微差压变送器在和节省设备进行配套运用的时分，尤其是遇到现场压力偏低的时分，包含有的时分在核算的过程中也常常会到这么一个状况，那就是核算出来的差压上限结果是微差压，这就对现场差压变送器的丈量提出了很高的要求。
微差压变送器因为其量程较小，装置方位假如不同，会引起受力不均匀，然后引起压力的改变。（斜度30°时，会发生0.2KPa 左右的压力）。这样的状况特别是在与阿牛巴流量计配套运用的时分，会体现的愈加严峻，因而，必定要留意差压变送器导压管的装置问题。
需求防止变送器与腐蚀性，或是过热的被测介质相触摸；防止管内残余在导压管内堆积；导压管必定要留意，尽或许短一些；两头导压管内的液柱压头应该是尽量坚持平衡；导压管应装置在温度梯度和温度动摇小，无冲击和振荡的当地。
微差压变送器的现场丈量中，尽量削减差错的办法：导压管应尽或许短一些；当丈量液体蒸汽时，导压管应向上连接到流程工艺管道，其斜度应不小于1/12;关于气体丈量，导压管应向下连接到流程工艺管道，其斜度应不小于1/12。