natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For dieseldrevne motorer og LPG-drevne motorer:
For diesel fuelled engines and LPG fuelled gas engines
For naturgas og LPG-drevne gasmotorer:
For natural gas fuelled gas engines
er tabelværdien fra tabel 6
is the tabulated value from Table 6
er den samlede masse af fortyndet udstødningsgas gennem cyklussen, kg
is the mass of diluted exhaust gas over the cycle, kg
er massen af sekundær fortynder, kg
is the mass of secondary diluent, kg
Hvis fortynderens baggrundskoncentration af partikler bestemmes i overensstemmelse med punkt 7.5.6, kan partikelmassen baggrundskorrigeres.
If the particulate background level of the diluent is determined in accordance with paragraph 7.5.6, the particulate mass may be background corrected.
er massen af fortynderen udtaget af baggrundspartikeludskiller, kg
is the mass of diluent sampled by background particulate sampler, kg
er massen af udskilte baggrundspartikler i fortynderen, mg
is the mass of the collected background particulates of the diluent, mg
er analysatorkoncentrationen af nulstillingsgassen forud for prøvning, ppm
is the pre-test analyzer concentration of the zero gas, ppm
er analysatorkoncentrationen af kalibreringsgassen forud for prøvning, ppm
is the pre-test analyzer concentration of the span gas, ppm
er analysatorkoncentrationen af nulstillingsgassen efter prøvning, ppm
is the post-test analyzer concentration of the zero gas, ppm
er analysatorkoncentrationen af kalibreringsgassen efter prøvning, ppm
is the post-test analyzer concentration of the span gas, ppm
Afhængigt af det anvendte målesystem og den anvendte beregningsmetode, beregnes de ukorrigerede emissionsresultater ved ligning 36, 37, 56, 57 eller 62.
Depending on the measurement system and calculation method used, the uncorrected emissions results shall be calculated with equations 36, 37, 56, 57 or 62, respectively.
Til beregning af de korrigerede emissioner erstattes cgas i henholdsvis ligning 36, 37 56, 57 eller 62 med ccor i ligning 66.
For calculation of the corrected emissions, cgas in equations 36, 37, 56, 57 or 62, respectively, shall be replaced with ccor of equation 66.
Forskellen mellem den ukorrigerede og de korrigerede specifikke emissionsværdier skal ligge inden for ± 4% af de ukorrigerede specifikke emissionsværdier eller inden for ± 4% af den pågældende grænseværdi, hvis sidstnævnte er større.
The difference between the uncorrected and the corrected brake-specific emission values shall be within ± 4 per cent of the uncorrected brake-specific emission values or within ± 4 per cent of the respective limit value, whichever is greater.
Hvis der anvendes forskydningskorrektion, er det kun de forskydningskorrigerede emissionsresultater, der skal anvendes til rapportering af emissionerne.
If drift correction is applied, only the drift-corrected emission results shall be used when reporting emissions.
FID for målingen uden NMC (nederste forløb i tillæg 2 til dette bilag, figur 11), skal kalibreres med propan.
The FID for the measurement without NMC (lower path of Appendix 2 to this annex, Figure 11), shall be calibrated with propane.
Til kalibrering af FID i serier med NMC (øverste forløb i tillæg 2 til dette bilag, figur 11), er følgende metoder tilladt.
For the calibration of the FID in series with NMC (upper path of Appendix 2 to this annex, Figure 11), the following methods are permitted.
kalibreringsgas – propan; propan ledes uden om NMC.
Calibration gas – propane; propane bypasses NMC;
kalibreringsgas – methan; methan strømmer gennem NMC.
Calibration gas – methane; methane passes through NMC.
er HC-koncentrationen med luftprøvestrøm ledt uden om NMC, ppm
is the HC concentration with sample gas bypassing the NMC, ppm
er masseemissionen af komponenten, g/prøvning
is the mass emission of the component, g/test
er masseemissionen af komponenten ved koldstartsprøvningen, g/prøvning
is the mass emission of the component on the cold start test, g/test
er masseemissionen af komponenten ved varmstartsprøvningen, g/prøvning
is the mass emission of the component on the hot start test, g/test
Nøjagtigheden af måleapparatet er således, at linearitetskravene i punkt 9.2, tabel 7 ikke overskrides.
