封装于TO5或者TO8管帽中的电调制热学红外光源在市场上还属于非常先进的技术。如今微机械的芯片也能表现长时间的使用寿命。相比于斩波轮，它没有任何移动部件。 但是红外光源的热辐射部件一开一关会在原有的布朗克辐射基础上产生额外的调制光谱特性。作为一款热学的辐射器件，调制的红外光源也有热时间常数（取决于型号），在3-30Hz范围内微型加热区的调制深度会降低。如果调制频率在100Hz以上，或者需要精确的方波调制辐射的话，InfraTec公司仍旧建议使用机械斩波方式。