natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Præcisionen, defineret som 2,5 gange standardafvigelsen af ti gentagne målinger på en given kalibreringsgas, må for måleområder over 155 ppm (eller ppm C) ikke være over ± 1 % af fuldt skalaudslag; for måleområder under 155 ppm (eller ppm C) må præcisionen ikke være over ± 2 %.
The precision, defined as 2,5 times the standard deviation of 10 repetitive responses to a given calibration or span gas, shall be no greater than 1 per cent of full scale concentration for each range used above 155 ppm (or ppm C) or 2 per cent of each range used below 155 ppm (or ppm C).
Analysatorens top-til-top respons på nulstillingsgas og kalibreringsgas må i et vilkårligt 10 sekunders interval ikke overstige 2 % af fuldt skalaudslag i noget måleområde.
The analyzer peak-to-peak response to zero and calibration or span gases over any 10 seconds period shall not exceed 2 per cent of full scale on all ranges used.
Stigningstiden for den analysator, der er monteret i målesystemet, må ikke være på over 2,5 s.
The rise time of the analyzer installed in the measurement system shall not exceed 2,5 s.
Udstødningsgasser kan måles vådt eller tørt.
Exhaust gases may be measured wet or dry.
Hvis der anvendes en anordning til gastørring, skal den have minimal indvirkning på sammensætningen af de målte gasser.
A gas-drying device, if used, shall have a minimal effect on the composition of the measured gases.
Punkt 9.3.2.2 til 9.2.3.7 beskriver de måleprincipper, der skal anvendes.
Paragraphs 9.3.2.2 to 9.2.3.7 describe the measurement principles to be used.
En detaljeret beskrivelse af målesystemerne findes i tillæg 3.
A detailed description of the measurement systems is given in Appendix 3.
Gasserne analyseres ved hjælp af de i det følgende angivne instrumenter.
The gases to be measured shall be analysed with the following instruments.
For ikke-lineære analysatorer tillades brug af lineariseringskredse.
For non-linear analyzers, the use of linearizing circuits is permitted.
Carbonmonoxid-analysatoren skal være et ikke-dispersivt infrarødabsorptionsapparat (NDIR).
The carbon monoxide analyzer shall be of the non-dispersive infrared (NDIR) absorption type.
Carbondioxid-analysatoren skal være et ikke-dispersivt infrarødabsorptionsapparat (NDIR).
The carbon dioxide analyzer shall be of the non-dispersive infrared (NDIR) absorption type.
Carbonhydridanalysatoren skal være af typen opvarmet flammeionisationsdetektor (HFID), hvor detektor, ventiler, ledninger mv. er opvarmet, således at gastemperaturen holdes på 463 K ± 10 K (190 ± 10 oC).
The hydrocarbon analyzer shall be of the heated flame ionization detector (HFID) type with detector, valves, pipework, etc. heated so as to maintain a gas temperature of 463 K ± 10 K (190 ± 10 oC).
For NG-drevne motorer og motorer med styret tænding kan man vælge en carbonhydridanalysator af typen ikke-opvarmet flammeionisationsdetektor (FID), afhængig af den anvendte metode (jf. punkt A.3.1.3).
Optionally, for NG fueled and PI engines, the hydrocarbon analyzer may be of the non-heated flame ionization detector (FID) type depending upon the method used (see paragraph A.3.1.3.).
Analyse af ikke-methan carbonhydrider (NMHC)
Non-methane hydrocarbon (NMHC) analysis
Bestemmelsen af delen af ikke-methan carbonhydrider foretages med en opvarmet enhed til ikke-methan afskæring (NMC) på samme ledning som en FID som i punkt A.3.1.4 ved fratrækning af methan fra carbonhydriderne.
The determination of the non-methane hydrocarbon fraction shall be performed with a heated non-methane cutter (NMC) operated in line with an FID as per paragraph A.3.1.4. by subtraction of the methane from the hydrocarbons.
Måles der på tør basis, skal nitrogenoxid-analysatoren enten være en kemiluminescensdetektor (CLD) eller opvarmet kemiluminescensdetektor (HCLD) med NO2/NO-konverter.