The accuracy of the measuring equipment shall be such that the linearity requirements given in paragraph 9.2, Table 7 are not exceeded.
Måleinstrumenterne og – systemerne skal opfylde linearitetskravene i tabel 7.
The measuring instruments and systems shall comply with the linearity requirements given in Table 7.
Kontrol af linearitet i henhold til punkt 9.2.1 skal for gasanalysatorerne foretages mindst hver 3. måned, samt hver gang der er foretaget reparationer eller ændringer, som kan tænkes at påvirke kalibreringen.
The linearity verification according to paragraph 9.2.1 shall be performed for the gas analyzers at least every three months or whenever a system repair or change is made that could influence calibration.
≤ 0,05% maks.
≤ 0,05 % max
≤ 2 % maks.
≤ 2 % max
≤ 1 % maks.
≤ 1 % max
Fortynderstrøm
Diluent flow
≤ 0,5 % maks.
≤ 0,5 % max
Der skal foretages en linearitetskontrol af alle målesystemer anført i tabel 7.
A linearity verification shall be performed for each measurement system listed in Table 7.
Der skal indføres mindst 10 referenceværdier i målesystemet, og de målte værdier skal sammenholdes med referenceværdierne ved lineær regression efter mindste kvadraters metode, jf. ligning 11 7.8.7.
At least 10 reference values, or as specified otherwise, shall be introduced to the measurement system, and the measured values shall be compared to the reference values by using a least squares linear regression in accordance with equation 11 in paragraph 7.8.7.
De øverste grænser i tabel 7 henviser til de maksimale værdier, der forventes under prøvningen.
The maximum limits in Table 7 refer to the maximum values expected during testing.
Almindelige forskrifter Målesystemerne skal opvarmes i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.
The measurement systems shall be warmed up according to the recommendations of the instrument manufacturer.
Nulstillingsproceduren i a) gentages.
The zero procedure of (a) shall be repeated;
Med en registreringsfrekvens på mindst 1 Hz måles referenceværdierne, og de målte værdier registreres i 30 sekunder.
At a recording frequency of at least 1 Hz, the reference values shall be measured and the measured values recorded for 30 seconds;
De aritmetiske middelværdier for perioden på 30 s anvendes til at beregne parametrene for lineær regression efter mindste kvadraters metode i henhold til ligning 11 i punkt 7.8.7.
The arithmetic mean values over the 30 seconds period shall be used to calculate the least squares linear regression parameters according to equation 11 in paragraph 7.8.7;
Parametrene for lineær regression skal opfylde forskrifterne i punkt 9.2, tabel 7.
The linear regression parameters shall meet the requirements of paragraph 9.2, Table 7;
Nøjagtigheden, defineret som analysatorens afvigelse fra referenceværdien, må ikke være over ± 2% af den aflæste værdi eller ± 0,3% af fuld skalavisning; det største gælder.
The accuracy, defined as the deviation of the analyzer reading from the reference value, shall not exceed ± 2 per cent of the reading or ± 0,3 per cent of full scale whichever is larger.
Stigningstiden for den analysator, der er monteret i målesystemet, må ikke være på over 2,5 sekunder.
The rise time of the analyzer installed in the measurement system shall not exceed 2,5 seconds.
En detaljeret beskrivelse af målesystemerne findes i tillæg 2 til dette bilag.
A detailed description of the measurement systems is given in Appendix 2 to this annex.
Luftarterne analyseres ved hjælp af de i det følgende angivne instrumenter.
The gases to be measured shall be analyzed with the following instruments.
Carbonhydridanalysatoren skal være af typen opvarmet flammeionisationsdetektor (HFID), hvor detektor, ventiler, ledninger mv. er opvarmet, således at gastemperaturen holdes på 463 K ± 10 K (190 ± 10 °C).
The hydrocarbon analyzer shall be of the heated flame ionization detector (HFID) type with detector, valves, pipework, etc. heated so as to maintain a gas temperature of 463 K ± 10 K (190 ± 10 °C).
