natgillin/translations-raw huggingface dataset:
En NO-kalibreringsgas med en koncentration på 80 til 100 % af fuldt skalaudslag i det normale måleområde ledes gennem (H)CLD-enheden, og NO-værdien registreres som D. NO-gassen bobles gennem vand ved rumtemperatur og ledes gennem (H)CLD-enheden, og NO-værdien registreres som C. Vandtemperaturen bestemmes og registreres som F. Blandingens mætningsdamptryk svarende til gennemboblerens vandtemperatur (F) bestemmes og registreres som G.
A NO span gas having a concentration of 80 per cent to 100 per cent of full scale of the normal operating range shall be passed through the (H)CLD and the NO value recorded as D. The NO span gas shall then be bubbled through water at room temperature and passed through the (H)CLD and the NO value recorded as C. The water temperature shall be determined and recorded as F. The mixture's saturation vapour pressure that corresponds to the bubbler water temperature (F) shall be determined and recorded as G.
Den maksimale vanddampkoncentration (i%) forventes under prøvningen skal estimeres ud fra den maksimale CO2-koncentration i udstødningsgas A som følger:
The maximum exhaust water vapour concentration (in per cent) expected during testing shall be estimated from the maximum CO2 concentration in the exhaust gas A as follows:
og registreres som He.
and recorded as Hm
Kontrol af dæmpning fra NOx-analysator til NDUV-analysator
NOx analyzer quench check for NDUV analyzer
Carbonhydrider og H2O har en påvist interferens med NDUV-analysatorer, idet de forårsager respons i lighed med responsen for NOx.
Hydrocarbons and H2O can positively interfere with a NDUV analyzer by causing a response similar to NOx.
Hvis NDUV-analysatoren anvender kompensationsalgoritmer, der udnytter måling af andre gasser, til gennemførelsen af interferenskontrollen, skal sådanne målinger samtidig udføres med henblik på prøvning af algoritmerne under analysatorinterferenskontrollen.
If the NDUV analyzer uses compensation algorithms that utilize measurements of other gases to meet this interference verification, simultaneously such measurements shall be conducted to test the algorithms during the analyzer interference verification.
NDUV-analysatoren opstartes, bringes i funktion, nulstilles og kalibreres ud fra fabrikantens anvisninger.
The NDUV analyzer shall be started, operated, zeroed, and spanned according to the instrument manufacturer's instructions.
Desuden skal HC måles i udstødningen med en FID-analysator.
Also HC shall be measured in the exhaust with a FID analyzer.
Opstrøms for en eventuel prøvetørrer, hvis en sådan anvendes ved prøvningen, føres motorens udstødning ind i NDUV-analysatoren.
Upstream of any sample dryer, if used during testing, the engine exhaust shall be introduced into the NDUV analyzer.
Der skal afsættes tid til stabilisering af analysatorens respons.
Time shall be allowed for the analyzer response to stabilize.
Stabiliseringstiden kan omfatte tid til rensning af overføringsledningen og redegørelse for analysatorens respons.
Stabilization time may include time to purge the transfer line and to account for analyzer response.
Mens alle analysatorer måler prøvens koncentration, 30 sekunder af prøvedata registreres, og det aritmetiske gennemsnit for de tre analysatorer beregnes.
While all analyzers measure the sample's concentration, 30 seconds of sampled data shall be recorded, and the arithmetic means for the three analyzers calculated.
er den fortyndede NOx-koncentration, målt med CLD, ppm
is the measured NOx concentration with CLD, ppm
er den NOx-koncentration, målt med NDUV, ppm
is the measured NOx concentration with NDUV, ppm
For tørre CLD-analysatorer skal det påvises, at prøvetørreren ved den højeste forventede vanddampkoncentration Hm (jf. punkt 9.3.9.2.2) opretholder CLD-fugtigheden på ≤ 5 g vand/kg tør luft (eller ca. 0,008 % H2O), hvilket svarer til 100 % relativ fugtighed ved 3,9 °C og 101,3 kPa.
