natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Οι συντελεστές απόκρισης προσδιορίζονται όταν τίθεται σε λειτουργία ένας αναλυτής και μετά από μεγάλα διαστήματα λειτουργίας.
Response factors shall be determined when introducing an analyzer into service and after major service intervals.
Η συγκέντρωση του αερίου δοκιμής είναι σε επίπεδο που να συνεπάγεται απόκριση της τάξης του 80% της πλήρους κλίμακας.
The concentration of the test gas shall be at a level to give a response of approximately 80 per cent of full scale.
Η συγκέντρωση είναι γνωστή με ακρίβεια ± 2% σε σχέση με σταθμικό πρότυπο εκφρασμένο σε όγκο.
The concentration shall be known to an accuracy of ± 2 per cent in reference to a gravimetric standard expressed in volume.
Επιπλέον, ο κύλινδρος του αερίου προετοιμάζεται επί 24 ώρες σε θερμοκρασία 298 Κ ± 5 Κ (25 °C ± 5 °C).
In addition, the gas cylinder shall be preconditioned for 24 hours at a temperature of 298 K ± 5 K (25 °C ± 5 °C).
Μεθάνιο και καθαρός συνθετικός αέρας 1,00 ≤ rh ≤ 1.15·
Methane and purified synthetic air 1,00 ≤ rh ≤ 1,15;
Προπυλένιο και καθαρός συνθετικός αέρας 0,90 ≤ rh ≤ 1.1·
Propylene and purified synthetic air 0,90 ≤ rh ≤ 1,1;
Τολουόλιο και καθαρός συνθετικός αέρας 0,90 ≤ rh ≤ 1.1.
Toluene and purified synthetic air 0,90 ≤ rh ≤ 1,1.
Μόνο για τους αναλυτές πρωτογενών καυσαερίων, ο έλεγχος παρεμβολής οξυγόνου πραγματοποιείται όταν τίθεται σε λειτουργία ένας αναλυτής και μετά από μεγάλα διαστήματα λειτουργίας.
For raw exhaust gas analyzers only, the oxygen interference check shall be performed when introducing an analyzer into service and after major service intervals.
Επιλέγεται περιοχή μέτρησης στην οποία τα αέρια ελέγχου παρεμβολής οξυγόνου εμπίπτουν στην άνω του 50 % περιοχή.
A measuring range shall be chosen where the oxygen interference check gases will fall in the upper 50 per cent.
Η δοκιμή διεξάγεται με την απαιτούμενη θερμοκρασία κλιβάνου.
The test shall be conducted with the oven temperature set as required.
Ο αναλυτής ρυθμίζεται στο μηδέν.
The analyzer shall be set at zero;
Για κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης, ο αναλυτής ρυθμίζεται στο μέγιστο της κλίμακάς του με μείγμα με 0% οξυγόνο.
The analyzer shall be spanned with the 0 per cent oxygen blend for positive ignition engines.
Εισάγονται τα αέρια ελέγχου παρεμβολής οξυγόνου 5 % και 10 %.
The 5 per cent and 10 per cent oxygen interference check gases shall be introduced;
στ) Η παρεμβολή οξυγόνου EO2 υπολογίζεται για κάθε μείγμα στο βήμα δ) ως εξής:
The oxygen interference EO2 shall be calculated for each mixture in step (d) as follows:
και η απόκριση του αναλυτή είναι
With the analyzer response being
είναι η συγκέντρωση αναφοράς HC στο βήμα β), σε ppm C
is the reference HC concentration in step (b), ppm C
είναι η συγκέντρωση αναφοράς HC στο βήμα δ), σε ppm C
is the reference HC concentration in step (d), ppm C
είναι η συγκέντρωση πλήρους κλίμακας HC στο βήμα β), σε ppm C
is the full scale HC concentration in step (b), ppm C
είναι η συγκέντρωση πλήρους κλίμακας HC στο βήμα δ), σε ppm C
is the full scale HC concentration in step (d), ppm C
είναι η μετρούμενη συγκέντρωση HC στο βήμα β), σε ppm C
is the measured HC concentration in step (b), ppm C
είναι η μετρούμενη συγκέντρωση HC στο βήμα δ), σε ppm C
is the measured HC concentration in step (d), ppm C
Η παρεμβολή οξυγόνου EO2 είναι μικρότερη από ± 1.5% για όλα τα απαιτούμενα αέρια ελέγχου παρεμβολής οξυγόνου πριν από τη δοκιμή.