If measured on a dry basis, the oxides of nitrogen analyzer shall be of the chemiluminescent detector (CLD) or heated chemiluminescent detector (HCLD) type with a NO2/NO converter.
Måles der på våd basis, skal der anvendes en HCLD med konverter, hvis temperatur holdes over 328 K (55 oC), forudsat at resultatet af vanddæmpningsprøven (jf. punkt 9.3.9.2.2) er tilfredsstillende.
If measured on a wet basis, a HCLD with converter maintained above 328 K (55 oC) shall be used, provided the water quench check (see paragraph 9.3.9.2.2.) is satisfied.
For både CLD og HCLD skal prøvetagningsstien have en vægtemperatur på 328 K til 473 K (55 oC til 200 oC) indtil konverteren, hvis der er tale om tør måling, og indtil analysatoren, hvis der er tale om våd måling.
For both CLD and HCLD, the sampling path shall be maintained at a wall temperature of 328 K to 473 K (55 oC to 200 oC) up to the converter for dry measurement, and up to the analyzer for wet measurement.
Måling af luft-/brændstofforholdet
Air to fuel measurement
Udstyret til måling af luft-/brændstofforhold, der anvendes til at bestemme udstødningsgasstrømmen, som nærmere omhandlet i punkt 8.3.1.6, skal være en wide range luft-/brændstofforholdsføler eller lambda-føler af Zirconia-typen.
The air to fuel measurement equipment used to determine the exhaust gas flow as specified in paragraph 8.3.1.6. shall be a wide range air to fuel ratio sensor or lambda sensor of Zirconia type.
± 3 % af den aflæste værdi for λ < 2
± 3 per cent of reading for λ < 2
± 5 % af den aflæste værdi for 2 ≤ λ < 5
± 5 per cent of reading for 2 ≤ λ < 5
± 10 % af den aflæste værdi for 5 ≤ λ
± 10 per cent of reading for 5 ≤ λ
For at opfylde ovenstående krav til nøjagtighed, skal føleren kalibreres som angivet af instrumentfabrikanten.
To fulfill the accuracy specified above, the sensor shall be calibrated as specified by the instrument manufacturer.
For alle anvendte kalibreringsgasser skal holdbarhedsperioden overholdes.
The shelf life of all calibration gases shall be respected.
Den af fabrikanten for kalibreringsgassen angivne udløbsdato skal registreres.
The expiration date of the calibration gases stated by the manufacturer shall be recorded.
Følgende gasser skal være til rådighed til anvendelse ved prøvningen:
The following gases shall be available for operation:
(Renhed > 99,5 % vol. O2)
(Purity > 99,5 per cent vol O2)
(40 ± 2 % hydrogen, resten helium)
(40 ± 2 per cent hydrogen, balance helium)
(Oxygenindhold mellem 18 og 21 % vol.).
(Oxygen content between 18-21 per cent vol.)
Gasblandinger med nedenstående kemiske sammensætning skal være til rådighed.
Mixtures of gases having the following chemical compositions shall be available.
Andre gaskombinationer er tilladt, forudsat at gasserne ikke reagerer indbyrdes.
Other gas combinations are allowed provided the gases do not react with one another.
og renset syntetisk luft (se punkt 9.3.3.1)
and purified synthetic air (see paragraph 9.3.3.1.);
NOx og renset nitrogen (indholdet af NO2 i denne kalibreringsgas må ikke være over 5 % af NO-indholdet)
NOx and purified nitrogen (the amount of NO2 contained in this calibration gas shall not exceed 5 per cent of the NO content);
og renset nitrogen
and purified nitrogen;
og renset syntetisk luft.
and purified synthetic air;
Den faktiske koncentration i en kalibrerings- eller nulstillingsgas må ikke afvige mere end ± 2 % fra den nominelle og skal kunne henføres til nationale og internationale standarder.
The true concentration of a calibration and span gas shall be within ± 1 per cent of the nominal value, and shall be traceable to national and international standards.
Alle koncentrationer for kalibreringsgasser skal angives på volumenbasis ( % vol. eller ppm v/v).
All concentrations of calibration gas shall be given on a volume basis (volume percent or volume ppm).
De til kalibrering og nulstilling anvendte gasblandinger kan også fremstilles ved hjælp af gasdeleapparater (præcisionsanordninger til blanding) ved fortynding med renset N2 eller med renset syntetisk luft.
