信号电压的频率响应对于热释电探测器的表现来说是至关重要的，通常是由两个时间常数来决定的。热时间常数（典型值是150ms）反应的是热释电芯片和环境之间的热交换，它不取决于运行模式，因此电流模式和电压模式都是相同的。电时间常数（典型值几秒）在电压模式下是热释电芯片的电容值和栅极电阻作用结果，并且这两者都不能随意改变，所以缩短电时间常数是很难的。在电流模式中，电时间常数是反馈电阻和反馈电容的结果，这两者是可以调节的（典型值< 20 ms）。因此，使用电流模式探测器，频率响应和信号电压可以在很宽的范围内调节。非常典型的结果是，电流模式比电压模式的信号电压要高出100倍左右。信号等级可以通过调节反馈电阻来改变，通常在1：20这个范围内。电时间常数的缩短（通常只有电压模式的1%）能够缩短信号加载和放大的设置时间。如今由于低噪声，低功耗运放的普遍使用，电压模式的探测器也可以用于高信噪比的系统中。