The oxygen interference EO2 shall be less than ± 1,5 per cent for all required oxygen interference check gases prior to testing;
Αν η παρεμβολή οξυγόνου EO2 είναι μεγαλύτερη από ± 1,5 %, μπορούν να ληφθούν διορθωτικά μέτρα, με την επαυξητική ρύθμιση της ροής αέρα επάνω και κάτω από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, της ροής καυσίμου και της ροή δείγματος.
If the oxygen interference EO2 is greater than ± 1,5 per cent, corrective action may be taken by incrementally adjusting the airflow above and below the manufacturer's specifications, the fuel flow and the sample flow;
Ο NMC χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των υδρογονανθράκων πλην του μεθανίου από το αέριο δείγματος μέσω οξείδωσης του συνόλου των υδρογονανθράκων με εξαίρεση το μεθάνιο.
The NMC is used for the removal of the non-methane hydrocarbons from the sample gas by oxidizing all hydrocarbons except methane.
Για την ακριβή μέτρηση των NMHC, προσδιορίζονται οι δύο βαθμοί απόδοσης και χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της παροχής μάζας εκπομπών NMHC (βλέπε σημείο 8.6.2.).
For the accurate measurement of NMHC, the two efficiencies shall be determined and used for the calculation of the NMHC emission mass flow rate (see paragraph 8.6.2).
Απόδοση ως προς το μεθάνιο
Methane Efficiency
είναι η συγκέντρωση HC με ροή του CH4 μέσω του NMC, σε ppm C
is the HC concentration with CH4 flowing through the NMC, ppm C
είναι η συγκέντρωση HC με παράκαμψη του NMC από το CH4, σε ppm C
is the HC concentration with CH4 bypassing the NMC, ppm C
Απόδοση ως προς το αιθάνιο
Ethane Efficiency
είναι η συγκέντρωση HC με ροή C2H4 μέσω του NMC, σε ppm C
is the HC concentration with C2H6 flowing through the NMC, ppm C
είναι η συγκέντρωση HC με παράκαμψη του NMC από το C2H6, σε ppm C
is the HC concentration with C2H6 bypassing the NMC, ppm C
Στην ένδειξη μπορούν να παρεμβαίνουν με διάφορους τρόπους άλλα αέρια εκτός από εκείνο που υποβάλλεται σε ανάλυση.
Other gases than the one being analyzed can interfere with the reading in several ways.
Οι έλεγχοι των παρεμβολών στα σημεία 9.3.9.1 και 9.3.9.3 διενεργούνται πριν από την αρχική χρήση ενός αναλυτή και ύστερα από μεγάλα διαστήματα λειτουργίας.
The interference checks in paragraphs 9.3.9.1 and 9.3.9.3 shall be performed prior to an analyzer's initial use and after major service intervals.
Έλεγχος παρεμβολής σε αναλυτές CO
CO analyzer interference check
Στην επίδοση του αναλυτή CO μπορεί να παρεμβαίνει το νερό και το CO2.
Water and CO2 can interfere with the CO analyzer performance.
Συνεπώς, διοχετεύεται, υπό μορφή φυσαλίδων μέσω νερού σε θερμοκρασία δωματίου, CO2 ρύθμισης της κλίμακας με συγκέντρωση 80 % έως 100 % της πλήρους κλίμακας στη μέγιστη περιοχή σε λειτουργία που χρησιμοποιείται στη διάρκεια του ελέγχου και καταγράφεται η απόκριση του αναλυτή.
Therefore, a CO2 span gas having a concentration of 80 to 100 per cent of full scale of the maximum operating range used during testing shall be bubbled through water at room temperature and the analyzer response recorded.
Η απόκριση του αναλυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2 % της μέσης συγκέντρωσης CO που αναμένεται κατά τις δοκιμές.
The analyzer response shall not be more than 2 per cent of the mean CO concentration expected during testing.
Το άθροισμα των δύο υπολογισθεισών τιμών παρεμβολής ανταποκρίνεται στην ανοχή που προβλέπεται στο παρόν σημείο.
The sum of the two scaled interference values shall meet the tolerance specified in this paragraph.
Έλεγχοι απόσβεσης αναλυτή NOx για αναλυτή CLD
NOx analyzer quench checks for CLD analyzer
Τα δύο αέρια που έχουν σημασία για τους αναλυτές CLD (και HCLD) είναι το CO2 και οι υδρατμοί.
The two gases of concern for CLD (and HCLD) analyzers are CO2 and water vapour.
Εάν ο αναλυτής CLD χρησιμοποιεί αλγορίθμους αντιστάθμισης της απόσβεσης που χρησιμοποιούν H2O και/ή CO2 όργανα μέτρησης, η απόσβεση θα αξιολογηθεί με τα εν λόγω όργανα σε λειτουργία και με τους αλγορίθμους αντιστάθμισης σε εφαρμογή.
If the CLD analyzer uses quench compensation algorithms that utilize H2O and/or CO2 measurement instruments, quench shall be evaluated with these instruments active and with the compensation algorithms applied.
Διοχετεύεται αέριο βαθμονόμησης CO2 με συγκέντρωση 80 % έως 100 % της πλήρους κλίμακας στη μέγιστη περιοχή λειτουργίας μέσω του αναλυτή NDIR και καταγράφεται η τιμή του CO2 ως Α. Στη συνέχεια αραιώνεται σε αναλογία περίπου 50% με NO βαθμονόμησης, διέρχεται μέσω των NDIR και CLD και καταγράφονται οι τιμές του CO2 και του ΝΟ ως Β και C, αντίστοιχα.
A CO2 span gas having a concentration of 80 to 100 per cent of full scale of the maximum operating range shall be passed through the NDIR analyzer and the CO2 value recorded as A. It shall then be diluted approximately 50 per cent with NO span gas and passed through the NDIR and CLD, with the CO2 and NO values recorded as B and C, respectively.
Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές μέθοδοι αραίωσης και ποσοτικού προσδιορισμού των τιμών των αερίων βαθμονόμησης CO2 και NO, όπως π.χ. η δυναμική ανάδευση/ανάμειξη, με την έγκριση της αρμόδιας αρχής για την έγκριση τύπου.
Alternative methods of diluting and quantifying of CO2 and NO span gas values such as dynamic mixing/blending are permitted with the approval of the Type Approval Authority.
Διοχετεύεται ως αέριο ρύθμισης της κλίμακας ΝΟ με συγκέντρωση 80 % έως 100 % πλήρους κλίμακας στη συνήθη περιοχή λειτουργίας μέσω του (Η)CLD και καταγράφεται η τιμή του ΝΟ ως D. Στη συνέχεια, το αέριο βαθμονόμησης NO διοχετεύεται υπό μορφή φυσαλίδων μέσω νερού σε θερμοκρασία δωματίου και κατόπιν μέσω του (Η) CLD και καταγράφεται η τιμή του ΝΟ ως C. Προσδιορίζεται η θερμοκρασία του νερού και καταγράφεται ως F. Προσδιορίζεται η τάση κορεσμένων ατμών του μείγματος που αντιστοιχεί στη θερμοκρασία (F) του νερού με τις φυσαλίδες και καταγράφεται ως G.
A NO span gas having a concentration of 80 per cent to 100 per cent of full scale of the normal operating range shall be passed through the (H)CLD and the NO value recorded as D. The NO span gas shall then be bubbled through water at room temperature and passed through the (H)CLD and the NO value recorded as C. The water temperature shall be determined and recorded as F. The mixture's saturation vapour pressure that corresponds to the bubbler water temperature (F) shall be determined and recorded as G.
και καταγράφεται ως H. Η αναμενόμενη συγκέντρωση αραιωμένου αερίου βαθμονόμησης ΝΟ (σε υδρατμούς) υπολογίζεται ως εξής:
and recorded as H. The expected diluted NO span gas (in water vapour) concentration shall be calculated as follows:
Η αναμενόμενη κατά τη δοκιμή μέγιστη συγκέντρωση υδρατμών στα καυσαέρια (%) υπολογίζεται από μέγιστη συγκέντρωση CO2 στο καυσαέριο Α, ως εξής:
The maximum exhaust water vapour concentration (in per cent) expected during testing shall be estimated from the maximum CO2 concentration in the exhaust gas A as follows:
Η επί τοις εκατό απόσβεση νερού υπολογίζεται ως εξής:
The per cent water quench shall be calculated as follows:
η αναμενόμενη συγκέντρωση αραιωμένου ΝΟ, σε ppm
is the expected diluted NO concentration, ppm
Έλεγχος απόσβεσης αναλυτή NOx για αναλυτή NDUV
NOx analyzer quench check for NDUV analyzer
Οι υδρογονάνθρακες και το H2O μπορούν να δημιουργούν θετική παρεμβολή με αναλυτή NDUV προκαλώντας απόκριση παρόμοια με NOx.
