基準電極
基準電極（きじゅんでんきょく、reference electrode）とは、電極電位の測定時に電位の基準点を与える電極のこと。
参照電極(さんしょうでんきょく)、照合電極(しょうごうでんきょく)ともいう。
電位の基準点を与えるという性質上、基準電極にはその電極電位の安定性と再現性が要求される。
すなわち、
などが要求される。
本項では、一般的によく使用されている基準電極についても簡単に解説する。
標準水素電極（ひょうじゅんすいそでんきょく、standard hydrogen electrode、SHE）とは、水素ガスおよび水素イオンの活量が全て1である時の水素電極である。
水素電極は水素イオン（H）と水素ガスとの電気化学的酸化還元反応に基づく電極であり、次のような電極反応がおこっている。
また、水素電極の電極電位は、ネルンストの式により次のように表される。
標準水素電極は、水素ガスの活量と水素イオンの活量が全て1である場合、
すなわち、"a"=1（つまりpH=0）、"p"="p"の場合であるから
上記の電極電位の式は"E"="E"となる。
ヴァルター・ネルンストの提案により、標準水素電極を全ての電位測定の基準とし、その電極電位は全ての温度範囲において0V（"E"=0）であるとされた。
標準水素電極を基準にして測定されたことを表すために、測定された電位の後ろに(vs. SHE)と付記されることがある。
可逆水素電極（かぎゃくすいそでんきょく、reversible hydrogen electrode、RHE）とは、測定対象の電極が入っている溶液のpHと同じpHの電解質溶液を用いた水素電極のこと。
上記の水素電極の電極電位の式からわかるように、電解質溶液の水素イオン活量"a"（言い換えればpH）が変わると水素電極の電位も変化してしまう。
このため可逆水素電極と標準水素電極の電極電位は一致しないが、測定対象の電解槽で用いているのと同じ電解質が使えるので液間電位差を考える必要が無いので実験上便利である。
可逆水素電極を基準にして測定されたことを表すために、測定された電位の後ろに(vs. RHE)と付記されることがある。
銀－塩化銀電極（ぎんえんかぎんでんきょく、silver-silver chloride electrode）は、電極として銀と塩化銀を用いる基準電極である。一般的な構造は、銀の表面を塩化銀で覆い、それを塩化物水溶液中に浸したものである。塩化物水溶液としては一般的に飽和塩化カリウム水溶液が用いられる。構造が単純で取扱が容易であり、電位の再現性も良いため、近年最も広く利用されている基準電極である。
銀－塩化銀電極の電極反応は
その電極電位はネルンストの式により
上記より、銀－塩化銀電極の電極電位は温度やClの濃度に依存することがわかる。
銀－塩化銀電極（飽和KCl）の電極電位は+0.199V (vs. SHE、25℃)である。
銀－塩化銀電極を基準にして測定されたことを表すために、測定された電位の後ろに(vs. Ag/AgCl)等と付記されることがある。
カロメル電極（かろめるでんきょく、calomel electrode）は、水銀と塩化水銀(I)を用いる基準電極である。甘汞電極（かんこうでんきょく）とも言われる。一般的には、電解液として飽和塩化カリウム水溶液を用いた飽和カロメル電極（ほうわ－でんきょく、saturated calomel electrode、SCE）が使われる。構造が単純で取扱が容易なので過去には広く使用されていたが、近年では電極に水銀を用いているため使われない傾向にある。
飽和カロメル電極の電極反応は
その電極電位はネルンストの式により
上記より、カロメル電極の電極電位は温度やClの濃度に依存することがわかる。
飽和カロメル電極の電極電位は、およそ+0.244V(vs. SHE、25℃)である。
飽和カロメル電極を基準にして測定されたことを表すために、測定された電位の後ろに(vs. SCE)と付記されることがある。
パラジウム・水素電極(略称: Pd/H)は基準電極の一種で電気化学での電位測定に用いられる。大半の基準電極と機能は似ており白金電極との重要な違いは電極自体に溶解する吸収された水素分子である。.
パラジウム内に二相共存する時水素は吸収される。:
HOイオンが類似の溶存のパラジウムと水素分子の振る舞いは平衡状態のパラジウム電極の電気化学的な振る舞いである。
従って平衡状態は水素分子と他の溶存した活性Hイオンによって制御される。
パラジウムが電気化学的に水素をためた場合二相の存在は可逆水素電極と比較してポテンシャル定数がおよそ+50 mVである事が明らかになる。
このポテンシャルは広範囲にわたって吸収された水素の量とは独立している。これを利用する事でパラジウム/水素基準電極は構成される。この電極の主な特徴は絶え間ない水素分子の泡の発生が無い事でこの事は基準電極として絶対必要である。