கேள்வி: வெப்பக் கதிர் அளவி பற்றி விளக்கவும்.
பதில்: File:JPL Spiderweb Bolometer.jpg அளவிடுதலில் சிலந்திவலை வெப்பக் கதிர் அளவி]] வெப்பக் கதிர் அளவி (''bolometer'') என்பது தன் மீது விழும் மின்காந்தக் கதிர்வீச்சு திறன், அது பொருள் மீது உண்டாக்கும் வெப்பம் (இயற்பியல்), வெப்பநிலை பொறுத்து மாறும் மின்தடை கொண்டு கண்டறியப் பயன்படுகிறது. 1878 ல் சாமுவேல் பியேர்பாயிண்ட் இலாங்லே என்ற ஐக்கிய அமெரிக்கா வானியலாளர் உருவாக்கப்பட்டது.See, for example, [http://www.merriam-webster.com/dictionary/bolometers bolometers – Definition from the Merriam-Webster Online Dictionary]
கேள்வி: வெப்பக் கதிர் அளவி - இயங்கும் விதம் பற்றி விளக்கவும்.
பதில்: File:Bolometer conceptual schematic.svg அளவு வெப்பக் கொண்மை ''C'' வெப்பநிலை, ''T''. வெப்பக் கடத்துதிறன் ''G'' வெப்பநிலை உயர்வு Δ''T'' = ''P''/''G''. வெப்பநிலை உயர்வு மின்தடை வெப்பமானி அளக்கப்படுகிறது. உள்ளார்ந்த வெப்ப மற்றும் நேர மாறிலி τ = ''C''/''G''.]] வெப்பக் கதிர் அளவி ஒரு உறிஞ்சும் பகுதியைக் கொண்டுள்ளது. மெல்லிய உலோகம், மாறாத வெப்பநிலைக் கொண்ட வெப்பத் தேக்கியுடன் (reservoir) இணைக்கப்பட்டுள்ளது. உறிஞ்சும் பகுதியை அடையும் எந்ததொரு வெப்பக் கதிரால், அதன் வெப்பநிலையை வெப்பத் தேக்கியின் வெப்பநிலையை விட அதிகமாகிறது. வெப்ப உட்கவர்வுதிறன் அதிகரிக்கும் போது வெப்பநிலையும் அதிகரிக்கிறது. உள்ளார்ந்த வெப்ப மற்றும் நேர மாறிலி (intrinsic thermal time constant), உணர்கருவியின் வேகம் அதிகரிக்கிறது. இது வெப்பக் கொண்மை வெப்பக் கடத்துதிறன் இடையேயான விகிதத்திற்குச் சமம்.P. L. Richards, "Bolometers for infrared and millimeter waves," ''Journal of Applied Physics'' 76, 1–36 (1994), வெப்பநிலை மாற்றம் மின்தடை வெப்பமானி அளக்கப்படுகிறது. உலோகம் வெப்பக் கதிர் அளவிகள் குளிர்விக்கும் திறன் தொடர்ந்து வேலை செய்யும் தன்மை கொண்டவை. இவை மெல்லிய உலோகத் தகடு அல்லது சுருளால் உருவாக்கப்படுகிறது. குறைகடத்தி அல்லது மீக்கடத்துதிறன் பெரும்பாலான வெப்பக் கதிர் அளவிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. கடுங்குளிர்பெறுமுறை துகள் கண்டுணரிகளைக் (Cryogenic particle detectors) கொண்டு இக்கருவி இயக்கப்படுகிறது. இதனால் வெப்பக் கதிர் அளவியின் துல்லியத்தன்மை சிறப்பாக உள்ளது. ஒளியணு மற்றும் அயனியாக்கும் கதிர் என அனைத்துக் கதிர்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கரும்பொருள் (வானியல்) போன்ற எந்த கதிர்வீச்சு இக் கருவியைப் பயன்படுத்தலாம். மிகவும் துல்லியமான வெப்பக் கதிர் அளவிகளில் மீள அமைத்தல் மெதுவாக நடைபெறும். வெப்ப உணரிகள் என அழைக்கப்படுகிறது.
கேள்வி: வெப்பக் கதிர் அளவி - இலாங்லேயின் வெப்பக் கதிர் அளவி குறித்து விரிவாக சொல்லுங்கள்.
