FT风传感器使用恒温控制智能加热系统来控制内部的三个加热器。 加热器可被开启或关闭，并且加热器的设定温度可被设置在0°C至55°C的任意温度(v22及以上型号)。 早先的传感器最高的设定温度仅为44°C。
如果是数字化传感器，加热器的设定温度可通过Acu-Vis软件进行更改，或通过“超级终端Hyperterminal”使用HT指令手动修改。 更多关于此问题的详情，请参阅产品手册中常见参数一章。
如果是模拟传感器，加热器的设定温度则仅能使用FT055电缆，通过Acu-Vis 2.0软件进行更改。 这两款产品均包括在了Acu-Test检测套装中。
FT公司在发货前为您提前做好加热器设置。 如果您希望享受这一服务的话，请在订货时标明设置内容。
对于大多数应用设备来说，FT公司建议加热器的设定温度为30°C，从而保证电子产品始终在一个稳定的环境中，并保护传感器不受环境温度突然变化的影响。
由于加热系统是恒温控制的，因此如果传感器机身温度高出了加热器的设定温度，则加热器将自动关闭。 加热器电流仅在需要时产生能耗。