The gases used for calibration and span may also be obtained by means of gas dividers (precision blending devices), diluting with purified N2 or with purified synthetic air.
Gasdeleapparatets nøjagtighed skal være således, at koncentrationen af de blandede kalibreringsgasser kan bestemmes med en nøjagtighed på ± 2 %.
The accuracy of the gas divider shall be such that the concentration of the blended calibration gases is accurate to within ± 2 per cent.
Denne nøjagtighed betyder, at primære gasser anvendt til blanding skal kendes med en nøjagtighed på mindst ± 1 %, der kan henføres til nationale eller internationale gasstandarder.
This accuracy implies that primary gases used for blending shall be known to an accuracy of at least ± 1 per cent, traceable to national or international gas standards.
Kontrollen skal udføres ved mellem 15 og 50 % af fuld skalavisning for hver kalibrering, i hvilken indgår et gasdeleapparat.
The verification shall be performed at between 15 and 50 per cent of full scale for each calibration incorporating a gas divider.
Den kan udføres en yderligere kontrol med en anden kalibreringsgas, hvis den første kontrol ikke er lykkedes.
An additional verification may be performed using another calibration gas, if the first verification has failed.
Gasdeleapparatet skal kontrolleres ved de anvendte indstillinger, og den nominelle værdi skal sammenlignes med instrumentets målte koncentrationer.
The gas divider shall be checked at the settings used and the nominal value shall be compared to the measured concentration of the instrument.
Denne forskel skal i hvert punkt være inden for ± 1 % af den nominelle værdi.
This difference shall in each point be within ± 1 per cent of the nominal value.
Ved gennemførelse af linearitetskontrollen i henhold til punkt 9.2.1 skal gasdeleapparatet have en nøjagtighed på ± %.
For conducting the linearity verification according to paragraph 9.2.1., the gas divider shall be accurate to within ± 1 per cent.
Gasser til kontrol af oxygeninterferens
Oxygen interference check gases
Gasser til kontrol af oxygeninterferens er en blanding af propan, oxygen og nitrogen.
Oxygen interference check gases are a blend of propane, oxygen and nitrogen.
De skal indeholde propan med 350 ppm C ± 75 ppm C carbonhydrid.
They shall contain propane with 350 ppm C ± 75 ppm C hydrocarbon.
Koncentrationsværdien skal bestemmes med tolerancerne for kalibreringsgas ved kromatografisk analyse af samlede carbonhydrider plus urenheder eller ved dynamisk blanding.
The concentration value shall be determined to calibration gas tolerances by chromatographic analysis of total hydrocarbons plus impurities or by dynamic blending.
De oxygenkoncentrationer, der er påkrævede ved prøvning af motorer med styret tænding og motorer med kompressionstænding er anført i tabel 7, idet resten er renset nitrogen.
The oxygen concentrations required for positive ignition and compression ignition engine testing are listed in table 7 with the remainder being purified nitrogen.
Koncentration af O2 ( %)
concentration (per cent)
Kompressionstænding og styret tænding
Compression and positive ignition
Analysatorens pumpe startes.
The analyzer pump shall be switched on.
Efter den indledende stabilisering skal alle flowmetre vise ca. nul, hvis der ikke er en utæthed.
After an initial stabilization period all flow meters will read approximately zero in the absence of a leak.
Hvis de ikke gør det, kontrolleres prøvetagningsledningerne, og fejlen rettes.
If not, the sampling lines shall be checked and the fault corrected.
På vakuumsiden tillades en utæthed svarende til højst 0,5 % af strømmen under brug i den del af systemet, der kontrolleres.
The maximum allowable leakage rate on the vacuum side shall be 0,5 per cent of the in-use flow rate for the portion of the system being checked.
Størrelsen af den aktuelt anvendte gasstrøm kan skønnes ud fra størrelsen af strømmen gennem analysator og omledningsforbindelse.
The analyzer flows and bypass flows may be used to estimate the in-use flow rates.