For naturlige NG-drevne motorer og motorer med styret tænding kan man vælge en carbonhydridanalysator af typen ikke-opvarmet flammeionisationsdetektor (FID), afhængig af den anvendte metode (jf. tillæg 2 til dette bilag, punkt a.2.1.3.).
Optionally, for natural gas fuelled and PI engines, the hydrocarbon analyzer may be of the non-heated flame ionization detector (FID) type depending upon the method used (see Appendix 2 to this annex, paragraph A.2.1.3).
Bestemmelse af methan og andre carbonhydrider end methan foretages med en opvarmet ikke-methan-afskærer og to FIDs jf. tillæg 2 til dette bilag, punkt A.2.1.4.
The determination of the methane and non-methane hydrocarbon fraction shall be performed with a heated non-methane cutter (NMC) and two FIDs as per Appendix 2 to this annex, paragraph A.2.1.4 and paragraph A.2.1.5.
A.2.1.5.. Komponenternes koncentration bestemmes efter punkt 8.6.2.
The concentration of the components shall be determined as per paragraph 8.6.2.
For både CLD og HCLD skal prøvetagningsstien have en vægtemperatur på 328 K til 473 K (55 °C til 200 °C) indtil konverteren, hvis der er tale om tør måling, og indtil analysatoren, hvis der er tale om våd måling.
For both CLD and HCLD, the sampling path shall be maintained at a wall temperature of 328 K to 473 K (55 °C to 200 °C) up to the converter for dry measurement and up to the analyzer for wet measurement.
Der anvendes ikke-dispersiv ultravioletanalysator (NDUV) til måling af NOx-koncentrationen.
A non-dispersive ultraviolet (NDUV) analyzer shall be used to measure NOx concentration.
Hvis NDUV-analysatoren kun måler NO, anbringes der en NO2/NO-konverter opstrøms for NDUV-analysatoren.
If the NDUV analyzer measures only NO, a NO2/NO converter shall be placed upstream of the NDUV analyzer.
NDUV-temperaturen skal opretholdes med henblik på at forhindre vandkondensering, medmindre en prøvetørrer installeres opstrøms for NO2/NO-konverteren, hvis denne anvendes, eller opstrøms for analysatoren.
The NDUV temperature shall be maintained to prevent aqueous condensation, unless a sample dryer is installed upstream of the NO2/NO converter, if used, or upstream of the analyzer.
Udstyret til måling af luft-/brændstofforhold, der anvendes til at bestemme udstødningsgasstrømmen, som nærmere omhandlet i punkt 8.4.1.6, skal være en wide range luft-/brændstofforholdsføler eller lambda-føler af Zirconia-typen.
The air to fuel measurement equipment used to determine the exhaust gas flow as specified in paragraph 8.4.1.6 shall be a wide range air to fuel ratio sensor or lambda sensor of Zirconia type.
±3 % af den afllæste værdi for l < 2
± 3 per cent of reading for λ < 2
±5 % af den aflæste værdi for 2 ≤ l < 5
± 5 per cent of reading for 2 ≤ λ < 5
±10 % af den aflæste værdi for 5 ≤ l
± 10 per cent of reading for 5 ≤ λ
Renset oxygen (renhed > 99,5 % vol O2)
(Purity > 99,5 per cent vol O2)
(40 ± 1 % hydrogen, resten helium) (Urenheder ≤ 0,05 ppm C1, ≤ 10 ppm CO2) Renset syntetisk luft
(40 ± 1 per cent hydrogen, balance helium)
C3H8 og renset syntetisk luft (se punkt 9.3.3.1)
C3H8 and purified synthetic air (see paragraph 9.3.3.1);
C2H6 og renset syntetisk luft
C2H6 and purified synthetic air.
Den faktiske koncentration i en kalibrerings- eller nulstillingsgas må ikke afvige mere end ± 1 % af den nominelle værdi og skal kunne henføres til nationale og internationale standarder.
The true concentration of a calibration and span gas shall be within ± 1 per cent of the nominal value, and shall be traceable to national or international standards.
Alle koncentrationer for kalibreringsgasser skal angives på volumenbasis (% vol. eller ppm v/v).