Hydrocarbons and H2O can positively interfere with a NDUV analyzer by causing a response similar to NOx.
Εάν ο αναλυτής NDUV χρησιμοποιεί αλγορίθμους αντιστάθμισης που χρησιμοποιούν μετρήσεις άλλων αερίων για να ικανοποιηθεί η επαλήθευση της παρεμβολής, τότε ταυτόχρονα οι μετρήσεις αυτές διενεργούνται για τη δοκιμή των αλγορίθμων κατά την επαλήθευση της παρεμβολής.
If the NDUV analyzer uses compensation algorithms that utilize measurements of other gases to meet this interference verification, simultaneously such measurements shall be conducted to test the algorithms during the analyzer interference verification.
Η εκκίνηση, λειτουργία, ο μηδενισμός και η βαθμονόμηση με αέριο του αναλυτή NDUV γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
The NDUV analyzer shall be started, operated, zeroed, and spanned according to the instrument manufacturer's instructions.
Επίσης, οι HC μετρώνται στο καυσαέριο με αναλυτή FID.
Also HC shall be measured in the exhaust with a FID analyzer.
Η απόκριση FID χρησιμοποιείται ως τιμή αναφοράς υδρογονανθράκων.
The FID response shall be used as the reference hydrocarbon value.
Ανάντη οποιουδήποτε αποξηραντή δείγματος, εάν χρησιμοποιείται κατά τις δοκιμές, το καυσαέριο κινητήρα εισάγεται στον αναλυτή NDUV.
Upstream of any sample dryer, if used during testing, the engine exhaust shall be introduced into the NDUV analyzer.
Δίνεται χρόνος στον αναλυτή για σταθεροποίηση της απόκρισης.
Time shall be allowed for the analyzer response to stabilize.
Ο χρόνος σταθεροποίησης μπορεί να περιλαμβάνει ένα διάστημα για τον καθαρισμό της γραμμής μεταφοράς και τη συνεκτίμηση της απόκρισης του αναλυτή.
Stabilization time may include time to purge the transfer line and to account for analyzer response.
Ενώ όλοι οι αναλυτές μετρούν τη συγκέντρωση του δείγματος, καταγράφονται 30 s από τα δεδομένα δειγματοληψίας και υπολογίζονται τα αριθμητικά μέσα για τους τρεις αναλυτές.
While all analyzers measure the sample's concentration, 30 seconds of sampled data shall be recorded, and the arithmetic means for the three analyzers calculated.
είναι η μετρούμενη συγκέντρωση NOx με CLD, σε ppm
is the measured NOx concentration with CLD, ppm
είναι η μετρούμενη συγκέντρωση NOx με NDUV, σε ppm
is the measured NOx concentration with NDUV, ppm
είναι η αναμενόμενη μέγιστη συγκέντρωση HC, σε ppm
is the expected max. HC concentration, ppm
Ο συνδυασμός απόσβεσης HC και υδρατμών δεν υπερβαίνει το 2 τοις εκατό της συγκέντρωσης NOx που αναμένεται κατά τις δοκιμές.
The combined HC and water quench shall not exceed 2 per cent of the NOx concentration expected during testing.
Για τους αναλυτές CLD σε ξηρή βάση, προσδιορίζεται ότι για την υψηλότερη αναμενόμενη συγκέντρωση υδρατμών Hm (βλέπε σημείο 9.3.9.2.2.), ο αποξηραντής δείγματος διατηρεί την υγρασία του CLD σε ≤ 5 g νερού/kg ξηρού αέρα (ή περίπου 0.008 % H2O), που είναι 100 % σχετική υγρασία με 3.9 °C και πίεση 101.3 kPa.
For dry CLD analyzers, it shall be demonstrated that for the highest expected water vapour concentration Hm (see paragraph 9.3.9.2.2), the sample dryer maintains CLD humidity at ≤ 5 g water/kg dry air (or about 0,008 per cent H2O), which is 100 per cent relative humidity at 3,9 °C and 101,3 kPa.