Efter den indledende stabilisering må trykforøgelsen i systemet Δp (kPa/min) ikke være større end:
After an initial stabilization period the pressure increase Δp (kPa/min) in the system shall not exceed:
Δp = p/Vs x 0,005 x qvs
Δp = p/Vs × 0,005 × qvs
er systemets volumen, 1
is the system volume, l
er systemets strømningshastighed, l/min.
is the system flow rate, l/min
Hvis aflæsningen for en korrekt kalibreret analysator efter et passende tidsrum er ≤ 99 % sammenlignet med den indførte koncentration, tyder dette på en utæthed, og denne fejl skal afhjælpes.
If for a correctly calibrated analyzer after an adequate period of time the reading is ≤ 99 per cent compared to the introduced concentration, this points to a leakage problem that shall be corrected.
Gasomskiftningen skal ske på under 0,1 sekund. De gasser, der anvendes til prøvningen, skal forårsage en koncentrationsændring på mindst 60 % fuldskalavisning (FS).
The gas switching shall be done in less than 0,1 s. The gases used for the test shall cause a concentration change of at least 60 per cent full scale (FS).
Forsinkelsestid defineres som tiden fra ændringen (t0) indtil responsen er 10 % af den endelige aflæste værdi (t10).
The delay time is defined as the time from the change (t0) until the response is 10 per cent of the final reading (t10).
Stigningstiden defineres som den tid, der forløber fra den viste værdi stiger fra 10 % til 90 % af den endelige aflæsning (t90 - t10).
The rise time is defined as the time between 10 per cent and 90 per cent response of the final reading (t90 - t10).
Med hensyn til tidsjustering af analysator- og udstødningsstrømssignaler defineres transformationstiden som tiden fra ændringen (t0), indtil responsen er 50 % af den endelige aflæste værdi (t50).
For time alignment of the analyzer and exhaust flow signals, the transformation time is defined as the time from the change (t0) until the response is 50 per cent of the final reading (t50).
Systemets responstid skal være ≤ 10 sekunder med en stigningstid ≤ 2,5 sekunder for alle begrænsede komponenter (CO, NOx, HC eller NMHC) og alle anvendte områder.
The system response time shall be ≤ 10 s with a rise time of ≤ 2,5 s in accordance with paragraph 9.3.1.7. for all limited components (CO, NOx, HC or NMHC) and all ranges used.
Når der anvendes NMC til måling af NMHC, må systemets responstid overstige 10 sekunder.
When using a NMC for the measurement of NMHC, the system response time may exceed 10 s.
Prøvning af virkningsgrad for NOx-konverter
Efficiency test of NOx converter
Virkningsgraden af konverteren, der anvendes til konvertering af NO2 til NO, kontrolleres som anført i punkt 9.3.6.1 to 9.3.6.8 (jf. fig. 8).
The efficiency of the converter used for the conversion of NO2 into NO is tested as given in paragraphs 9.3.6.1 to 9.3.6.8 (see figure 8).
Diagram over opstilling til kontrol af NO2-konverterens virkningsgrad
Scheme of NO2 converter efficiency device
magnetventil
solenoid valve
ozonisator
Ozonator
til analysator
to analyser
Prøveopstilling
Test setup
Ved hjælp af prøveopstillingen vist i fig. 8 og nedenstående fremgangsmåde kontrolleres konverterens virkningsgrad med en ozonisator.
Using the test setup as schematically shown in figure 8 and the procedure below, the efficiency of the converter shall be tested by means of an ozonator.
CLD- og HCLD-apparaterne kalibreres i det mest anvendte arbejdsområde efter fabrikantens anvisninger ved hjælp af nulstillings- og kalibreringsgas (NO-indholdet deri skal være ca. 80 % af arbejdsområdet, og NO2-koncentrationen i gasblandingen under 5 % af NO-koncentrationen).
The CLD and the HCLD shall be calibrated in the most common operating range following the manufacturer's specifications using zero and span gas (the NO content of which shall amount to about 80 per cent of the operating range and the NO2 concentration of the gas mixture to less than 5 per cent of the NO concentration).
NOx-analysatoren skal være stillet på NO-modus, således at kalibreringsgassen ikke går gennem konverteren.
The NOx analyzer shall be in the NO mode so that the span gas does not pass through the converter.
