natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Alle målesystemer, for hvilke andet ikke er angivet andetsteds i denne tabel, navnlig:
The requirement (a) in point 2.6 applies to any calculation, not only conversion.
brændstofstandere (bortset fra flydende gasser)
The measuring system shall not exploit the MPEs or systematically favour any party.
målesystemer på tankbiler til væsker med lav viskositet (≤ 20 mPa.s)
Maximum permissible effect of disturbances
målesystemer til lastning/losning af skibe, jernbanetankvogne og tankbiler [2]målesystemer til mælk
The effect of an electromagnetic disturbance on a measuring system shall be one of the following:
målesystemer til brændstofpåfyldning på luftfartøjer
the change in the measurement result is not greater than the critical change value as defined in point 3.2, or
Målesystemer for flydende gasser under tryk, som måles ved en temperatur på ikke under – 10 °C
the indication of the measurement result shows a momentary variation that cannot be interpreted, memorised or transmitted as a measuring result.
Målesystemer, som normalt er i klasse 0,3 eller 0,5 men anvendes til væsker,
Furthermore, in the case of an interruptible system, this can also mean the impossibility to perform any measurement, or
hvis temperatur er under – 10 °C eller over 50 °C
the change in the measurement result is greater than the critical change value, in which case the measuring system shall permit the retrieval of the measuring result just before the critical change value occurred and cut off the flow.
hvis dynamiske viskositet er over 1000 mPa.s
The critical change value is the greater of MPE/5 for a particular measured quantity or Emin.
hvis maksimale volumenhastighed ikke er over 20L/h
After an appropriate test, taking into account the period of time estimated by the manufacturer, has been performed, the following criterion shall be satisfied:
Systemer til måling af flydende kuldioxid
The variation of the measurement result after the durability test, when compared with the initial measurement result, shall not exceed the value for meters specified in line B of table 2.
Systemer til måling af flydende gasser under tryk, som måles ved en temperatur under – 10 °C (bortset fra kryogene væsker)
For any measured quantity relating to the same measurement, the indications provided by various devices shall not deviate one from another by more than one scale interval where devices have the same scale interval.
Systemer til måling af kryogene væsker (temperatur under – 153 °C)
In the case where the devices have different scale intervals, the deviation shall not be more than that of the greatest scale interval.
Måleenheder
However, in the case of a self-service arrangement the scale intervals of the main indicating device on the measuring system and the scale intervals of the self-service device shall be the same and results of measurement shall not deviate one from another.
Det målte kvantum vises i milliliter, kubikcentimeter, liter, kubikmeter, gram, kilogram eller tons.
It shall not be possible to divert the measured quantity in normal conditions of use unless it is readily apparent.
B+F eller B+D eller H1 eller G.
Any percentage of air or gas not easily detectable in the liquid shall not lead to a variation of error greater than:
EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51.
0,5 % for liquids other than potable liquids and for liquids of a viscosity not exceeding 1 mPa.s, or
Medlemsstaterne kan imidlertid kræve målesystemer af nøjagtighedsklasse 0,3 eller 0,5 til opkrævning af afgifter på mineralolier ved lastning/losning af skibe og jernbanetankvogne og tankbiler.
1 % for potable liquids and for liquids of a viscosity exceeding 1 mPa.s.
BILAG VIII
However, the allowed variation shall never be smaller than 1 % of MMQ.
AUTOMATISKE VÆGTE (MI-006)
This value applies in the case of air or gas pockets.
De relevante væsentlige krav i bilag I, de særlige krav i dette bilag og de metoder til overensstemmelsesvurdering, som er anført i kapitel I i dette bilag, finder anvendelse på de nedenfor angivne automatiske vægte, som bestemmer massen af et legeme ved måling af tyngdekraftens påvirkning af dette.
Instruments for direct sales
Automatisk vægt
A measuring system for direct sales shall be provided with means for resetting the display to zero.
Et instrument, som bestemmer massen af et produkt uden indgreb fra en operatør og følger et på forhånd fastlagt program bestående af automatiske processer, som er karakteristiske for instrumentet.
It shall not be possible to divert the measured quantity.
Automatisk opsamlingsvægt (»automatic catchweigher«)
The display of the quantity on which the transaction is based shall be permanent until all parties in the transaction have accepted the measurement result.
En automatisk vægt, som bestemmer massen af på forhånd samlede særskilte byrder (f.eks. færdigpakkede produkter) eller enkeltbyrder af et bulkprodukt.
Measuring systems for direct sales shall be interruptible.
Automatisk kontrolvægt
Any percentage of air or gas in the liquid shall not lead to a variation of error greater than the values specified in point 5.3.
En automatisk opsamlingsvægt, som opdeler artikler med forskellig masse i to eller flere undergrupper, afhængigt af forskellen mellem deres masse og et nominelt sætpunkt.
Fuel Dispensers
Vægt- og etiketteringsmaskine
Displays on fuel dispensers shall not be capable of being reset to zero during a measurement.
En automatisk opsamlingsvægt, som etiketterer enkeltartikler med vægtoplysninger.
The start of a new measurement shall be inhibited until the display has been reset to zero.
Vægt- og prismærkningsmaskine
Where a measuring system is fitted with a price display, the difference between the indicated price and the price calculated from the unit price and the indicated quantity shall not exceed the price corresponding to Emin.
En automatisk opsamlingsvægt, som mærker enkeltartikler med vægt- og prisoplysninger.
However this difference need not be less than the smallest monetary value.
Automatisk gravimetrisk påfyldningsinstrument
Power supply failure
En automatisk vægt, som fylder en emballage med en bestemt, praktisk talt konstant masse af et bulkprodukt.
A measuring system shall either be provided with an emergency power supply device that will safeguard all measuring functions during the failure of the main power supply device or be equipped with means to save and display the data present in order to permit the conclusion of the transaction in progress and with means to stop the flow at the moment of the failure of the main power supply device.
Diskontinuerlig summationsvægt (»totalising hopper weigher«)
Table 5
En automatisk vægt, som bestemmer massen af et bulkprodukt ved at inddele den i separate byrder.
Note: However, the manufacturer may specify a better accuracy for a certain type of measuring system.
Massen af hver særskilt byrde bestemmes sekventielt og adderes.
Types of Measuring system
Hver særskilt byrde afgives derefter til bulkpartiet.
Measuring systems on pipeline
Kontinuerlig summationsvægt
All measuring systems if not differently stated elsewhere in this Table, in particular:
En automatisk vægt, som kontinuerligt bestemmer massen af et bulkprodukt på et transportbånd uden systematisk at opdele produktet og uden at afbryde transportbåndets bevægelse.
fuel dispensers (not for liquefied gases),
Jernbanebrovægt
measuring systems on road tankers for liquids of low viscosity (< 20 mPa.s)
En automatisk brovægt, som er forsynet med skinner til fremførsel af jernbanevogne.
measuring systems for (un)loading ships and rail and road tankers [2]measuring systems for milk
KAPITEL I
measuring systems for refuelling aircraft
Krav, som er fælles for alle typer automatiske vægte
Measuring systems for liquefied gases under pressure measured at a temperature equal to or above – 10 °C
Fabrikanten skal fastsætte de tilladte driftsbetingelser for instrumentet på følgende måde:
Measuring systems normally in class 0,3 or 0,5 but used for liquids
For målestørrelsen:
whose temperature is less than – 10 °C or greater than 50 °C
Måleområdet, angivet som maksimal og minimal tilladelig kapacitet.
whose dynamic viscosity is higher than 1000 mPa.s
For påvirkningen fra strømforsyningen:
whose maximum volumetric flowrate is not higher than 20 L/h
For vekselstrømforsyning
Measuring systems for liquefied carbon dioxide
nominel vekselstrømforsyning eller grænserne for vekselstrømspændingen.
Measuring systems for liquefied gases under pressure measured at a temperature below – 10 °C (other than cryogenic liquids)
For jævnstrømforsyning
measuring systems for cryogenic liquids (temperature below – 153 °C)
nominel og minimal jævnstrømsforsyning eller grænserne for jævnstrømspændingen.
Units of measurement
For klimatiske og mekaniske påvirkninger:
The metered quantity shall be displayed in millilitres, cubic centimetres, litres, cubic metres, grams, kilograms or tonnes.
Minimumtemperaturområdet er 30 °C, medmindre andet er angivet i de efterfølgende kapitler i dette bilag.
B + F or B + D or H1 or G.
De klasser for det mekaniske miljø, der er omhandlet i bilag I, punkt 1.3.2, finder ikke anvendelse.
OJ L 283, 31.10.2003, p.
For instrumenter, der anvendes under særlig mekanisk belastning, f.eks. instrumenter, der er indbygget i køretøjer, skal fabrikanten fastsætte de mekaniske anvendelsesbetingelser.
51.
For størrelsen af andre påvirkninger (hvis relevant):
However, Member States may require measuring systems of accuracy class 0,3 or 0,5 when used for the levying of duties on mineral oils when (un)loading ships and rail and road tankers.
Arbejdshastighed
ANNEX VIII
Specifikationer for det vejede produkt.
AUTOMATIC WEIGHING INSTRUMENTS (MI-006)
Tilladelig effekt af forstyrrende påvirkninger — Elektromagnetisk miljø
The relevant essential requirements of Annex I, the specific requirements of this Annex and the conformity assessment procedures listed in Chapter I of this Annex, apply to automatic weighing instruments defined below, intended to determine the mass of a body by using the action of gravity on that body.
Præstationskravene og den kritiske ændringsværdi er angivet i det pågældende kapitel i dette bilag for hver instrumenttype.
Automatic weighing instrument
Der skal forefindes anordninger, der begrænser virkningen af hældning, belastning og arbejdshastighed således, at de maksimalt tilladelige fejl ikke overskrides ved normal drift.
An instrument that determines the mass of a product without the intervention of an operator and follows a predetermined programme of automatic processes characteristic of the instrument.
Til materialehåndtering skal forefindes velegnede indretninger, som bevirker, at instrumentet ved normal drift kan arbejde inden for de maksimalt tilladelige fejl.
Automatic catchweigher
Betjeningsorganers grænseflader skal være tydelige og effektive.
An automatic weighing instrument that determines the mass of pre-assembled discrete loads (for example prepackages) or single loads of loose material.
Operatøren skal kunne kontrollere, om en eventuel visningsanordning er intakt.
Automatic checkweigher
Der skal forefindes en passende nulstillingsanordning, der gør det muligt at holde instrumentet inden for de maksimalt tilladelige fejl under normal drift.
An automatic catchweigher that subdivides articles of different mass into two or more subgroups according to the value of the difference of their mass and a nominal set-point.
Resultater, som falder uden for måleområdet, skal være mærket tilsvarende, når det er muligt at lave en udskrift.
Weight labeller
Overensstemmelsesvurdering
An automatic catchweigher that labels individual articles with the weight value.
Til mekaniske systemer:
Weight/price labeller
B+D eller B+E eller B+F eller D1 eller F1 eller G eller H1.
An automatic catchweigher that labels individual articles with the weight value, and price information.
Til elektromekaniske systemer:
Automatic gravimetric filling instrument
B+D eller B+E eller B+F eller G eller H1.
An automatic weighing instrument that fills containers with a predetermined and virtually constant mass of product from bulk.
Til elektroniske systemer eller systemer, som indeholder software:
Discontinuous totaliser (totalising hopper weigher)
B+D eller B+F eller G eller H1.
An automatic weighing instrument that determines the mass of a bulk product by dividing it into discrete loads.
KAPITEL II
The mass of each discrete load is determined in sequence and summed.
Automatiske opsamlingsvægte (»automatic catchweigher«)
Each discrete load is then delivered to bulk.
Nøjagtighedsklasser
Continuous totaliser
Instrumenterne inddeles i grundkategorier angivet med:
An automatic weighing instrument that continuously determines the mass of a bulk product on a conveyor belt, without systematic subdivision of the product and without interrupting the movement of the conveyor belt.
X eller Y
Rail-weighbridge
som foreskrevet af fabrikanten.
An automatic weighing instrument having a load receptor inclusive of rails for conveying railway vehicles.
Disse grundkategorier inddeles tillige i fire nøjagtighedsklasser:
CHAPTER I
XI, XII, XIII og XIIII
Requirements common to all types of automatic weighing instruments
Y(I), Y(II), Y(a) og Y(b)
The manufacturer shall specify the rated operating conditions for the instrument as follows:
som fabrikanten skal angive.
For the measurand:
Instrumenter i kategori X
The measuring range in terms of its maximum and minimum capacity.
Kategori X omfatter instrumenter til kontrol af færdigpakkede produkter i overensstemmelse med kravene i Rådets direktiv 76/211/EØF af 20. januar 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om emballering af visse varer efter vægt eller volumen i færdigpakninger [1].
For the electrical supply influence quantities:
Nøjagtighedsklasserne suppleres af en faktor (x), der fastsætter størrelsen af den i punkt 4.2 foreskrevne maksimalt tilladelige standardafvigelse.
In case of AC voltage supply
Fabrikanten skal angive faktoren (x), hvor (x) er ≤ 2 og har værdien 1 × 10k, 2 × 10k eller 5 × 10k, og k er et negativt helt tal eller nul.
the nominal AC voltage supply, or the AC voltage limits.
Instrumenter i kategori Y
In case of DC voltage supply
Kategori Y omfatter alle andre automatiske opsamlingsvægte.
the nominal and minimum DC voltage supply, or the DC voltage limits.
Middelfejl for instrumenter i kategori X/maksimalt tilladelig fejl for instrumenter i kategori Y
For the mechanical and climatic influence quantities:
Nettobelastning (m) i verifikationsskalaintervaller (e)
The minimum temperature range is 30 °C unless specified otherwise in the following chapters of this Annex.
Maks. tilladelig middelfejl
The mechanical environment classes according to Annex I, point 1.3.2 are not applicable.
Maks. tilladelig fejl
For instruments which are used under special mechanical strain, e.g. instruments incorporated into vehicles, the manufacturer shall define the mechanical conditions of use.
50000 < m ≤ 200000
For other influence quantities (if applicable):
5000 < m ≤ 20000
The rate(s) of operation.
200000 < m
The characteristics of the product(s) to be weighed.
20000 < m ≤ 100000
Permissible effect of disturbances — Electromagnetic environment
2000 < m ≤ 10000
The required performance and the critical change value are given in the relevant Chapter of this Annex for each type of instrument.
Standardafvigelse
Means shall be provided to limit the effects of tilt, loading and rate of operation such that maximum permissible errors (MPEs) are not exceeded in normal operation.
Den maksimalt tilladelige værdi af standardafvigelsen for et instrument i kategori X (x) fås ved at gange faktor (x) med værdien i tabel 2 herunder.
Adequate material handling facilities shall be provided to enable the instrument to respect the MPEs during normal operation.
Nettobelastning (m)
Any operator control interface shall be clear and effective.
Maksimalt tilladelig standardafvigelse for klasse X(1)
The integrity of the display (where present) shall be verifiable by the operator.
1000 g < m ≤ 10000 g
Adequate zero setting capability shall be provided to enable the instrument to respect the MPEs during normal operation.
15000 g < m
Any result outside the measurement range shall be identified as such, where a printout is possible.
For klasse XIIII skal (x) være større end 1.
For mechanical systems:
Skalainterval på verifikationsskala — instrumenter med ét interval
B + D or B + E or B + F or D1 or F1 or G or H1.
Nøjagtighedsklasser
For electromechanical instruments:
Verifikationsskalainterval
B + D or B + E or B + F or G or H1.
Antal verifikationsskalaintervaller n
For electronic systems or systems containing software:
Maksimum
B + D or B + F or G or H1.
0,001 g ≤ e
CHAPTER II
0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g
Automatic Catchweighers
0,1 g ≤ e
Accuracy Classes
0,1 g ≤ e ≤ 2 g
Instruments are divided into primary categories designated by:
5 g ≤ e
X or Y
Skalainterval på verifikationsskala — instrumenter med flere intervaller
as specified by the manufacturer.
Minimumværdi [2]n
These primary categories are further divided into four accuracy classes:
Maksimumværdi
XI, XII, XIII & XIIII
0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g
Y(I), Y(II), Y(a) & Y(b)
0,1 g ≤ ei
which shall be specified by the manufacturer.
5 g ≤ ei
Category X Instruments
Hvor:
Category X applies to instruments used to check prepackages made up in accordance with the requirements of Council Directive 76/211/EEC of 20 January 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to the making-up by weight or by volume of certain prepackaged products [1] applicable to prepackages.
i del-vejeområde
The accuracy classes are supplemented by a factor (x) that quantifies the maximum permissible standard deviation as specified in point 4.2.
r samlet antal del-vejeområder.
The manufacturer shall specify the factor (x), where (x) shall be ≤ 2 and in the form 1 × 10k, 2 × 10k or 5 × 10k, where k is a negative whole number or zero.
Måleområde
Category Y Instruments
Ved angivelse af måleområde for instrumenter af klasse Y skal fabrikanten tage hensyn til, at minimumkapaciteten ikke må være under:
Category Y applies to all other automatic catchweighers.
Klasse Y(I)
Mean error Category X/MPE Category Y instruments
Klasse Y(II)
Net Load (m) in verification scale intervals (e)
20 e for 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g, og 50 e for 0,1 g ≤ e
Maximum permissible mean error
Klasse Y(a)
Maximum permissible error
Klasse Y(b)
50000 < m ≤ 200000
Sorteringsvægte, f.eks. brevvægte og vægte til affald
5000 < m ≤ 20000
Dynamisk indstilling
50 < m ≤ 200 ± 1,0 e
Eventuelle dynamiske indstillingsanordninger til kompensation for de dynamiske virkninger af byrder i bevægelse skal, når de forefindes, være forsynet med spærring, som forhindrer dem i at arbejde uden for belastningsområdet, og skal kunne sikres.
20000 < m ≤ 100000
Præstationer under påvirkning af influerende faktorer og elektromagnetiske forstyrrelser
2000 < m ≤ 10000
Maksimalt tilladelige fejl som følge af influerende faktorer er:
Standard deviation
ved statisk vejning under ikke-automatisk funktion som foreskrevet i tabel 1.
Maximum permissible value for the standard deviation of a class X (x) instrument is the result of the multiplication of the factor (x) by the value in Table 2 below.
For instrumenter i kategori Y:
Net Load (m)
for hver belastning under automatisk funktion som foreskrevet i tabel 1.
Maximum permissible standard deviation for class X(1)
ved statisk vejning under ikke-automatisk funktion som foreskrevet for kategori X i tabel 1.
1000 g < m ≤ 10000 g
Den kritiske størrelse af ændringen som følge af en forstyrrelse er ét verifikationsskalainterval.
15000 g < m
temperaturinterval:
For class XIII (x) shall be not greater than 1.
For klasse XI og Y(I) er minimumområdet 5 °C.
For class XIIII (x) shall be greater than 1.
For klasse XII og Y(II) er minimumområdet 15 °C.
Verification scale interval — single interval instruments
KAPITEL III
Accuracy classes
Automatiske gravimetriske påfyldningsinstrumenter
Verification scale interval
Fabrikanten skal både angive referencenøjagtighedsklassen Ref(x) og de(n) driftsmæssige nøjagtighedsklasse(r) X(x).
Number of verification scale intervals n
Nøjagtigheden af en instrumenttype angives ved en referencenøjagtighedsklasse Ref(x), som svarer til den bedst mulige nøjagtighed for instrumenter af den pågældende type.
Minimum
Efter installation betegnes de enkelte instrumenter ved en eller flere driftsmæssige nøjagtighedsklasser X(x) under hensyntagen til de særlige produkter, som vejes.
Maximum
Klassifikationsfaktoren (x) skal være ≤ 2 og have værdien: 1 × 10k, 2 × 10k eller 5 × 10k, hvor k er et negativt helt tal eller nul.
0,001 g ≤ e
Referencenøjagtighedsklassen, Ref(x), finder anvendelse på statiske belastninger.
0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g
For den driftsmæssige nøjagtighedsklasse X(x) er X et system, der sammenholder nøjagtigheden med byrdens vægt, og x) er en multiplikator for de fejlgrænser, der foreskrives for klasse X(1) i punkt 2.2.
0,1 g ≤ e
Statisk vejefejl
0,1 g ≤ e ≤ 2 g
Ved statisk belastning ved de tilladte driftsbetingelser er den maksimalt tilladelige fejl for referencenøjagtighedsklassen Ref(x) lig 0,312 af den maksimalt tilladelige afvigelse af hver påfyldning fra gennemsnittet som foreskrevet i tabel 5, ganget med klassifikationsfaktoren (x).
5 g ≤ e
Ved instrumenter, hvor påfyldningen kan stamme fra mere end én belastning (f.eks. kumulative eller selektive kombinationsvægte), skal den maksimalt tilladelige fejl for statiske belastninger svare til den nøjagtighed, der kræves for påfyldningen som foreskrevet i punkt 2.2 (dvs. at den ikke må være lig summen af den maksimalt tilladelige afvigelse for individuelle belastninger).
Verification scale interval — multi-interval instruments
Afvigelse fra gennemsnitlig påfyldningsmængde
Minimum value [2]n
Påfyldningens masse — m (g)
Maximum value
Maksimalt tilladelig afvigelse af hver påfyldning fra gennemsnittet for klasse X(1)
0,001 g ≤ ei
1000 < m ≤ 10000
0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g
10000 < m ≤ 15000
0,1 g ≤ ei
15000 < m
5 g ≤ ei
Den beregnede tilladelige afvigelse af hver påfyldning fra gennemsnittet kan korrigeres for virkningen af materialets partikelstørrelse.
Where:
For instrumenter, som kan forudindstilles til en bestemt påfyldningsvægt, må den maksimalt afvigelse mellem den forudindstillede værdi og påfyldningernes gennemsnitsmasse ikke være over 0,312 gange den maksimalt tilladelige afvigelse af hver påfyldning fra gennemsnittet som foreskrevet i tabel 5.
r total number of partial ranges
Præstationer under påvirkning af influerende faktorer og elektromagnetiske forstyrrelser
Measurement Range
Den maksimalt tilladelige fejl som følge af influerende faktorer er som angivet i punkt 2.1.
In specifying the measurement range for class Y instruments the manufacturer shall take account that the minimum capacity shall not be less than:
Den kritiske ændring som følge af en forstyrrelse er den ændring af den statiske vægtangivelse, som er lig den maksimalt tilladelige fejl angivet i punkt 2.1, beregnet for den minimalt tilladelige fyldning, eller, for instrumenter, hvis påfyldningsmængde består af mange byrder, den ændring, som har tilsvarende virkning på påfyldningsmængden.
class Y(I)
Den beregnede kritiske ændring rundes op til nærmeste skalainterval (d).
class Y(II)
Fabrikanten skal angive den minimalt tilladelige fyldning.
20 e for 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g, and 50 e for 0,1 g ≤ e
KAPITEL IV
class Y(a)
Diskontinuerlige summationsvægte
class Y(b)
Instrumenterne inddeles i følgende fire nøjagtighedsklasser: 0,2; 0,5; 1; 2.
Scales used for grading, e.g. postal scales and garbage weighers
Tabel 6
Dynamic Setting
Maksimalt tilladelig fejl på summeret belastning
The dynamic setting facility shall operate within a load range specified by the manufacturer.
Skalainterval
When fitted, a dynamic setting facility that compensates for the dynamic effects of the load in motion shall be inhibited from operating outside the load range, and shall be capable of being secured.
Skalaintervallet (dt) på den summerede værdi skal være i intervallet
Performance Under Influence Factors And Electromagnetic Disturbances
0,01 % maks ≤ dt ≤ 0,2 % maks
The MPEs due to influence factors are:
Mindst tilladte summerede belastning (Σmin)
For category X instruments: For automatic operation; as specified in Tables 1 and 2,