For dry CLD analyzers, it shall be demonstrated that for the highest expected water vapour concentration Hm (see paragraph 9.3.9.2.2), the sample dryer maintains CLD humidity at ≤ 5 g water/kg dry air (or about 0,008 per cent H2O), which is 100 per cent relative humidity at 3,9 °C and 101,3 kPa.
Hvis en prøvetørrer anvendes i kombination med en NDUV-analysator uden en NO2/NO-konverter opstrøms kan den derfor fjerne NO2 fra prøven forud for måling af NOx.
If a sample dryer is used in combination with an NDUV analyzer without an NO2/NO converter upstream, it could therefore remove NO2 from the sample prior NOx measurement.
Prøvetørreren skal tillade måling af mindst 95% af den samlede NO2 ved maksimalt forventet NO2-koncentration.
The sample dryer shall allow for measuring at least 95 per cent of the total NO2 at the maximum expected concentration of NO2.
Gasemissioner prøvetagningssonder skal monteres mindst 0,5 m eller tre gange udstødningsrørets diameter, alt efter hvad der kommer større - før afgangen fra udstødningsgassen system, men tilstrækkeligt tæt på motoren at sikre en udstødningsgastemperatur på mindst 343 K (70 °C) ved prøvetagningssonden.
The gaseous emissions sampling probes shall be fitted at least 0,5 m or three times the diameter of the exhaust pipe - whichever is the larger - upstream of the exit of the exhaust gas system but sufficiently close to the engine as to ensure an exhaust gas temperature of at least 343 K (70 °C) at the probe.
I flercylindrede motorer med flere separate grupper af udstødningsmanifolder, f.eks. V-motorer, anbefales det at kombinere manifolderne oven for prøveudtagningssonden.
In multi-cylinder engines having distinct groups of manifolds, such as in a "Vee" engine configuration, it is recommended to combine the manifolds upstream of the sampling probe.
Hvis dette ikke er praktisk muligt, er det tilladt at foretage en prøveudtagning fra den gruppe, der har den højeste CO2-emission.
If this is not practical, it is permissible to acquire a sample from the group with the highest CO2 emission.
Hvis motoren er forsynet med et system til efterbehandling af udstødningen, skal udstødningsgasprøven tages neden for efterbehandlingsanordningen.
If the engine is equipped with an exhaust after-treatment system, the exhaust sample shall be taken downstream of the exhaust after-treatment system.
Udstødningsrøret mellem motoren og fuldstrømsfortyndingssystemet skal opfylde forskrifterne i punkt i tillæg 2 til dette bilag.
The exhaust pipe between the engine and the full flow dilution system shall conform to the requirements laid down in Appendix 2 to this annex.
Prøvetagningssonden (-sonderne) for gasemissioner skal være placeret et sted i fortyndingstunnelen, hvor fortynder og udstødningsgas er godt opblandet og tæt på prøvetagningssonden for partikler.
The gaseous emissions sample probe(s) shall be installed in the dilution tunnel at a point where the diluent and exhaust gas are well mixed, and in close proximity to the particulates sampling probe.
emissionerne udtages i en prøvetagningssæk gennem cyklussen og måles efter prøvningens afslutning; for HC skal prøvetagningssækken opvarmes til 464 ± 11 K (191 ± 11°C), for NOx skal prøvetagningssækkens temperatur være over dugpunktstemperaturen
The emissions are sampled into a sampling bag over the cycle and measured after completion of the test; for HC, the sample bag shall be heated to 464 ± 11 K (191 ± 11 °C), for NOx, the sample bag temperature shall be above the dew point temperature;
emissionerne udtages kontinuerligt og integreres gennem cyklussen
The emissions are sampled continuously and integrated over the cycle.
Bestemmelse af partiklerne kræver fortynding af prøven med filtreret omgivende luft, syntetisk luft eller nitrogen (fortynderen).