All concentrations of calibration gas shall be given on a volume basis (volume per cent or volume ppm).
Gasdeleapparatets nøjagtighed skal være således, at koncentrationen af de blandede kalibreringsgasser kan bestemmes med en nøjagtighed på ± 2%.
The accuracy of the gas divider shall be such that the concentration of the blended calibration gases is accurate to within ± 2 per cent.
Denne nøjagtighed betyder, at primære gasser anvendt til blanding skal kendes med en nøjagtighed på mindst ±1 %, der kan henføres til nationale eller internationale gasstandarder.
This accuracy implies that primary gases used for blending shall be known to an accuracy of at least ± 1 per cent, traceable to national or international gas standards.
Denne forskel skal i hvert punkt være inden for ± 1% af den nominelle værdi.
This difference shall in each point be within ± 1 per cent of the nominal value.
Ved gennemførelse af linearitetskontrollen i henhold til punkt 9.2.1 skal gasdeleapparatet have en nøjagtighed på ±1 %.
For conducting the linearity verification according to paragraph 9.2.1, the gas divider shall be accurate to within ± 1 per cent.
De oxygenkoncentrationer, der er påkrævede ved styret tænding og kompressionstænding prøvning, er anført i tabel 8, idet resten er renset nitrogen.
The oxygen concentrations required for positive ignition and compression ignition engine testing are listed in Table 8 with the remainder being purified nitrogen.
Koncentration af O2 (%)
O2 concentration (per cent)
Efter den indledende stabilisering skal alle flowmetre vise ca. nul, hvis der ikke er en utæthed.
After an initial stabilization period all flowmeters will read approximately zero in the absence of a leak.
er sporgassens strømningshastighed, l/min
is the system flow rate, l/min
De gasser, der anvendes til prøvningen, skal forårsage en koncentrationsændring på mindst 60 % fuldskalavisning (FS).
The gases used for the test shall cause a concentration change of at least 60 per cent full scale (FS).
Responstiden defineres som forskellen i tid mellem gasomskiftningen og den relevante ændring af den registrerede koncentration. Systemets responstid (t90) omfatter forsinkelse til måledetektoren og detektorens stigningstid.
The response time is defined to be the difference in time between the gas switching and the appropriate change of the recorded concentration.
Forsinkelsestid defineres som tiden fra ændringen (t0) indtil responsen er 10 % af den endelige aflæste værdi (t10).
The system response time (t90) consists of the delay time to the measuring detector and the rise time of the detector.
Stigningstiden defineres som den tid, der forløber fra den viste værdi stiger fra 10 % til 90 % af den endelige aflæsning (t90 – t10). Med hensyn til tidsjustering af analysator- og udstødningsstrømssignaler defineres transformationstiden som tiden fra ændringen (t0), indtil responsen er 50 % af den endelige aflæste værdi (t50).
The delay time is defined as the time from the change (t0) until the response is 10 per cent of the final reading (t10).
Afprøvning af NOx-konverterens virkningsgrad
Efficiency test of NOx converter
Virkningsgraden af konverteren, der anvendes til konvertering af NO2 til NO, kontrolleres som anført i punkt 9.3.6.1 til 9.3.6.8. (se figur 8).
The efficiency of the converter used for the conversion of NO2 into NO is tested as given in paragraphs 9.3.6.1 to 9.3.6.8 (see Figure 8).
Figur 8:
Figure 8
Ved hjælp af prøveopstillingen vist i fig. 8 og nedenstående fremgangsmåde kontrolleres konverterens virkningsgrad med en ozonisator.
Using the test setup as schematically shown in Figure 8 and the procedure below, the efficiency of the converter shall be tested by means of an ozonator.
Beregning Konverterens virkningsgrad i procent beregnes som følger:
The per cent efficiency of the converter shall be calculated as follows:
Via en T-samling tilføres kontinuerligt oxygen eller nulstillingsluft til gasstrømmen, indtil den viste koncentration er ca. 20 % lavere end den kalibreringskoncentration, der er anført i punkt 9.3.6.2. (Analysatoren er indstillet på NO-modus).
