கேள்வி: நிக்கல்சனின் நீர்மமானி என்பது என்ன?
பதில்: நிக்கல்சனின் நீர்மமானி (''Nicholson's Hydrometer'') என்பது நீர்மம் நிலையிலுள்ள பொருட்களின் ஒப்படர்த்தியைக் காணப் பயன்படும் ஒரு கருவியாகும். இக்கருவி பாரன்கீட் நீர்மமானியின் ஒரு மேம்படுத்தப்பட்ட அமைப்பாகும். வில்லியம் நிக்கல்சன் (1753-1815) என்பவரால் இது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
கேள்வி: நிக்கல்சனின் நீர்மமானி - சோதனை பற்றி நீங்கள் என்ன அறிந்துள்ளீர்கள்?
பதில்: உலர்ந்த நிலையில் நிக்கல்சன் நீர்மமானியின் நிறையினைத் துல்லியமாகக் காணவேண்டும் (W). இந்த நிலையில் மானியை நீரில் மிதக்க விடவேண்டும். தட்டில் தேவையான சிறு நிறைகளை வைத்து தண்டிலுள்ள குறிவரை மூழ்கச் செய்யவேண்டும் (w). இதன்பின்பு ஒப்படர்த்தி காண வேண்டிய நீர்மத்தில் மிதக்கவிட்டு குறிவரை மூழ்க வைத்து நிறையைக் காணவேண்டும் (x). இப்போது ஒப்படர்த்தி = குறிவரை நீர்மத்தில் மூழ்கத் தேவையான மொத்த நிறை / குறிவரை நீரில் மூழ்கத் தேவையான மொத்த நிறை = (W+x) / (W+w).''[http://books.google.com/books?dq=fahrenheit+hydrometer&lr=&pg=RA1-PA170&id=1jYAAAAAYAAJ&as_brr=1#PRA1-PA170,M2 School Physics]'' by Elroy McKendree Avery, 1895, American Book Company, New York, பக். 70. File:Fahrenheit hydrometer.jpg
கேள்வி: நிக்கல்சனின் நீர்மமானி - கோட்பாடு பற்றி நீங்கள் என்ன அறிந்துள்ளீர்கள்?
பதில்: மிதக்கும் பொருளின் நிறையும் அதனால் விலக்கப்படும் நீர்மத்தின் நிறையும் சமமாக இருக்கிறது.