Αυτός ο προσδιορισμός της υγρασίας ισοδυναμεί επίσης με περίπου 25 % σχετική υγρασία σε 25 °C και 101.3 kPa.
This humidity specification is also equivalent to about 25 per cent relative humidity at 25 °C and 101,3 kPa.
Εάν χρησιμοποιείται αποξηραντής δείγματος σε συνδυασμό με αναλυτή NDUV χωρίς ανάντη μετατροπέα NO2/NO, ενδέχεται να αφαιρέσει το NO2 από το δείγμα πριν από τη μέτρηση του NOx.
If a sample dryer is used in combination with an NDUV analyzer without an NO2/NO converter upstream, it could therefore remove NO2 from the sample prior NOx measurement.
Ο αποξηραντής δείγματος επιτρέπει να γίνεται μέτρηση τουλάχιστον του 95 % του συνολικού NO2 στη μέγιστη αναμενόμενη συγκέντρωση NO2.
The sample dryer shall allow for measuring at least 95 per cent of the total NO2 at the maximum expected concentration of NO2.
Οι καθετήρες δειγματοληψίας των αερίων εκπομπών συνδέονται σε απόσταση τουλάχιστον 0,5 m ή τριπλάσια της διαμέτρου του σωλήνα εξάτμισης — ανάλογα με το ποια είναι μεγαλύτερη — ανάντη της εξόδου του συστήματος εξάτμισης αλλά αρκετά κοντά στον κινητήρα, ώστε να εξασφαλίζεται θερμοκρασία των καυσαερίων τουλάχιστον 343 Κ (70 °C) στον καθετήρα.
The gaseous emissions sampling probes shall be fitted at least 0,5 m or three times the diameter of the exhaust pipe - whichever is the larger - upstream of the exit of the exhaust gas system but sufficiently close to the engine as to ensure an exhaust gas temperature of at least 343 K (70 °C) at the probe.
Σε πολυκύλινδρους κινητήρες με διακεκριμένες ομάδες πολλαπλών, όπως σε διάταξη κινητήρα σχήματος «V» συνιστάται ο συνδυασμός των πολλαπλών ανάντη του καθετήρα δειγματοληψίας.
In multi-cylinder engines having distinct groups of manifolds, such as in a "Vee" engine configuration, it is recommended to combine the manifolds upstream of the sampling probe.
Ο σωλήνας εξάτμισης που βρίσκεται μεταξύ του κινητήρα και του συστήματος αραίωσης πλήρους ροής είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις του προσαρτήματος 2 του παρόντος παραρτήματος.
The exhaust pipe between the engine and the full flow dilution system shall conform to the requirements laid down in Appendix 2 to this annex.
Ο (οι) καθετήρας(-ες) δειγματοληψίας των αερίων εκπομπών τοποθετείται(-ούνται) στη σήραγγα αραίωσης σε σημεία όπου το αραιωτικό και τα καυσαέρια αναμειγνύονται καλά και σε άμεση γειτνίαση με τον καθετήρα δειγματοληψίας σωματιδίων.
The gaseous emissions sample probe(s) shall be installed in the dilution tunnel at a point where the diluent and exhaust gas are well mixed, and in close proximity to the particulates sampling probe.
λαμβάνονται δείγματα των εκπομπών σε όλη τη διάρκεια του κύκλου, συλλέγονται σε σάκο δείγματος και μετρώνται μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής· για τους HC, ο σάκος δείγματος θερμαίνεται στους 464 ± 11 K (191 ± 11°C), για τα NOx, η θερμοκρασία του σάκου δείγματος είναι ανώτερη του σημείου δρόσου·
The emissions are sampled into a sampling bag over the cycle and measured after completion of the test; for HC, the sample bag shall be heated to 464 ± 11 K (191 ± 11 °C), for NOx, the sample bag temperature shall be above the dew point temperature;
λαμβάνονται συνεχώς δείγματα των εκπομπών και εξάγεται το ολοκλήρωμα για το σύνολο του κύκλου.
The emissions are sampled continuously and integrated over the cycle.