Konverterens virkningsgrad i procent beregnes som følger:
The per cent efficiency of the converter shall be calculated as follows:
er NOx-koncentrationen i henhold til punkt 9.3.6.6.
is the NOx concentration according to paragraph 9.3.6.6.
er NOx-koncentrationen i henhold til punkt 9.3.6.7.
is the NOx concentration according to paragraph 9.3.6.7.
er NO-koncentrationen i henhold til punkt 9.3.6.4.
is the NO concentration according to paragraph 9.3.6.4.
er NO-koncentrationen i henhold til punkt 9.3.6.5.
is the NO concentration according to paragraph 9.3.6.5.
Den viste koncentration (c) registreres.
The indicated concentration (c) shall be recorded.
Ozonisatoren aktiveres for at producere tilstrækkelig ozon til, at NO-koncentrationen bringes ned på ca. 20 % (mindst 10 %) af den i punkt 9.3.6.2 ovenfor anførte kalibreringskoncentration.
The ozonator shall be activated to generate enough ozone to bring the NO concentration down to about 20 per cent (minimum 10 per cent) of the calibration concentration given in paragraph 9.3.6.2.
Den målte koncentration (d) registreres (med analysatoren indstillet på NO-modus).
The indicated concentration (d) shall be recorded (the analyzer is in the NO mode).
NOx-modus
NOx mode
NO-analysatoren stilles om på NOx-modus, således at gasblandingen (bestående af NO, NO2, O2 og N2) nu ledes gennem konverteren.
The NO analyzer shall be switched to the NOx mode so that the gas mixture (consisting of NO, NO2, O2 and N2) now passes through the converter.
Den målte koncentration (a) registreres (med analysatoren indstillet på NOx-modus).
The indicated concentration (a) shall be recorded (the analyzer is in the NOx mode).
Deaktivering af ozonisatoren.
Deactivation of the ozonator
Den i punkt 9.3.6.6 beskrevne gasblanding ledes gennem konverteren og til detektoren.
The mixture of gases described in paragraph 9.3.6.6. passes through the converter into the detector.
Den målte koncentration (b) registreres (med analysatoren indstillet på NOx-modus).
The indicated concentration (b) shall be recorded (the analyzer is in the NOx mode).
NO-modus Når der er skiftet om til NO-modus, og ozonisatoren er deaktiveret, afbrydes også tilførslen af oxygen eller syntetisk luft.
NO mode
Konverterens virkningsgrad skal afprøves mindst én gang om måneden.
The efficiency of the converter shall be tested at least once per month.
Konverterens virkningsgrad ENOx må ikke være under 95 %.
The efficiency of the converter ENOx shall not be less than 95 per cent.
Hvis der ved hjælp af ozonisatoren ikke kan opnås en reduktion fra 80 % til 20 % i overensstemmelse med punkt 9.3.6.5, når analysatoren er indstillet på det mest anvendte område, anvendes det højeste område, som giver denne reduktion.
If, with the analyzer in the most common range, the ozonator cannot give a reduction from 80 per cent to 20 per cent according to paragraph 9.3.6.5., the highest range which will give the reduction shall be used.
Optimering af detektorens respons
Optimization of the detector response
FID-enheden finindstilles som foreskrevet af fabrikanten.
The FID shall be adjusted as specified by the instrument manufacturer.
Der anvendes en kalibreringsgas bestående af propan i luft til optimering af responsen i det mest anvendte måleområde.
A propane in air span gas shall be used to optimize the response on the most common operating range.
Med brændstof- og luftstrømme indstillet i henhold til fabrikantens anvisninger tilføres analysatoren en kalibreringsgas på 350 ± 75 ppm C. Responsen ved en given brændstoftilførsel bestemmes af forskellen mellem responsen på kalibreringsgas og på nulstillingsgas.
With the fuel and airflow rates set at the manufacturer's recommendations, a 350 ± 75 ppm C span gas shall be introduced to the analyzer. The response at a given fuel flow shall be determined from the difference between the span gas response and the zero gas response.
Responsen på kalibreringsgas og nulstillingsgas ved de pågældende værdier af brændstoftilførslen registreres.
The span and zero response at these fuel flows shall be recorded.
Forskellen mellem responsen på kalibrerings- og nulstillingsgassen afbildes i kurveform, og brændstoftilførslen indstilles, så den svarer til kurvens »fede« side.