The determination of the particulates requires dilution of the sample with filtered ambient air, synthetic air or nitrogen (the diluent).
vandkondensering elimineres fuldstændigt fra fortyndings- og prøvetagningssystemerne
Completely eliminate water condensation in the dilution and sampling systems;
temperaturen for den fortyndede udstødningsgas holdes mellem 315 K (42 °C) og 325 K (52 °C) inden for en afstand af 20 cm opstrøms og nedstrøms for filterholderen(-erne)
Maintain the temperature of the diluted exhaust gas between 315 K (42 °C) and 325 K (52 °C) within 20 cm upstream or downstream of the filter holder(s);
fortynderens temperatur skal være mellem 293 K og 325 K (20 °C til 42 °C) i umiddelbar nærhed af indgangen til fortyndingstunnelen.
The diluent temperature shall be between 293 K and 315 K (20 °C to 42 °C) in close proximity to the entrance into the dilution tunnel;
det minimale fortyndingsforhold skal være mellem 5:1 og 7:1, og mindst 2:1 for det indledende fortyndingsstadie baseret på maksimal motorudstødningsstrømningshastighed
The minimum dilution ratio shall be within the range of 5:1 to 7:1 and at least 2:1 for the primary dilution stage based on the maximum engine exhaust flow rate;
for et delstrømsfortyndingssystem skal opholdstiden i systemet fra punktet introduktion af fortynderen og frem til filterholderen være mellem 0,5 og 5 sekunder
For a partial flow dilution system, the residence time in the system from the point of diluent introduction to the filter holder(s) shall be between 0,5 and 5 seconds;
for et fuldstrømsfortyndingssystem skal den samlede opholdstid i systemet fra punktet for introduktion af fortynderen og frem til filterholderen være mellem 1 og 5 sekunder, og opholdstiden i det sekundære fortyndingssystem, hvis et sådant anvendes, fra introduktion af den sekundære fortynder og frem til filterholderen være på mindst 0,5 sekunder.
For a full flow dilution system, the overall residence time in the system from the point of diluent introduction to the filter holder(s) shall be between 1 and 5 seconds, and the residence time in the secondary dilution system, if used, from the point of secondary diluent introduction to the filter holder(s) shall be at least 0.5 seconds.
Affugtning af fortynderen før den tilføres fortyndingssystemet er tilladt og især nyttig, når fortynderens fugtindhold er højt.
Dehumidifying the diluent before entering the dilution system is permitted, and especially useful if diluent humidity is high.
Prøvetagningsledningen skal opfylde forskrifterne i tillæg 2 til dette bilag.
The sampling line shall conform to the requirements laid down in Appendix 2 to this annex.
Alle filtertyper skal have en 0,3 μm DOP (dioktylphthalat) eller PAO (polyalphaolefin) udskillelsesgrad på mindst 99 %.
All filter types shall have a 0,3 μm DOP (di-octylphthalate) or PAO (poly-alpha-olefin) collection efficiency of at least 99 per cent.
For prøvefilteret kan fabrikantens målinger afspejlet i deres produkt vurderinger anvendes til at vise dette krav.
The sample filter manufacturer’s measurements reflected in their product ratings may be used to show this requirement.
glasfiber med fluorkulstofbelægning (PTFE) eller
Fluorocarbon (PTFE) coated glass fibre, or
fluorkulstofmembran (PTFE).
Fluorocarbon (PTFE) membrane.
Hvis den samlede partikelmasse på filteret overstiger 400 μg, må filtreringshastigheden nedsættes til 0,50 m/s.
If the total PM mass on the filter exceeds 400 μg, the filter face velocity may be reduced to 0,50 m/s.
Gennemstrømningshastigheden beregnes som den volumetriske strømningshastighed af prøven på tryk opstrøms og filteroverfladens temperatur divideret med filterets det eksponerede område.
The face velocity shall be calculated as the volumetric flow rate of the sample at the pressure upstream of the filter and temperature of the filter face, divided by the filter's exposed area.
Vejerumsforhold
Weighing chamber conditions
Hvis stabiliserings- og vejemiljøerne er separate, skal temperaturen i stabiliseringsmiljøet fastholdes ved 295 K med en tolerance på ± 3 K (22 °C ± 3 °C), idet kravet med hensyn til dugpunkt forbliver 282.5 K ± 1 K (9.5 °C ± 1 °C).
