A：線上自清洗過濾裝置是和線上分析儀一起配套使用，過濾裝置由分析儀控制啟動和集成在PLC裡面的控制器控制清洗週期過濾時間等。 工作原理 當線上分析儀啟動分析時，Busy繼電器動作知道分析結束，Busy繼電器用來連接過濾裝置的啟動繼電器，過濾裝置按PLC的設定開始過濾樣品，過濾過程中計時器計時，它用來啟動自清洗週期，當程式設計設定的自清洗時間到時，壓縮空氣閥打開，按設定時間灌入空氣，進行清洗。
1. 入水口 2. 排污口 3. 過濾體 4. 調壓器  5. 空氣閥 6. 電磁閥 7. 蠕動泵 8. PLC  9. 出水壺 10. 解析儀 11. 反吹空氣 12. VDC電源  13. 控制線 14. 進水溢流 15. 出水溢流