风传感器可能会暴露在静电放电和周边雷击现象所导致的高水平电磁干扰中。 公司旗下FT7系列产品集成了强大的保护电路以保护产品免受此类影响。 FT7系列风传感器产品即使在承受了超过4kA 8/20μs雷电感应浪涌后也可完好无损。
FT传感器的设计可使得产品能够承受间接雷击，但是与所有其他电子设备一样，FT传感器无法承受直接雷击。 因此，与传感器一起加装适当的闪电拦截器是极为重要的。 除了安装拦截器，传感器机身必须接地，且接地线须为连续不断地连接至传感器所在的风机或气象桅杆所处地面。 此举是为确保大多数闪电电流不会流经传感器本身。
支架和闪电拦截器的材料须为高品质的铝或镀锌钢，因为他们具有较好的导电性和抗腐蚀特性。
传感器电缆应在两端具有终端屏蔽——在电脑侧进行360°终端屏蔽，在数据记录侧使用EMC电缆密封机柜壁。 信号线随后穿过浪涌保护装置，该装置须按照使用手册中的安装章节要求正确安装。
所有的接触面均需没有加涂非导电涂层或出现腐蚀现象，以确保接地是的最小电阻。
FT公司可提供一份防雷击安装清单，该清单专为帮您确定您的传感器和电脑/数据记录仪已经得到足够的防雷击保护。与我们取得联系，以索取清单。