If the stabilization and weighing environments are separate, the temperature of the stabilization environment shall be maintained at a tolerance of 295 K ± 3 K (22 °C ± 3 °C), but the dew point requirement remains at 282,5 K ± 1 K (9,5 °C ± 1 °C).
Hvis referencefiltrenes vægt ændrer sig med mere end 10 μg mellem prøvefiltervejningerne, skal alle prøvefiltrene kasseres, og emissionsprøvningen skal gentages.
If the weight of any of the reference filters changes between sample filter weighings by more than 10 μg, all sample filters shall be discarded and the emissions test repeated.
Den analysevægt, der anvendes til at bestemme filtervægten, skal opfylde kriteriet for linearitetskontrol i punkt 9.2, tabel 7.
The analytical balance used to determine the filter weight shall meet the linearity verification criterion of paragraph 9.2, Table 7.
på en vibrationsfri platform, der isolerer den fra støj og vibrationer
Installed on a vibration-isolation platform to isolate it from external noise and vibration;
skærmet for konvektive luftstrømme med et jordforbundet antistatisk skjold.
Shielded from convective airflow with a static-dissipating draft shield that is electrically grounded.
Hvis der anvendes et PTFE-membranfilter, måles den statiske elektricitet, og denne anbefales fastholdt inden for ± 2,0 V af neutral.
If a PTFE membrane filter is used, the static electricity shall be measured and is recommended to be within ± 2,0 V of neutral.
Statiske ladninger skal minimeres i vejemiljøet.
Static electric charge shall be minimized in the balance environment.
vægten forbindes med jord
The balance shall be electrically grounded;
der anvendes pincet af rustfrit stål ved manuel håndtering af partikelprøver
Stainless steel tweezers shall be used if PM samples are handled manually;
Ethvert flowmeter, der anvendes i et partikelprøvetagnings- og delstrømsfortyndingssystem skal kontrolleres lineært som beskrevet i punkt 9.2.1, så ofte som nødvendigt til opfyldelse af nøjagtighedskravene i dette regulativ.
Each flowmeter used in a particulate sampling and partial flow dilution system shall be subjected to the linearity verification, as described in paragraph 9.2.1, as often as necessary to fulfil the accuracy requirements of this Regulation.
Til strømningsreferenceværdierne skal der anvendes en nøjagtig flowmåler, der kan henføres til internationale og/eller nationale standarder.
For the flow reference values, an accurate flowmeter traceable to international and/or national standards shall be used.
Med hensyn til differensflowmåling, jf. punkt 9.4.6.2.
For differential flow measurement calibration see paragraph 9.4.6.2.
Delstrømsfortyndingssystemet skal være udformet således, at der ekstraheres en ufortyndet prøve af den udstødningsgasstrømmen proportionelt med udslagene i udstødningens strømningshastighed.
The partial flow dilution system has to be designed to extract a proportional raw exhaust sample from the engine exhaust stream, thus responding to excursions in the exhaust stream flow rate.
Det er her af afgørende betydning, at fortyndingsforholdet eller prøvetagningsforholdet rd eller rs bestemmes så nøje, at kravene til nøjagtighed i 9.4.6.2 opfyldes.
For this it is essential that the dilution ratio or the sampling ratio rd or rs be determined such that the accuracy requirements of paragraph 9.4.6.2 are fulfilled.
Systemets transformationstid bestemmes efter fremgangsmåden i punkt 9.4.6.6. Hvis den kombinerede transformationstid for målingen af udstødningsstrømmen (jf. punkt 8.4.1.2.) og delstrømssystemet er ≤ 0,3 andet, skal der anvendes online-kontrol.
The transformation time for the system shall be determined by the procedure in paragraph 9.4.6.6 If the combined transformation time of the exhaust flow measurement (see paragraph 8.4.1.2) and the partial flow system is ≤ 0,3 second, online control shall be used.
Hvis transformationstiden er over 0,3 for det andet se fremad kontrol på grundlag af en indspillede prøvningsforløb skal anvendes.
If the transformation time exceeds 0,3 second, look ahead control based on a pre-recorded test run shall be used.
I så fald skal den kombinerede stigningstid være ≤ 1 sekund og den kombinerede forsinkelsestid ≤ 10 sekunder.