Για να προσδιοριστεί η μάζα των σωματιδίων, απαιτείται σύστημα αραίωσης και δειγματοληψίας σωματιδίων, φίλτρο δειγματοληψίας σωματιδίων, ζυγός ακρίβειας μικρογραμμαρίου και θάλαμος ζύγισης ελεγχόμενης θερμοκρασίας και υγρασίας.
To determine the mass of the particulates, a particulate dilution and sampling system, a particulate sampling filter, a microgram balance, and a temperature and humidity controlled weighing chamber, are required.
Το σύστημα δειγματοληψίας σωματιδίων σχεδιάζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα σωματιδίων, ανάλογο προς τη ροή των καυσαερίων.
The particulate sampling system shall be designed to ensure a representative sample of the particulates proportional to the exhaust flow.
εξαλείφεται κάθε συμπύκνωση νερού στα συστήματα αραίωσης και δειγματοληψίας,
Completely eliminate water condensation in the dilution and sampling systems;
διατηρείται η θερμοκρασία του αραιωμένου καυσαερίου μεταξύ 315 K (42 °C) και 325 K (52 °C) εντός 20 cm ανάντη ή κατάντη του (των) υποδοχέα(-έων) του φίλτρου,
Maintain the temperature of the diluted exhaust gas between 315 K (42 °C) and 325 K (52 °C) within 20 cm upstream or downstream of the filter holder(s);
η θερμοκρασία του αραιωτικού κυμαίνεται μεταξύ 293 K και 325 K (20 °C έως 42 °C) σε άμεση γειτνίαση με την είσοδο στη σήραγγα αραίωσης,
The diluent temperature shall be between 293 K and 315 K (20 °C to 42 °C) in close proximity to the entrance into the dilution tunnel;
ο ελάχιστος λόγος αραίωσης βρίσκεται στην περιοχή από 5:1 έως 7:1 και να είναι τουλάχιστον 2:1 για το στάδιο της βασικής αραίωσης βάσει του μέγιστου ρυθμού ροής καυσαερίων από τον κινητήρα,
The minimum dilution ratio shall be within the range of 5:1 to 7:1 and at least 2:1 for the primary dilution stage based on the maximum engine exhaust flow rate;
για ένα σύστημα αραίωσης μερικής ροής, ο χρόνος παραμονής στο σύστημα από το σημείο της εισαγωγής αραιωτικού στον (στους) υποδοχέα(-είς) του φίλτρου βρίσκεται μεταξύ 0.5 και 5 δευτερολέπτων,
For a partial flow dilution system, the residence time in the system from the point of diluent introduction to the filter holder(s) shall be between 0,5 and 5 seconds;
στ) για ένα σύστημα αραίωσης πλήρους ροής, ο συνολικός χρόνος παραμονής στο σύστημα από το σημείο εισαγωγής του αραιωτικού στον(στους) υποδοχέα(-είς) είναι μεταξύ 1 και 5 δευτερολέπτων, και ο χρόνος παραμονής στο σύστημα βοηθητικής αραίωσης, εάν χρησιμοποιείται, από το σημείο εισαγωγής του βοηθητικού αραιωτικού στον (στους) υποδοχέα(-είς) είναι τουλάχιστον 0.5 δευτερόλεπτα.
For a full flow dilution system, the overall residence time in the system from the point of diluent introduction to the filter holder(s) shall be between 1 and 5 seconds, and the residence time in the secondary dilution system, if used, from the point of secondary diluent introduction to the filter holder(s) shall be at least 0.5 seconds.
Επιτρέπεται η αφύγρανση του αραιωτικού πριν από την είσοδό του στο σύστημα αραίωσης· είναι μάλιστα εξαιρετικά χρήσιμη στην περίπτωση υψηλής υγρασίας του αραιωτικού.
Dehumidifying the diluent before entering the dilution system is permitted, and especially useful if diluent humidity is high.
Ο καθετήρας δειγματοληψίας σωματιδίων προσαρμόζεται πολύ κοντά στον καθετήρα δειγματοληψίας αέριων εκπομπών, αλλά σε επαρκή απόσταση ώστε να μην δημιουργούνται παρεμβολές.
The particulate sampling probe shall be installed in close proximity to the gaseous emissions sampling probe, but sufficiently distant as to not cause interference.
Επομένως, οι απαιτήσεις εγκατάστασης του σημείου 9.3.10 ισχύουν και για τη δειγματοληψία σωματιδίων.
