99 per cent compared to the introduced concentration, this points to a leakage problem that shall be corrected.
Kui õigesti kalibreeritud analüsaatori korral on näit pärast nõuetekohast ajavahemikku ≤ 99 % algkontsentratsioonist, viitab see lekkega seotud probleemile, mis tuleb kõrvaldada.
Response time check of the analytical system
Analüütilise süsteemi reageerimisaeg
The system settings for the response time evaluation shall be exactly the same as during measurement of the test run (i.e. pressure, flow rates, filter settings on the analyzers and all other response time influences).
Süsteemi seadistused reageerimisaja hindamiseks peavad olema täpselt samad kui katsemõõtmisel (st rõhk, voolukiirused, filtri seadistused analüsaatoritel ja kõik muud reageerimisaja mõjud).
The gases used for the test shall cause a concentration change of at least 60 per cent full scale (FS).
Katses kasutatavad gaasid peavad muutma kontsentratsiooni vähemalt 60 % täisskaalast.
The response time is defined to be the difference in time between the gas switching and the appropriate change of the recorded concentration.
Reageerimisaeg on määratluse kohaselt ajavahemik gaasi ümberlülitamise ja vastava salvestatud kontsentratsioonimuutuse vahel.
The delay time is defined as the time from the change (t0) until the response is 10 per cent of the final reading (t10).
Viiteaeg on määratluse kohaselt aeg vahetamishetkest (t0) kuni hetkeni, mil reageering saavutab 10 % lõppnäidust (t10).
The rise time is defined as the time between 10 per cent and 90 per cent response of the final reading (t90 – t10).
Tõusuaeg on määratluse kohaselt aeg, mis kulub reageeringu näidu jõudmiseks 10 protsendilt 90 protsendile lõppnäidust (t90 – t10).
For time alignment of the analyzer and exhaust flow signals, the transformation time is defined as the time from the change (t0) until the response is 50 per cent of the final reading (t50).
Analüsaatori ja heitgaasi vooluhulgale vastavate signaalide aja vastavusseviimiseks on ülekandeaeg määratluse kohaselt ajavahemik vahetamishetkest (t0) kuni hetkeni, mil reageering saavutab 50 % lõppnäidust (t50).
The system response time shall be ≤ 10 s with a rise time of ≤ 2,5 seconds in accordance with paragraph 9.3.1.7 for all limited components (CO, NOx, HC or NMHC) and all ranges used.
Vastavalt punktile 9.3.1.7 peab süsteemi reageerimisaeg olema ≤ 10 s ja tõusuaeg ≤ 2,5 s kõigi piiratud komponentide puhul (CO, NOx, HC või NMHC) kõikides kasutatud mõõtevahemikes.
When using a NMC for the measurement of NMHC, the system response time may exceed 10 seconds.
Kui NMHC mõõtmiseks kasutatakse metaanist erinevate süsivesinike eemaldit (NMC), võib süsteemi reageerimisaeg olla pikem kui 10 s.
Efficiency test of NOx converter
NOx konverteri efektiivsuse katsetamine
The efficiency of the converter used for the conversion of NO2 into NO is tested as given in paragraphs 9.3.6.1 to 9.3.6.8 (see Figure 8).
Lämmastikdioksiidi (NO2) lämmastikoksiidiks (NO) muundamise konverteri efektiivsus määratakse punktide 9.3.6.1–9.3.6.8 kohaselt (vt joonis 8).
Figure 8
Joonis 8.
Scheme of NO2 converter efficiency device
konverteri efektiivsuse kontrollimiseks mõeldud katseseadme skeem
Using the test setup as schematically shown in Figure 8 and the procedure below, the efficiency of the converter shall be tested by means of an ozonator.
Joonisel 8 esitatud katseskeemi ning allpool esitatud menetlust järgides määratakse osonaatori abil konverterite efektiivsus.
The CLD and the HCLD shall be calibrated in the most common operating range following the manufacturer's specifications using zero and span gas (the NO content of which shall amount to about 80 per cent of the operating range and the NO2 concentration of the gas mixture to less than 5 per cent of the NO concentration).
CLD ja HCLD kalibreeritakse kõige sagedamini kasutatavas mõõtepiirkonnas null- ja võrdlusgaasi kasutades vastavalt tootja spetsifikaadile (NO sisaldus peab moodustama umbes 80 % mõõtepiirkonnast ning NO2 kontsentratsioon gaaside segus peab olema alla 5 % NO kontsentratsioonist).
The NOx analyzer shall be in the NO mode so that the span gas does not pass through the converter.
NOx analüsaator peab olema NO režiimis, selleks et võrdlusgaas ei läbiks konverterit.
