检测原理 工程上对于大多数机器来说，振动的最佳判断参数是速度（速度的有效值），因为它是反映振动强度的理想参数，表征的是振动的能量；所以国际上许多振动诊断标准都是采用速度有效值作为判别参数。因此，设备也采用类振速来表示过程振动。 根据加速度与速度的关系： 将数据获取持续时间（AccelDuration）内所得加速度数据的绝对值相加并与加速度传感器采样周期（AccelSamplePeriod）相乘，获得类振速，然后转换为类振速有效值。最后，用振动的db值来表示振动的强弱。 参数设置 PD522及PD821/PD822系列图像采集板板载了三轴加速度传感器，可以用来做过车等与振动相关的检测。 PD522上提供三个变量来控制振动检测的强度。其中一个是振动检测阈值，一个振动检测持续时间，以及单位时间内的振动能量。我司配套的测试软件PD52X_Tools提供了可视化的振动检测设置方法，用户可以根据现场的情况，调整以上三个参数来实现准确的振动事件检测，同时可以过滤掉短时间强震动或长时间低频振动的干扰。 关于测试软件的详细使用方法，请通过在线客服与我司技术人员联系。