在使用2450的软件KickStart前，请先确保2450已经配置成TSP的语言格式，不然仪器将不被软件识别。（此步切勿跳过！很重要！） 如下图，System大类中，打开Settings菜单，在Command Set里选择TSP。 打开上位机端KickStart软件 （支持USB、Ethernet、GPIB接口，用GPIB通信时，需额外安装GPIB线的驱动） 点击New KickStart Test，新建一个测试项目，如下图。 新建完成后，出现下图。 整个测试步骤，分三部分：a. Select Instrument; b. Select Test Type; c. Configure Test and Run （在配置完后，选项C会变成Execute Test） （图中所示为一个虚拟的设备，实际操作中，请选择实际的真实仪器） Select Test Type（如图右键Add Test Type） 弹出下图的具体配置的界面； Source Settings，源的设置，具体源要怎么输出模式，大小、种类； Measure Setting，测量设置，开启什么表； Spreadsheet，是源和表对应I-V值的二维数组； Graph，I-V曲线。 全部设置完成，点击Execute Test！ 然后去Speadsheet和Graph中看测量数据，需注意的是Graph页面中需要对X轴Y轴进行定义。如下，