Therefore, the installation provisions of paragraph 9.3.10 also apply to particulate sampling.
Η γραμμή δειγματοληψίας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προσαρτήματος 2 του παρόντος παραρτήματος.
The sampling line shall conform to the requirements laid down in Appendix 2 to this annex.
Για τον υπολογισμό των εκπομπών καυσαερίων, χρησιμοποιείται η συνολική ροή μάζας καυσαερίων της πολλαπλής.
For exhaust emission calculation the total exhaust mass flow of the manifold shall be used.
Ο καθετήρας δειγματοληψίας σωματιδίων προσαρμόζεται πολύ κοντά στον καθετήρα δειγματοληψίας αέριων εκπομπών, αλλά σε επαρκή απόσταση ώστε να μην δημιουργούνται παρεμβολές, στη σήραγγα αραίωσης.
The particulate sampling probe shall be installed in close proximity to the gaseous emissions sampling probe, but sufficiently distant as to not cause interference, in the dilution tunnel.
Επομένως, οι απαιτήσεις εγκατάστασης του σημείου 9.3.11 ισχύουν και για τη δειγματοληψία σωματιδίων.
Therefore, the installation provisions of paragraph 9.3.11 also apply to particulate sampling.
Η δειγματοληψία του αραιωμένου καυσαερίου γίνεται με φίλτρο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των σημείων 9.4.4.1. έως 9.4.4.3 κατά την αλληλουχία των φάσεων δοκιμής.
The diluted exhaust shall be sampled by a filter that meets the requirements of paragraphs 9.4.4.1 to 9.4.4.3 during the test sequence.
Όλα τα είδη φίλτρων έχουν απόδοση συλλογής 0.3 μm DOP (φθαλικού διοκτυλίου) ή PAO (πολυ-α-ολεφίνης) τουλάχιστον 99%.
All filter types shall have a 0,3 μm DOP (di-octylphthalate) or PAO (poly-alpha-olefin) collection efficiency of at least 99 per cent.
Για την απόδειξη της απαίτησης αυτής είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν οι μετρήσεις κατασκευαστή του φίλτρου δείγματος που αντικατοπτρίζονται στις αξιολογήσεις του προϊόντος τους.
The sample filter manufacturer’s measurements reflected in their product ratings may be used to show this requirement.
To υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το φίλτρο μπορεί να είναι:
The filter material shall be either:
είτε από υαλοβάμβακα με επικάλυψη φθοράνθρακα (PTFE)
Fluorocarbon (PTFE) coated glass fibre, or
είτε από μεμβράνη με βάση φθοράνθρακες (PTFE).
Fluorocarbon (PTFE) membrane.
Το φίλτρο έχει κυκλικό σχήμα με ονομαστική διάμετρο 47 mm (μέγιστη απόκλιση 46.50 ± 0.6 mm) και εκτιθέμενη διάμετρο (διάμετρο ενεργού περιοχής) τουλάχιστον 38 mm.
The filter shall be circular with a nominal diameter of 47 mm (tolerance of 46,50 ± 0,6 mm) and an exposed diameter (filter stain diameter) of at least 38 mm.
Η ταχύτητα διέλευσης του μετώπου του αερίου μέσω του φίλτρου είναι μεταξύ 0.90 και 1.00 m/s και λιγότερο από 5 % των καταγεγραμμένων τιμών ροής υπερβαίνουν το εύρος αυτό.
The face velocity through the filter shall be between 0,90 and 1,00 m/s with less than 5 per cent of the recorded flow values exceeding this range.
Εάν η συνολική μάζα των σωματιδίων στο φίλτρο υπερβαίνει τα 400 μg, η μετωπική ταχύτητα του φίλτρου μπορεί να μειωθεί στα 0.50 m/s.
If the total PM mass on the filter exceeds 400 μg, the filter face velocity may be reduced to 0,50 m/s.
Η μετωπική ταχύτητα υπολογίζεται ως η ογκομετρική παροχή του δείγματος στην πίεση ανάντη του φίλτρου και στη θερμοκρασία του μετώπου του φίλτρου, διαιρούμενη διά το εκτιθέμενο εμβαδόν του φίλτρου.
The face velocity shall be calculated as the volumetric flow rate of the sample at the pressure upstream of the filter and temperature of the filter face, divided by the filter's exposed area.