In this case, the combined rise time shall be ≤ 1 second and the combined delay time ≤ 10 seconds.
determinationskoefficienten r2 for den lineære regression mellem qmp,i og qmew,i må ikke være mindre end 0,95
The coefficient of determination r2 of the linear regression between qmp,i and qmew,i shall not be less than 0,95;
middelfejl på estimatet for qmp,i på qmew,i må ikke være større end 5 % af qmp maksimum
The standard error of estimate of qmp,i on qmew,i shall not exceed 5 per cent of qmp maximum;
Look ahead-styring er påkrævet, hvis de kombinerede transformationstider for partikelsystemet, t50,P, og udstødningens massestrømsignal, t50,F, er > 0,3 s. I så fald skal der foretages en forudgående og udstødningens massestrøm signal om målingen før prøvningen kan anvendes til at kontrollere prøvestrømmen ind i partikelsystemet.
Look-ahead control is required if the combined transformation times of the particulate system, t50,P and of the exhaust mass flow signal, t50,F are > 0,3 second. In this case, a pre-test shall be run, and the exhaust mass flow signal of the pre-test be used for controlling the sample flow into the particulate system.
Der er opnået en korrekt styring af delstrømsfortyndingssystemet, hvis forprøvningens tidsspor qmew, pre, som styrer qmp, forskydes med en "look ahead"-tid på t50, P + t50, F.
A correct control of the partial dilution system is obtained, if the time trace of qmew,pre of the pre-test, which controls qmp, is shifted by a "look-ahead" time of t50,P + t50,F.
Til bestemmelse af korrelationen mellem qmp, i og qmew, i anvendes data fra selve prøvningen, med qmew, i-tiden justeret med t50,F i forhold til qmp, i (intet bidrag fra t50,P til tidsjusteringen).
For establishing the correlation between qmp,i and qmew,i the data taken during the actual test shall be used, with qmew,i time aligned by t50,F relative to qmp,i (no contribution from t50,P to the time alignment).
Det vil sige, at tidsforskydningen mellem qmew og qmper forskellen i deres transformationstider, som bestemt i overensstemmelse med punkt 9.4.6.6.
That is, the time shift between qmew and qmp is the difference in their transformation times that were determined in paragraph 9.4.6.6.
Til delstrømsfortyndingssystemer må der lægges særligt vægt på nøjagtigheden af prøvestrømmen qmp, hvis den ikke måles direkte, men bestemmes ved differensmåling af strømningshastigheder:
For partial flow dilution systems, the accuracy of the sample flow qmp is of special concern, if not measured directly, but determined by differential flow measurement:
I dette tilfælde skal den maksimale fejl på differensen være af en sådan størrelse, at nøjagtigheden af qmp ligger inden for ±5 %, når fortyndingsforholdet er mindre end 15.
In this case, the maximum error of the difference shall be such that the accuracy of qmp is within ± 5 per cent when the dilution ratio is less than 15.
Acceptabel nøjagtighed af qmp-værdierne kan opnås ved brug af en af følgende metoder:
Acceptable accuracies of qmp can be obtained by either of the following methods:
Kalibrering af qmdw i forhold til qmdew udføres således, at der opnås den samme nøjagtigheder for qmp som i punkt a).
Calibration of qmdw relative to qmdew is carried out such that the same accuracies for qmp as in (a) are obtained.
For yderligere oplysninger se punkt 9.4.6.3.
For details see paragraph 9.4.6.3;
Den absolutte nøjagtighed af qmdew og qmdw ligger inden for ±2 % af fuld skalavisning, den maksimale fejl for forskellen mellem qmdew og qmdw ligger inden for 0,2 %, og linearitetsfejlen ligger inden for ±0,2 % af den højeste qmdew observeret under prøvningen.
The absolute accuracy of qmdew and qmdw is within ± 2 per cent of full scale, the maximum error of the difference between qmdew and qmdw is within 0,2 per cent, and the linearity error is within ± 0,2 per cent of the highest qmdew observed during the test.
