கேள்வி: ஆம்ப்பியர் மானி - நேர்த்திசை மின்னோட்டமானி (D.C. Ammeter) பற்றி தகவல் சொல்.
பதில்: குறைவான மின்தடை கொண்ட மின்தடையாக்கி ஒன்றை இயங்குசுருள் கால்வனாமீட்டருடன் பக்க இணைப்பாக இணைத்தால், அது நேர்த்திசை மின்னோட்டமானி எனப்படும். குறைந்த மின்தடையுடைய மின்தடையாக்கி இணைத்தடம் (shunt) எனப்படும். இணைத்தடத்தின் மின் தடை குறையக் குறைய மின்னோட்டமானியின் மின்னோட்ட-நெடுக்கம் (range) அதிகரிக்கும்.
கேள்வி: ஆம்ப்பியர் மானி - மாறுதிசை மின்னோட்டமானி (A.C. Ammeter) பற்றி விளக்கவும்.
பதில்: File:Zero-Center Ammeter.JPG நேர்த்திசை மின்னோட்டமானியை மாறுதிசை மின்னோட்டம் அளவிடப் பயன்படுத்த முடியாது. ஏனெனில், மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் திசைமாறும் இயல்பு நேர்த்திசை மின்னோட்டமானியின் குறிமுள்ளை அலைவுறச் செய்து கொண்டே இருக்கும்; எனவே, குறிப்பிட்டு ஒரு அளவீட்டினை அளவிடவே முடியாது. எனவே தான், மாறுதிசை மின்னோட்டமானி தேவைப்படுகிறது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கருவிகள் மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை அளவிடப் பயன்படுத்தப் படுகின்றன: # இயங்கு இரும்பு கருவிகள் (moving-iron instruments) - காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள உலோகத்தண்டுகளுக்கு இடையே ஏற்படும் விலக்கத்தின் அடிப்படையில் வேலை செய்கின்றன. # சுடுகம்பி கருவிகள் (hot wire instruments) - மின்னோட்டம் தாங்கிய கம்பியில் உருவாகும் விரிவின் அடிப்படையில். (இக்கருவி நேர்த்திசை, மாறுதிசை மின்னோட்டம் இரண்டையும் அளவிடும்) # அலைதிருத்தி வகை கருவிகள் (rectifier instruments) - மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை நேர்த்திசை மின்னோட்டமாக மாற்றிய பிறகு அளவிடும் முறை. # டைனமோமீட்டர் கருவிகள் (dynamometer instruments) # டையோடு-வால்வு வோல்ட்மீட்டர் (diode-valve voltmeter) # கேத்தோடு கதிர் அலைவரைவி (cathode ray oscilloscope CRO).
கேள்வி: ஆம்ப்பியர் மானி - குறிப்புதவி பற்றி தகவல் சொல்.
பதில்: * இயல்பியல் களஞ்சியம் - ப.க. பொன்னுசாமி - பக். 188, 189