The per cent efficiency of the converter shall be calculated as follows:
Arvutamine Konverteri efektiivsus protsentides arvutatakse järgmiselt:
is the NOx concentration according to paragraph 9.3.6.6.
on NOx kontsentratsioon vastavalt punktile 9.3.6.6
is the NOx concentration according to paragraph 9.3.6.7.
on NOx kontsentratsioon vastavalt punktile 9.3.6.7
is the NO concentration according to paragraph 9.3.6.4.
on NO kontsentratsioon vastavalt punktile 9.3.6.4
is the NO concentration according to paragraph 9.3.6.5.
on NO kontsentratsioon vastavalt punktile 9.3.6.5
Via a T-fitting, oxygen or zero air shall be added continuously to the gas flow until the concentration indicated is about 20 per cent less than the indicated calibration concentration given in paragraph 9.3.6.2 (the analyzer is in the NO mode).
T-liitmiku kaudu lisatakse gaasivoole pidevalt hapnikku või nullõhku, kuni saadud kontsentratsiooni näit on ligikaudu 20 % väiksem punktis 9.3.6.2 antud kalibreerimisgaasi kontsentratsioonist (analüsaator on NO mõõterežiimis).
The indicated concentration (c) shall be recorded.
Kontsentratsiooni näit c tuleb registreerida.
The indicated concentration (d) shall be recorded (the analyzer is in the NO mode).
Kontsentratsiooni näit d registreeritakse (analüsaator on NO mõõterežiimis).
The NO analyzer shall be switched to the NOx mode so that the gas mixture (consisting of NO, NO2, O2 and N2) now passes through the converter.
NOx mõõterežiim Seejärel lülitatakse NO analüsaator NOx mõõterežiimi nii, et gaasisegu (koostisega NO, NO2, O2 ja N2) läbib konverterit.
The indicated concentration (a) shall be recorded (the analyzer is in the NOx mode).
Kontsentratsiooni näit a registreeritakse (analüsaator on NOx mõõterežiimis).
Switched to NO mode with the ozonator deactivated, the flow of oxygen or synthetic air shall be shut off. The NOx reading of the analyzer shall not deviate by more than ± 5 per cent from the value measured according to paragraph 9.3.6.2 (the analyzer is in the NO mode).
Analüsaatori NOx näidu kõrvalekalle punkti 9.3.6.2 kohasel mõõtmisel saadud väärtusest võib olla kuni ± 5 % (analüsaator on NO mõõterežiimis).
The efficiency of the converter shall be tested at least once per month.
Kontrollimiste ajavahemik Konverteri efektiivsust tuleb määrata vähemalt kord kuus.
If, with the analyzer in the most common range, the ozonator cannot give a reduction from 80 per cent to 20 per cent according to paragraph 9.3.6.5, the highest range which will give the reduction shall be used.
Kui osonaator ei võimalda punkti 9.3.6.5 kohaselt vähendada kontsentratsiooni analüsaatori kõige tavalisemas mõõtepiirkonnas 80 protsendilt 20 protsendile, kasutatakse suurimat mõõtepiirkonda, mille puhul selline vähendamine saavutatakse.
Optimization of the detector response
Detektori reageeringu optimeerimine
The FID shall be adjusted as specified by the instrument manufacturer.
Leekionisatsioonidetektor reguleeritakse seadme tootja poolt ettenähtud nõuete kohaselt.
A propane in air span gas shall be used to optimize the response on the most common operating range.
Näidu optimeerimiseks kõige tavalisemas mõõtepiirkonnas tuleb võrdlusgaasina kasutada propaani sisaldavat õhku.
The fuel flow shall be incrementally adjusted above and below the manufacturer's specification.
Küttegaasi vooluhulka reguleeritakse astmeliselt tootja spetsifikatsioonist üles- või allapoole.
The span and zero response at these fuel flows shall be recorded.
Kalibreerimis- ja nullreaktsioonid kõnealuste kütuse vooluhulkade juures registreeritakse.
The difference between the span and zero response shall be plotted and the fuel flow adjusted to the rich side of the curve.
Kalibreerimis- ja nullreaktsiooni vahe esitatakse graafiliselt ning kütuse vooluhulk reguleeritakse vastavalt kõvera sellele osale, mis vastab suurematele väärtustele.
This is the initial flow rate setting which may need further optimization depending on the results of the hydrocarbon response factors and the oxygen interference check according to paragraphs 9.3.7.2 and 9.3.7.3.
See on esimene voolukiiruse seadistus, mida tuleb vajaduse korral optimeerida sõltuvalt süsivesinike kalibreerimisteguritest ja hapniku interferentsi kontrolli tulemusest kooskõlas punktidega 9.3.7.2 ja 9.3.7.3.