பதில்: முதல் வெப்பக் கதிர் அளவி சாமுவேல் பியேர்பாயிண்ட் இலாங்லே உருவாக்கப்பட்டது. கருப்பு மை பூசப்பட்ட இரண்டு பிளாட்டினம் தகடுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. வீட்ஸ்டன் சமனச்சுற்று இணைக்கப்பட்ட இரண்டு பிளாட்டினத் தகடுகளும், இது ஒரு சக்திவாய்ந்த கால்வனாமீட்டர் மற்றும் மின்கலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. தகடுகளின் மீது விழும் மின்காந்தக் கதிர்வீச்சு, அதன் மின்தடை மாற்றுகிறது. 1880 ல் உருவாக்கப்பட்ட இலாங்லேயின் வெப்பக் கதிர் அளவி கால் மைல் உள்ள பசு உடல் வெப்பத்தை உணர உதவியது.[http://www.hao.ucar.edu/education/bios/langley.php Samuel P. Langley Biography] High Altitude Observatory, University Corporation for Atmospheric Research[http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Langley/langley_2.php NASA Earth Observatory] இக் கருவி வெப்பத்தைக் கொண்டு நிறமாலை உணரப் பயன்படுகிறது. பிரான்ஃகோபர் கோடுகள் கொண்டு அவை கண்டறியப்படுகின்றன. அவர் அணு மற்றும் மூலக்கூற்று உட்கவர் வரிகளை (absorption lines) கட்புலனாகும் நிறமாலை அகச்சிவப்புக் கதிர் பகுதியைக் கொண்டு கண்டறிந்தார். 1892 ல் நிக்கோலா தெஸ்லா, தனது மின்னோட்டம் சார்ந்த சோதனைகளைச் செய்ய, இலாங்லேயின் வெப்பக் கதிர் அளவி பயன்படுத்த தனிப்பட்ட முறையில் அனுமதி பெற்றார்.
கேள்வி: வெப்பக் கதிர் அளவி - வானியலில் பயன்கள் என்பது என்ன?
பதில்: வெப்பக் கதிர் அளவி எந்த அதிர்வெண் மற்றும் அலைநீளம் கொண்ட கதிர்வீச்சையும் கண்டுணர உதவுகிறது. அதிக அதிர்வெண் கொண்ட அகச்சிவப்புக் கதிர் மற்றும் டெராகெர்ட்சு கதிரியக்கம் ஆகியவற்றையும் கண்டறிய வானியல் பயன்படுகிறது. கருவியின் துல்லியத்தன்மையை அதிகரிக்க தனிச்சுழி வெப்பநிலை அருகாமையில், அதன் வெப்பநிலை நிலைநிறுத்தப்படுகிறது. குறு மின்காந்தஅலை வானியலில் (submillimeter astronomy) வெப்பக் கதிர் அளவி கீழ்க்கண்ட ஆய்வகங்களில் ஹெர்ஷெல் விண் ஆய்வகம் மற்றும் ஜேம்ஸ் கிளார்க் மேக்ஸ்வெல் தொலைநோக்கி பயன்படுத்தப்படுகிறது.
கேள்வி: வெப்பக் கதிர் அளவி - சூடேற்றப்பட்ட இலத்திரன் வெப்பக் கதிர் அளவி பற்றி விளக்கவும்.
பதில்: கடுங்குளிரியல் வெப்பநிலையில், தனிச்சுழி வெப்பநிலைக்கு சிறிது மேலே சூடேற்றப்பட்ட இலத்திரன் வெப்பக் கதிர் அளவி செயல்படுகிறது. கடுங்குளிரியல் வெப்பநிலையில், ஒலி ஆற்றல் கற்றைகள் (phonon) மற்றும் இலத்திரன்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இவை சூடேற்றப்பட்ட இலத்திரன்களை உருவாக்க பயன்படுகிறது.F.C. Wellstood, C. Urbina and J. Clarke, "Hot-electron effects in metals," ''Physical Review B'' 49, 5942–5955 (1994), உறிஞ்சும் அமைப்பின் மின்தடை, இலத்திரன் வெப்பநிலையைப் பொறுத்தது. இலத்திரன் அமைப்பில் மின்தடை வெப்பநிலைமானியை பயன்படுத்தலாம்.
கேள்வி: வெப்பக் கதிர் அளவி - மேலும் பார்க்க என்பது என்ன?
பதில்: *வெப்பமின் இரட்டை *மீவெப்பநிலை அளவி *வெப்பமாறுமின்தடை *கதிரவ அனல்மானி
கேள்வி: வெப்பக் கதிர் அளவி - வெளியிணைப்புகள் பற்றி விளக்கவும்.
பதில்: *[http://bolo.berkeley.edu/bolometers/introduction.html Introduction to bolometers] (Richards group, Dept. of Physics, UC Berkeley) *[http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Langley/langley_2.php NASA on the history of the bolometer] *[http://ads.harvard.edu/books/saoann/ Langley's own words on the bolometer and its use] பகுப்பு:உணரிகள் பகுப்பு:அளவிடும் கருவிகள் பகுப்பு:துகள் முடுக்கிகள் பகுப்பு:கதிர்வீச்சளவியல்