压力变送器选型容易，调校量程就不会了，针对这些问题，为你支招!
压力变送器常规分两种：
一、是Ⅱ型的四线制(两根电源220V，两根信号0--10mA);
二、是两线制智能变送器，两根导线既是电源(24V)线又是信号(4--20mA)线，把相应量程的电流表串入信号回路中，特别注意极性别接反了。
零位满量程校准步骤分三步:
1、输入下限压力信号时，调整变送器输出电流(调零)为物理零位;加压至上限压力信号值时，调整输出电流(量程)为满量程，反复调整直至二者都达到要求;
2、根据运行要求进行零点的正或负迁移;
3、压力变送器初次校准时，应施加被测物理量进行校准，以后校准可以通过手操器进行校准 。
如果压力变送器买回去之后，发现跟实际量程有出入，应及时跟厂家联系，千万别自做主张。