Via a T-fitting, oxygen or zero air shall be added continuously to the gas flow until the concentration indicated is about 20 per cent less than the indicated calibration concentration given in paragraph 9.3.6.2 (the analyzer is in the NO mode).
Den af analysatoren målte NOx-værdi må højst afvige ± 5 % fra den, der er målt i henhold til punkt 9.3.6.2. (Analysatoren er indstillet på NO-modus).
Switched to NO mode with the ozonator deactivated, the flow of oxygen or synthetic air shall be shut off. The NOx reading of the analyzer shall not deviate by more than ± 5 per cent from the value measured according to paragraph 9.3.6.2 (the analyzer is in the NO mode).
Hvis der ved hjælp af ozonisatoren ikke kan opnås en reduktion fra 80 % til 20 % i overensstemmelse med punkt 9.3.6.5, når analysatoren er indstillet på det mest anvendte område, anvendes det højeste område, som giver denne reduktion.
If, with the analyzer in the most common range, the ozonator cannot give a reduction from 80 per cent to 20 per cent according to paragraph 9.3.6.5, the highest range which will give the reduction shall be used.
Forskellen mellem responsen på kalibrerings- og nulstillingsgassen afbildes i kurveform, og brændstoftilførslen indstilles, så den svarer til kurvens "fede" side.
The difference between the span and zero response shall be plotted and the fuel flow adjusted to the rich side of the curve.
Der er her tale om begyndelsesindstillingen af strømningshastigheden, og det kan være nødvendigt med yderligere optimering, afhængigt af resultaterne af responsfaktorerne for carbonhydrid og kontrollen af oxygeninterferens i overensstemmelse med punkt 9.3.7.2 og 9.3.7.3.
This is the initial flow rate setting which may need further optimization depending on the results of the hydrocarbon response factors and the oxygen interference check according to paragraphs 9.3.7.2 and 9.3.7.3.
Hvis oxygeninterferens eller responsfaktorerne for carbonhydrid ikke opfylder nedenstående specifikationer, justeres luftstrømmen trinvist over og under fabrikantens anvisninger, idet punkt 9.3.7.2 og 9.3.7.3 gentages for hver strøm.
If the oxygen interference or the hydrocarbon response factors do not meet the following specifications, the airflow shall be incrementally adjusted above and below the manufacturer's specifications, repeating paragraphs 9.3.7.2 and 9.3.7.3 for each flow.
Koncentrationen skal være kendt med en nøjagtighed på ± 2% i forhold til en gravimetrisk standard udtrykt i volumen.
The concentration shall be known to an accuracy of ± 2 per cent in reference to a gravimetric standard expressed in volume.
Methan og renset syntetisk luft 1,00 ≤ rh ≤ 1,15
Methane and purified synthetic air 1,00 ≤ rh ≤ 1,15;
Propylen og renset syntetisk luft 0,90 ≤ rh ≤ 1,1
Propylene and purified synthetic air 0,90 ≤ rh ≤ 1,1;
Toluen og renset syntetisk luft 0,90 ≤ rh ≤ 1,1.
Toluene and purified synthetic air 0,90 ≤ rh ≤ 1,1.
analysatoren nulstilles
The analyzer shall be set at zero;
analysatoren kalibreres med 0 %-oxygenblandingen til motorer med styret tænding.
The analyzer shall be spanned with the 0 per cent oxygen blend for positive ignition engines.
Instrumenter til motorer med kompressionstænding kalibreres med en 21% -oxygenblanding.
Compression ignition engine instruments shall be spanned with the 21 per cent oxygen blend;
nulresponsen kontrolleres igen.
The zero response shall be rechecked.
