فولتمتر المكثف والموحد
مخطط الدائرة الخاص بقياس القيمة القصوى للجهد المتردد، بواسطة فولتمتر المكثف والموحد، موضح بالشكل جانباً، حيث C هو مكثف جهد عالي ذو غاز مضغوط والذي عليه عملياً يحدث الهبوط للجهد العالي الكلي، و A عبارة عن مللي أميتر ذو ملف متحرك ومغناطيس دائم.
وتبنى هذه الطريقة لقياس الجهد العالي، على أن متوسط تيار الشحن يتناسب مع القيمة القصوى للجهد المتردد، معطياً قمتين متساويتين أحدهما موجبة +V والأخرى تحمل إشارة سالبة -V.
تيار الشحن عند أي لحظة يساوي :
formula_1
ومتوسط تيار الشحن خلال دورة كاملة يُعطى كالآتي :
formula_2
وخلال دورة كاملة فإن الجهد يرتفع إلى قيمة عظمى موجبة +V، ثم يقل إلى الصفر، ويرتفع إلى قيمة عظمى سالبة -V، ويقل مرةً ثانية إلى الصفر، وبالتالي يكون التغير الكلي في الجهد خلال دورة واحدة :
formula_3
إذاً :
formula_4
formula_5
وإذا تم معرفة قيم سعة المكثف، والتردد f ، فإن القيمة العظمى للجهد المتردد يمكن تحديدها.
دقة قياس الجهد العالي بهذه الطريقة تعتمد على العوامل التالية :
ويعطي قياس الجهد العالي بواسطة فولتمتر المكثف والموحد نتائج مرضية لكل أنواع الأشكال الموجية فقط.
وعندما يكون النصف الموجب والنصف السالب لأشكال الموجة متساوياً، يكون شكل الموجة له قمة واحدة فقط في كل دورة.
أميتر