Flowmeteret for qmdw skal serieforbindes med flowmeteret for qmdew, forskellen mellem de to flowmetre skal kalibreres for mindst 5 punkter, med strømningsværdier ensartet fordelt mellem den laveste qmdw-værdi anvendt under prøvningen og værdien af qmdew anvendt under prøvningen.
The flowmeter for qmdw shall be connected in series to the flowmeter for qmdew, the difference between the two flowmeters shall be calibrated for at least five set points with flow values equally spaced between the lowest qmdw value used during the test and the value of qmdew used during the test.
Strømmen kan ledes uden om fortyndingstunnelen.
The dilution tunnel may be bypassed;
En kalibreret strømningsanordning skal serieforbindes til flowmeteret for qmdew, og nøjagtigheden skal kontrolleres for de værdier, der anvendes i prøvningen.
A calibrated flow device shall be connected in series to the flowmeter for qmdew and the accuracy shall be checked for the value used for the test.
Den kalibrerede strømningsanordning serieforbindes til flowmeteret for qmdw, og nøjagtigheden kontrolleres for mindst 5 indstillinger svarende til et fortyndingsforhold mellem 3 og 50, i forhold til qmdew anvendt under prøvningen.
The calibrated flow device shall be connected in series to the flowmeter for qmdw, and the accuracy shall be checked for at least five settings corresponding to dilution ratio between 3 and 50, relative to qmdew used during the test;
Overføringsrøret, TT, frakobles udstødningen og en kalibreret flowmeteranordning med et passende område til måling af qmp tilsluttes overføringsrøret.
The transfer tube (TT) shall be disconnected from the exhaust, and a calibrated flow-measuring device with a suitable range to measure qmp shall be connected to the transfer tube. qmdew shall be set to the value used during the test, and qmdw shall be sequentially set to at least five values corresponding to dilution ratios between 3 and 50.
Derefter indstilles qmdew til den værdi, der anvendes under prøvningen, og qmdw indstilles sekventielt til mindst 5 værdier svarende til fortyndingsforhold på mellem 3 og 50 Alternativt kan der etableres en særlig bane for kalibreringsstrømmen, hvor strømmen omledes tunnellen, mens den samlede strømning og strømningen af fortyndingsluft gennem de tilsvarende målere er som i selve prøvningen.
Alternatively, a special calibration flow path may be provided, in which the tunnel is bypassed, but the total and diluent flow through the corresponding meters as in the actual test;
Hvis der gennemføres en carbonstrømskontrol, anvendes den metode, der er beskrevet i tillæg 4.
If a carbon flow check is conducted, the procedure given in Appendix 4 shall be applied.
Strømningshastighederne for carbon beregnes i overensstemmelse med ligning 112-114 i tillæg 4 til dette bilag.
The carbon flow rates shall be calculated according to equations 112 to 114 in Appendix 4 to this annex.
Strømningsmålernes nøjagtighed kontrolleres ved samme metode som den, der anvendes til kalibrering (jf. punkt 9.4.6.2) for mindst to punkter, herunder strømningsværdier for qmdw, som svarer til fortyndingsforhold mellem 5 og 15 for den qmdew, der anvendes under prøvningen.
The accuracy of the flowmeters shall be checked by the same method as used for calibration (see paragraph 9.4.6.2) for at least two points, including flow values of qmdw that correspond to dilution ratios between 5 and 15 for the qmdew value used during the test.
Hvis det kan påvises ved hjælp af registreringer fra kalibreringsproceduren i punkt 9.4.6.2, at flowmeterkalibreringen er stabil over en længere periode, kan kontrollen forud for prøvningen undlades.
If it can be demonstrated by records of the calibration procedure under paragraph 9.4.6.2 that the flowmeter calibration is stable over a longer period of time, the pre-test check may be omitted.
Udløseren for trinændring skal være den samme som den, der anvendes til at starte "look ahead"-styringen under selve prøvningen.
The trigger for the step change shall be the same one used to start the look-ahead control in actual testing.
Disse signaler anvendes i de regressionskontroller, der udføres efter hver prøvning (jf. punkt .9.4.6.1).
These signals are used in the regression checks performed after each test (see paragraph 9.4.6.1).