Hvis den har ændret sig med mere end 0,5% af fuldskalavisningen, litra a) og b) i dette punkt skal gentages
If it has changed by more than 0,5 per cent of full scale, steps (a) and (b) of this paragraph shall be repeated;
5 og 10 %-kontrolgasser for oxygeninterferens tilføres
The 5 per cent and 10 per cent oxygen interference check gases shall be introduced;
Hvis den har ændret sig med mere end ± 1 % af fuldskalavirkningen, gentages prøvningen
If it has changed by more than ± 1 per cent of full scale, the test shall be repeated;
oxygeninterferensen EO2 beregnes for hver blanding i trin d) som følger:
The oxygen interference EO2 shall be calculated for each mixture in step (d) as follows:
idet analysatorresponsen er
With the analyzer response being
er fuldskala-carbonhydridkoncentrationen i trin b), ppm C
is the measured HC concentration in step (b), ppm C
er reference-carbonhydridkoncentrationen i trin d), ppm C
is the measured HC concentration in step (d), ppm C
Oxygeninterferensen EO2 skal være mindre end ± 1,5 % for alle de krævede kontrolgasser for oxygeninterferens før prøvningen.
The oxygen interference EO2 shall be less than ± 1,5 per cent for all required oxygen interference check gases prior to testing;
Hvis oxygeninterferensen EO2 er større end ± 1,5 %, kan der foretages korrigerende indgreb ved trinvis justering af luftstrømmen over og under fabrikantens specifikationer, brændstofstrømmen og prøvestrømmen.
If the oxygen interference EO2 is greater than ± 1,5 per cent, corrective action may be taken by incrementally adjusting the airflow above and below the manufacturer's specifications, the fuel flow and the sample flow;
NMC anvendes til fjernelse af carbonhydrider bortset fra methan fra prøvegassen gennem oxidation af alle carbonhydrider bortset fra methan.
The NMC is used for the removal of the non-methane hydrocarbons from the sample gas by oxidizing all hydrocarbons except methane.
For at få en nøjagtig bestemmelse af NMHC bestemmer man de to virkningsgrader og anvender dem til beregning af massestrømmen af NMHC-emissioner (jf. punkt 8.6.2).
For the accurate measurement of NMHC, the two efficiencies shall be determined and used for the calculation of the NMHC emission mass flow rate (see paragraph 8.6.2).
er HC-koncentrationen med CH4 gennem NMC, ppm C
is the HC concentration with CH4 bypassing the NMC, ppm C
er HC-koncentrationen med C2H6 gennem NMC, ppm C
is the HC concentration with C2H6 bypassing the NMC, ppm C
Andre gasser end dem, der analyseres, kan påvirke målingerne på forskellige måder.
Other gases than the one being analyzed can interfere with the reading in several ways.
Den i punkt 9.3.9.1 og 9.3.9.3 angivne interferenskontrol skal foretages inden første idriftsættelse af en analysator samt efter de vigtigste serviceintervaller.
The interference checks in paragraphs 9.3.9.1 and 9.3.9.3 shall be performed prior to an analyzer's initial use and after major service intervals.
Vand og CO2 kan interferere med CO-analysatorens resultater.
Water and CO2 can interfere with the CO analyzer performance.
Analysatorresponsen må ikke være over 2 % af den forventede gennemsnitlige CO-koncentration ved prøvningen.
The analyzer response shall not be more than 2 per cent of the mean CO concentration expected during testing.
Kontrol af dæmpning fra NOx-analysator til CLD-analysator
NOx analyzer quench checks for CLD analyzer
Hvis CLD-analysatoren anvender dæmpningskompensationsalgoritmer, der udnytter H2O- og/eller CO2-måleinstrumenter, skal dæmpningen evalueres med disse instrumenter i funktion og med anvendelse af kompensationsalgoritmerne.
If the CLD analyzer uses quench compensation algorithms that utilize H2O and/or CO2 measurement instruments, quench shall be evaluated with these instruments active and with the compensation algorithms applied.
er den ufortyndede CO2-koncentration, målt med NDIR, i %
is the undiluted CO2 concentration measured with NDIR, per cent
er den fortyndede CO2-koncentration, målt med NDIR, i %
is the diluted CO2 concentration measured with NDIR, per cent
Alternative metoder til fortynding og kvantitativ bestemmelse af CO2- og NO-kalibreringsgasserne, som f.eks. dynamisk opblanding, kan anvendes med den typegodkendende myndigheds godkendelse.
Alternative methods of diluting and quantifying of CO2 and NO span gas values such as dynamic mixing/blending are permitted with the approval of the Type Approval Authority.