The difference between the span and zero response shall be plotted and the fuel flow adjusted to the rich side of the curve.
Man kan vælge at foretage optimeringen ved hjælp af de fremgangsmåder, der er skitseret i SAE nr. 770141.
The optimization may optionally be conducted using the procedures outlined in SAE paper No 770141.
Der foretages en lineær kontrol af analysatoren med propan i luft og renset syntetisk luft som angivet i punkt 9.2.1.3.
A linearity verification of the analyzer shall be performed using propane in air and purified synthetic air according to paragraph 9.2.1.3.
Responsfaktorerne skal bestemmes, når en analysator idriftsættes samt efter større serviceeftersyn.
Response factors shall be determined when introducing an analyzer into service and after major service intervals.
Responsfaktoren (rh) for et given carbonhydrid er forholdet mellem C1-udslaget på FID-analysatoren og gaskoncentrationen i cylinderen, angivet i ppm C1.
The response factor (rh) for a particular hydrocarbon species is the ratio of the FID C1 reading to the gas concentration in the cylinder expressed by ppm C1.
Prøvegassen skal have en koncentration, der giver en respons på ca. 80 % af fuldt skalaudslag.
The concentration of the test gas shall be at a level to give a response of approximately 80 per cent of full scale.
Regnet i volumen skal koncentrationen være bestemt med en nøjagtighed på ± 2 % i forhold til en gravimetrisk standard, udtrykt i volumenenheder.
The concentration shall be known to an accuracy of ± 2 per cent in reference to a gravimetric standard expressed in volume.
Desuden skal gascylinderen være forkonditioneret i 24 timer ved en temperatur på 298 K ± 5 K (25 oC ± 5 oC).
In addition, the gas cylinder shall be preconditioned for 24 hours at a temperature of 298 K ± 5 K (25 oC ± 5 oC).
Nedenfor er angivet hvilke prøvegasser, der skal anvendes, samt områderne for den relative responsfaktor:
The test gases to be used and the relative response factor ranges are as follows:
Værdierne er angivet i forhold til en rh på 1 for propan og renset syntetisk luft.
These values are relative to a rh of 1 for propane and purified synthetic air.
Udelukkende for så vidt angår analysatorer til ufortyndet udstødningsgas foretages der kontrol af oxygeninterferens, når en analysator idriftsættes samt efter de vigtigste serviceintervaller.
For raw exhaust gas analyzers only, the oxygen interference check shall be performed when introducing an analyzer into service and after major service intervals.
Der vælges et område, hvor kontrolgasserne for oxygeninterferens falder i de øverste 50 %.
A measuring range shall be chosen where the oxygen interference check gases will fall in the upper 50 per cent.
Under prøvningen skal ovntemperaturen være indstillet som krævet.
The test shall be conducted with the oven temperature set as required.
Oxygeninterferensgasserne er specificeret i punkt 9.3.3.4.
Oxygen interference check gas specifications are found in paragraph 9.3.3.4.
Analysatoren nulstilles.
The analyzer shall be set at zero.
Analysatoren kalibreres med 0 %-oxygenblandingen til motorer med styret tænding.
The analyzer shall be spanned with the 0 per cent oxygen blend for positive ignition engines.
Instrumenter til motorer med kompressionstænding kalibreres med en 21 %-oxygenblanding.
Compression ignition engine instruments shall be spanned with the 21 per cent oxygen blend.
Nulresponsen kontrolleres igen.
The zero response shall be rechecked.
Hvis den har ændret sig med mere end 0,5 % af fuldskalavisningen, gentages trin a) og b) i dette punkt.
If it has changed by more than 0,5 per cent of full scale, steps (a) and (b) of this paragraph shall be repeated.
5 og 10 %-kontrolgasser for oxygeninterferens tilføres.
The 5 per cent and 10 per cent oxygen interference check gases shall be introduced.
Hvis den har ændret sig med mere end ± 1 af fuldskalavirkningen, gentages prøvningen.
If it has changed by more than ± 1 per cent of full scale, the test shall be repeated.
Oxygeninterferensen EO2 beregnes for hver blanding i trin d) som følger:
The oxygen interference EO2 shall be calculated for each mixture in step (d) as follows: