கேள்வி: இதய துடிப்பலைஅளவி - வடிகட்டியைத் தேர்ந்தெடுத்தல் குறித்து விரிவாக சொல்லுங்கள்.
பதில்: நவீன ஈசிஜி கண்காணிப்பு இயந்திரங்கள் சமிக்ஞை செயற்பாட்டிற்கான பலவகை வடிகட்டிகளை வழங்குகின்றன. இதில் மிகவும் பொதுவான அமைப்பு முறைகள் கண்காணிப்பு முறை மற்றும் நோய் கண்டறியும் முறை ஆகியவையாகும். கண்காணிப்பு முறைமையில், குறைந்த விசையெண் வடிகட்டி (இது நிச்சயிக்கப்பட்டதை விட அதிக விசையெண் கொண்ட சமிக்ஞைகளையும் கடத்தும் என்பதால் அதிகக் கடத்தி வடிகட்டி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) 0.5 ஹெர்ட்ஸ் அல்லது 1 ஹெர்ட்ஸ் என்னும் அளவில் வைக்கப்படுகிறது மற்றும் அதிக விசையெண் கடத்தி (இது நிச்சயிக்கப்பட்டதை விட குறைந்த விசையெண் கொண்ட சமிக்ஞைகளையும் கடத்தும் என்பதால் குறை-கடத்தி வடிகட்டி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) 40 ஹெர்ட்ஸ் அளவிற்கு அமைக்கப்படுகிறது. இதனால் இதயத் தாளத்திற்கான வழக்கமான கண்காணிப்பு பருப்பொருள் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. அதிகக்-கடத்தி வடிகட்டியானது, அலையும் அடிக்கோட்டைக் குறைக்க உதவுகிறது மற்றும் குறை-கடத்தி வடிகட்டி 50 அல்லது 60 ஹெர்ட்ஸ் அளவுக்கு சக்திக் கோட்டு ஒலியைக் குறைக்க உதவுகிறது; (பல நாடுகளிலும் சக்திக் கோட்டு வலைப்பின்னல் விசையெண் 50 முதல் 60 ஹெர்ட்ஸ் வரை வேறுபடுகிறது). நோய் கண்டறியும் முறைமையில், அதிகக்-கடத்தி வடிகட்டி 0.05 ஹெர்ட்ஸ் அளவில் அமைக்கப்படுகிறது; இது எஸ்டி பகுதிகள் துல்லியமாகப் பதிவு செய்யப்பட உதவுகிறது. குறை-கடத்தி வடிகட்டி 40,100 அல்லது 150 ஹெர்ட்ஸ் விசையெண்ணுக்கு அமைக்கப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, நோய் கண்டறியும் முறைமையைவிடக் கண்காணிப்பு முறைமையில் ஈசிஜியின் வெளிப்பாட்டுத் திரை மேலும் வடிகட்டுதலுக்கு உள்ளாகிறது; இதன் செல்லும் அலைவரிசை குறுகலாக உள்ளதுதான் காரணம்.மார்க் ஜேபி "இதயக் குழலி கண்காணிப்பிற்கான ஒரு படப் புத்தகம்" ப. 130. நியூயார்க்: சர்ச்சில் லிவிங்ஸ்டன், 1998. ஐஎஸ்பிஎன் 0-443-08891-8.
கேள்வி: இதய துடிப்பலைஅளவி - முன்மார்பு மின்திறத் தடங்கள் என்பது என்ன?
பதில்: முன்மார்பு மின்திறத் தடங்களுக்கான (வி1, வி2, வி3, வி4, வி5, மற்றும் வி6) ஆகிய மின்முனைகள் இதயத்தில் நேரடியாக வைக்கப்படுகின்றன. அவை இதயத்திற்கு மிக அருகிலேயே இருப்பதால் அவற்றை அதிகரிக்கத் தேவையில்லை. வில்சனின் சென்ட்ரல் டெர்மினல் எதிர்மறை மின்முனைக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது; மற்றும் இந்த மின் திறத் தடங்கள் ''ஒரு முனை காந்த சக்தி'' உடையவையாகக் கருதப்படுகின்றன.(வில்சன் சென்ட்ரல் டெர்மினல் என்பது மூன்று அவயவ லீடுகளின் சராசரியே என்பதை நினைவில் கொள்க. இது உடலின் பொதுவான அல்லது சராசரியான ஆற்றலைத் தோராயமாக்குகிறது). முன்மார்பு மின்திறத் தடங்கள், ''கிடைநிலைத் தளம்'' எனப்படும் இதயத்தின் மின் இயக்கத்தை நோக்குகின்றன. கிடைநிலைத் தளத்தில் இதயத்தின் மின் அச்சு என்பதானது ''இஜட் அச்சு'' எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது.
கேள்வி: இதய துடிப்பலைஅளவி - அலைகளும் இடைவெளிகளும் பற்றி விளக்கவும்.
பதில்: File:SinusRhythmLabels.svg File:ECG principle slow.gif இதய சுழற்சியின் (இதயத்துடிப்பு) ஓர் உதாரண ஈசிஜி தடயமறிதல் என்பது ஒரு பி அலை, ஒரு க்யூஆர்எஸ் பல்கூட்டுத்தொகுதி, ஒரு டி அலை, மற்றும் ஒரு யு அலை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியிருக்கும்; சாதாரணமாக, இது 50லிருந்து 75 சதவிகிதம் ஈசிஜிக்களில் தென்படும்.தேசிய இதய, நுரையீரல் மற்றும் ரத்த நிறுவனம் ஈசிஜி மற்றும் உங்கள் இதய மின்சாரம் இரண்டிற்கும் இடையில் இருக்கும் தொடர்பைப் பற்றி விளக்கும் ஒரு திரைப்படத்தை இந்த இடத்தில் காணவும். http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/hhw/hhw_electrical.html இதய மின்துடிப்புப் பதிவியின் அடிப்படையான மின்னியக்க விசையளவு ''ஐஸோஎலெக்ட்ரிக் லைன்'' என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ஓர் உதாரண ஐஸோஎலெக்ட்ரிக் லைன் என்பது டி அலைக்குப் பின்னரும் அடுத்த பி அலைக்கு முன்னரும் உள்ள தடமறியும் பகுதியாக அளவிடப்படுகிறது. {| class="wikitable" |- !அம்சம் !விரித்துரைப்பு !கால அளவு |- | பி அலை | இதய மேலறையிலிருந்து சாதாரணமான காந்த நீக்கத்துக்குப் பின்னர், முக்கிய மின் நோய் கடத்தி உயிரி எஸ்ஏ கணுவிலிருந்து ஏவி நோடிற்கு அனுப்பப்படுகிறது; மேலும் அது வலது இதய மேலறையிலிருந்து இடது இதய மேலறைக்குப் பரவும். இதுவே ஈசிஜியில் பி அலையாக மாறுகிறது. | 80 எம்எஸ் |- |பிஆர் பகுதி |பிஆர் பகுதி பி அலையையும் க்யூஆர்எஸ் பல்கூட்டுத் தொகுதியையும் இணைக்கிறது. |150லிருந்து 200 எம்எஸ் |- |க்யூஆர்எஸ் பல்கூட்டுத் தொகுதி |க்யூஆர்எஸ் பல்கூட்டுத்தொகுதி என்பது வலது மற்றும் இடது இதயக் கீழறைகளின் காந்த சக்தியை நீக்குவதை குறிக்கும் ஒரு தனித்த இதயத்துடிப்பின் ஈசிஜி பதிவதாகும். |70லிருந்து 110 எம்எஸ் |- |எஸ்டி பகுதி |எஸ்டி பிரிவு க்யூஆர்எஸ் பல்கூட்டுத்தொகுதி மற்றும் டி அலையை இணைப்பதாகும். |80 லிருந்து 120 எம்எஸ். |- |டி அலை |டி அலை, இதயக் கீழறைகள் காந்த சக்தியை மீண்டும் அடைவதைக் (அல்லது அதன் மறுமீட்சியை) குறிக்கிறது க்யூஆர்எஸ் பல்கூட்டுத் தொகுதியின் தொடக்கத்திலிருந்து டி அலையின் உச்சி வரை உள்ள இடைவெளி ''முழுமையான செயல் முறிவுக் காலம்'' என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. டி அலையின் கடைசிப் பாதி ''வரம்புற்ற செயல் முறிவுக் காலம்'' (அல்லது ஊறு நேரக்கூடியக் காலம்)என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. |160 எம்எஸ் |- |பிஆர் இடைவெளி |பிஆர் இடைவெளி என்பது பி அலையின் தொடக்கத்திலிருந்து க்யூஆர்எஸ் பல்கூட்டுத் தொகுதியின் தொடக்கம் வரை எனக் கணக்கிடப்படுகிறது. |120லிருந்து 200 எம்எஸ் |- |எஸ்டி இடைவெளி |எஸ்டி இடைவெளி என்பது ஜே புள்ளியிலிருந்து டி அலையின் நுனி வரை என அளவிடப்படுகிறது. |320எம்எஸ் |- |க்யூடி இடைவெளி |க்யூடி இடைவெளி என்பது க்யூஆர்எஸ் பல்கூட்டுத் தொகுதியின் தொடக்கத்திலிருந்து டி அலையின் முடிவு வரை என அளவிடப்படுகிறது. |300 லிருந்து 430எம்எஸ் |- |யூ அலை |யூ அலை என்பது எப்போதும் தென்படுவதில்லை. சாதாரணமாக, அது சிறியதாக இருக்கும்; மேலும், வரையறுத்தலின்படி அது டி அலையைத் தொடர்கிறது. | |} தொடக்கத்தில் நான்கு வளை நிலைகள் இருந்தன; ஆனால் ஆரம்ப காலப் பெருக்குவான்களினால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட செயற்கைப் பொருட்களைக் கணித முறைமை செய்த பிறகு, ஐந்து வளை நிலைகள் இருப்பதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. தடயமறிதலைக் கண்டறிய ஐந்தொவென், பி, க்யூ, ஆர், எஸ் மற்றும் டி என்னும் எழுத்துக்களைத் தேர்ந்தெடுத்தார்; இவை திருத்தப்படாத பதிவுகளான ஏ, பி, சி மற்றும் டியின் மீதாக எழுதப்பட்டன.ஹர்ஸ்ட் ஜேடபிள்யூ. தற்போதைய பார்வை: ஈசிஜியில் உள்ள அலைகளைப் பெயரிடுவது மற்றும் அவற்றின் உருவாக்கம் பற்றி ஒரு சுருக்கமான குறிப்பு. ரத்தவோட்டம். 1998;98:1937-1942.http://www.circ.ahajournals.org/cgi/content/full/98/18/1937
கேள்வி: இதய துடிப்பலைஅளவி - ஆராய்ச்சி பற்றி தகவல் சொல்.
பதில்: தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டுஹார்வார்ட் மருத்துவப் பள்ளியின் ரிச்சர்ட் எல். வெரியரின் ஆய்வுக் கூடத்தில் வரும் ஆராய்ச்சிகள், ஆர்-அலை மற்றும் டி-அலை ஆகிய இரண்டிலுமான ஈசிஜியின் வேறுபாட்டில் உள்ள ஒரு படிப்படியான பெருக்கம், இதயக் கீழறை குறு நடுக்கம் என்னும் நிலையை முன்னறிவிப்பதாகக் கூறுகின்றன. மகுட உருதமனி நோய் கொண்டுள்ளவர்களில் உடற்பயிற்சியின் காரணமாக, டி-அலை வேறுபாடு அதிகரிக்கிறது; ஆனால், சாதாரண நோயாளிகளில் இதன் தாக்கம் காணப்படுவதில்லை. மற்ற சோதனை முடிவுகள், தற்போது கிடைக்கப் பெறும் பிற ஆதாரங்களுடன் அவற்றை இணைத்துக் காண்கையில், ஆர்-அலை மற்றும் டி-அலை வேறுபாடு இரண்டிற்கும் நோய் வருவதை உரைக்கும் தன்மை உள்ளதாகத் தெரிவிக்கின்றன.
கேள்வி: இதய துடிப்பலைஅளவி - புற இணைப்புகள் என்பது என்ன?
பதில்: * [http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/ekg/ekg_what.html இதயத் துடிப்பு மின்பதிவி, ஈகேஜி, அல்லது ஈசிஜி] –&nbsp;ஈசிஜி என்றால் என்ன, யாருக்கு அது தேவை, அதன்போது எதை எதிர்பார்க்க வேண்டும் போன்றவை. தேசிய இதய, நுரையீரல் மற்றும் ரத்த நிறுவனம் (என்ஐஹெச்சின் ஒரு பிரிவு) எழுதியது. * [http://davidge2.umaryland.edu/~emig/ekgtu01.html யூனிவர்சிடி ஆஃப் மேரிலேண்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் மெடிசின் எமர்ஜன்சி இண்டரஸ்ட் க்ரூப்] - ஒரு மருத்துவ மாணவரும் இதயவியல் நிபுணரும் எழுதிய ஈகேஜிகளுக்கான ஒரு அறிமுகம். * 100 படிகளில் ஈசிஜி: [http://pn.lifehugger.com/sites/default/files/filefieldppts/ECG_in_100_steps.ppt படவில்லைக் காட்சி] * [https://www.nottingham.ac.uk/nursing/practice/resources/cardiology/function/placement_of_leads.php ECG Lead Placement]- "இதயவியல் பற்றி ஒன்றுமே அறியாத செவிலியர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட" ஒரு கற்பிப்பு வழிகாட்டி நூல். * [http://en.ecgpedia.org ஈசிஜிபீடியா: ஈசிஜி மேல்விளக்கத்திற்கான ஒரு பாடப் பயிற்சி.] * [http://www.ecglibrary.com 12-மின் திறத்தட ஈசிஜி நூலகம்] * [http://www.ecgsim.org இதயத்தின் மின் துடிப்புக்களுடன் ஈசிஜிக்கான தொடர்பு பற்றிய ஆய்வு மற்றும் செயற்காட்டு முறைக்கான ஒரு பாவனைக் கருவி.] * [http://www.epi.umn.edu/ecg/ மின்னோஸ்டா ஈசிஜி குறியீடு] * [http://www.open-ecg-project.org/ திறந்த ஈசிஜி திட்டம்- ஒரு திறந்த ஈசிஜி தீர்வை உருவாக்க உதவி.] * [http://www.gwc.maricopa.edu/class/bio202/cyberheart/ekgqzr0.htm ஈகேஜி மறு ஆய்வு: இதய லயக் கேடு] - பல்கலைக் கழக உயிரியலுக்காக (உடலமைப்பு இயல் மற்றும் உடற்கூறு) எழுதப்பட்ட ஈசிஜியைப் படிப்பதற்கான ஒரு வழிகாட்டு நூல். பகுப்பு:மருத்துவ சோதனைகள் பகுப்பு:இதய மின் உடலமைப்பு இயல் பகுப்பு:மின் உடலமைப்பு இயல் பகுப்பு:இதயவியல் பகுப்பு:மருத்துவக் கருவிகள் பகுப்பு:கூகுள் தமிழாக்கம்-மருத்துவக் கருவிகள்