If the oxygen interference or the hydrocarbon response factors do not meet the following specifications, the airflow shall be incrementally adjusted above and below the manufacturer's specifications, repeating paragraphs 9.3.7.2 and 9.3.7.3 for each flow.
Kui hapniku interferents või süsivesinike kalibreerimistegurid ei vasta järgmistele spetsifikatsioonidele, tuleb õhuvoolu reguleerida astmeliselt tootja spetsifikatsioonides esitatud väärtustest suuremaks ja väiksemaks, korrates iga vooluhulga puhul punktides 9.3.7.2 ja 9.3.7.3 kirjeldatud samme.
The optimization may optionally be conducted using the procedures outlined in SAE paper No 770141.
Soovi korral võib optimeerimist teostada SAE dokumendis nr 770141 kirjeldatud menetluse kohaselt.
A linearity verification of the analyzer shall be performed using propane in air and purified synthetic air according to paragraph 9.2.1.3.
Analüsaatori lineaarsuse kontroll tehakse punkti 9.2.1.3 kohaselt propaani sisaldava õhu ja puhastatud tehisõhu abil.
Response factors shall be determined when introducing an analyzer into service and after major service intervals.
Kalibreerimistegurid määratakse pärast analüsaatori kasutuselevõtmist ning pärast suuremate hooldustööde tegemist.
The response factor (rh) for a particular hydrocarbon species is the ratio of the FID C1 reading to the gas concentration in the cylinder expressed by ppm C1.
Teatava konkreetse süsivesiniku kalibreerimistegur (rh) on suhe FIDi C1 väärtuse ja silindris oleva gaasi kontsentratsiooni vahel, väljendatuna ppm C1 väärtusena.
In addition, the gas cylinder shall be preconditioned for 24 hours at a temperature of 298 K ± 5 K (25 °C ± 5 °C).
Peale selle tuleb gaasiballooni ette valmistada 24 tundi temperatuuril 298 ± 5 K (25 ± 5 °C).
Methane and purified synthetic air 1,00 ≤ rh ≤ 1,15;
metaan ja puhastatud tehisõhk 1.00 ≤ rh ≤ 1.15;
Propylene and purified synthetic air 0,90 ≤ rh ≤ 1,1;
propüleen ja puhastatud tehisõhk 0.90 ≤ rh ≤ 1.1;
Toluene and purified synthetic air 0,90 ≤ rh ≤ 1,1.
tolueen ja puhastatud tehisõhk 0.90 ≤ rh ≤ 1.1.
These values are relative to a rh of 1 for propane and purified synthetic air.
Need väärtused vastavad propaani ja puhastatud tehisõhu kalibreerimisteguri rh väärtusele 1.
For raw exhaust gas analyzers only, the oxygen interference check shall be performed when introducing an analyzer into service and after major service intervals.
Ainult lahjendamata heitgaasi analüsaatorite korral kontrollitakse hapniku interferentsi analüsaatori kasutuselevõtmisel ning pärast suuremate hooldustööde tegemist.
A measuring range shall be chosen where the oxygen interference check gases will fall in the upper 50 per cent.
Valida tuleb selline mõõtepiirkond, kus hapniku interferentsi kontrollimiseks kasutatavate gaaside kontsentratsioon on üle 50 %.
Oxygen interference check gas specifications are found in paragraph 9.3.3.4.
Hapniku interferentsi kontrolliks kasutatava gaasi spetsifikatsioonid on esitatud punktis 9.3.3.4.
The analyzer shall be set at zero;
Analüsaator nullitakse.
The analyzer shall be spanned with the 0 per cent oxygen blend for positive ignition engines.
Määratakse analüsaatori mõõteulatus, kasutades ottomootorite korral 0 % hapnikusegu.
The zero response shall be rechecked.
Nullreaktsiooni kontrollitakse uuesti.
The 5 per cent and 10 per cent oxygen interference check gases shall be introduced;
Analüsaatorile suunatakse hapniku interferentsi kontrollgaasid kontsentratsiooniga 5 % ja 10 %.
The oxygen interference EO2 shall be calculated for each mixture in step (d) as follows:
Hapniku interferents EO2 arvutatakse iga punktis d osutatud segu puhul järgmiselt:
With the analyzer response being
seejuures on analüsaatori reageering
is the reference HC concentration in step (b), ppm C
on HC etalonkontsentratsioon etapis b, ppm C
is the reference HC concentration in step (d), ppm C
on HC etalonkontsentratsioon etapis d, ppm C
is the full scale HC concentration in step (b), ppm C
on täisskaalale vastav HC kontsentratsioon etapis b, ppm C
is the full scale HC concentration in step (d), ppm C
on täisskaalale vastav HC kontsentratsioon etapis d, ppm C
is the measured HC concentration in step (b), ppm C
on HC mõõdetud kontsentratsioon etapis b, ppm C
is the measured HC concentration in step (d), ppm C
on HC mõõdetud kontsentratsioon etapis d, ppm C
The oxygen interference EO2 shall be less than ± 1,5 per cent for all required oxygen interference check gases prior to testing;
Hapniku interferents EO2 peab kõikide hapniku interferentsi kontrollimisel nõutavate gaaside puhul olema enne katset alla ± 1,5 %.
If the oxygen interference EO2 is greater than ± 1,5 per cent, corrective action may be taken by incrementally adjusting the airflow above and below the manufacturer's specifications, the fuel flow and the sample flow;
kui hapniku interferents EO2 on üle 1,5 %, võib püüda seda korrigeerida, reguleerides õhuvoolu, kütusevoolu ja proovivoolu astmeliselt valmistaja spetsifikatsioonides toodud väärtustest suuremaks ja väiksemaks;
The oxygen interference shall be repeated for each new setting.
hapniku interferentsi kontrolli tuleb korrata iga uue seadistuse puhul.
The NMC is used for the removal of the non-methane hydrocarbons from the sample gas by oxidizing all hydrocarbons except methane.
NMCd kasutatakse metaanist erinevate süsivesinike eemaldamiseks sel teel, et uuritavast gaasist oksüdeeritakse kõik muud süsivesinikud peale metaani.
Ideally, the conversion for methane is 0 per cent, and for the other hydrocarbons represented by ethane is 100 per cent.
Ideaalis on muundumine metaani puhul 0 % ning teiste süsivesinike, nt etaani puhul 100 %.
For the accurate measurement of NMHC, the two efficiencies shall be determined and used for the calculation of the NMHC emission mass flow rate (see paragraph 8.6.2).
NMHC täpseks mõõtmiseks määratakse kõnealused kaks efektiivsust ning kasutatakse neid NMHC heitgaasi massivoolu arvutamisel (vt punkt 8.6.2).
Methane Efficiency
Metaani eemaldamise efektiivsus
Methane calibration gas shall be flown through the FID with and without bypassing the NMC and the two concentrations recorded.
Metaan-kalibreerimisgaas juhitakse läbi leekionisatsioonidetektori NMCst möödavooluga ja ilma selleta ning saadud kaks kontsentratsiooni väärtust registreeritakse.
is the HC concentration with CH4 flowing through the NMC, ppm C
on HC kontsentratsioon CH4 voolamisel läbi NMC, ppm C
is the HC concentration with CH4 bypassing the NMC, ppm C
on HC kontsentratsioon CH4 möödavoolu puhul NMC-st, ppm C
Ethane Efficiency
Etaani eemaldamise efektiivsus
Ethane calibration gas shall be flown through the FID with and without bypassing the NMC and the two concentrations recorded.
Etaan-kalibreerimisgaas juhitakse läbi leekionisatsioonidetektori NMCst möödavooluga ja ilma selleta ning saadud kaks kontsentratsiooni väärtust registreeritakse.
is the HC concentration with C2H6 flowing through the NMC, ppm C
on HC kontsentratsioon C2H6 voolamisel läbi NMC, ppm C
is the HC concentration with C2H6 bypassing the NMC, ppm C
on HC kontsentratsioon C2H6 möödavoolu puhul NMC-st, ppm C
Interference effects
Interferents
Other gases than the one being analyzed can interfere with the reading in several ways.
Kui lisaks uuritavale gaasile on veel muid gaase, võivad need näitu mitmel viisil moonutada.
Negative interference occurs in NDIR instruments by the interfering gas broadening the absorption band of the measured gas, and in CLD instruments by the interfering gas quenching the reaction.
NDIR mõõteseadmete puhul esineb negatiivne interferents juhul, kui segav gaas laiendab mõõdetava gaasi neeldumisriba, CLD mõõtevahendite puhul aga juhul, kui segav gaas summutab reageeringut.
The interference checks in paragraphs 9.3.9.1 and 9.3.9.3 shall be performed prior to an analyzer's initial use and after major service intervals.
Interferentsi kontrollitakse punktide 9.3.9.1 ja 9.3.9.3 kohaselt enne analüsaatorite esmakordset kasutamist ning pärast suuremate hooldustööde tegemist.
CO analyzer interference check
Interferentsi kontrollimine CO analüsaatori puhul
Water and CO2 can interfere with the CO analyzer performance.
CO analüsaatori tööd võivad segada vesi ja CO2.