压力表的装置方位应契合装置状况的要求，表盘一般应呈笔直状况，方位应适宜工作人员调查，一起要确保密封性，不得有走漏现象发作。装置过程中应留意以下几个问题：压口方位的选取：一是使取样管与介质活动方向彼此笔直，并防止选阀门、分叉、弯头简单构成旋涡的当地。
二是当管路中有杰出物体时，取压口应取在其前面；三是丈量液体及水蒸汽压力时，取压点应设在水平管道的下侧壁，使引压管内不存在气体，防止管道内的沉积物阻塞取样管口；四是对丈量液体和蒸汽介质的压力表，装在外表盘下部，防止液体或凝聚液滴到其他外表上。
引压管的铺设：引压管作用是在取压点到压力表之间传递压力信号，其铺设应留意：一是引压管内径一般取6~10mm,长度小于50mm,以减小丈量误差和防止介质滞后引起压力表的指示推迟；二是衔接导管的水平段应有必定的斜度，应坚持1:10~1:20的倾斜度，以利于管内冷凝液或气体排出，三是引压管路上要装有阻隔阀，以便检修压力表时运用。
装置高度的断定：装置高度应适宜工作人员调查，与一般人的视野平齐，即1.5m~1.6m,关于高压力应高于一般人头部，即1.7m~1.8m左右。当压力表装置方位与测压点方位笔直相距很大时，应进行液柱差的批改。批改数值等于外表与测压点笔直高度差的导管内液柱发生的压力值。在外表高于测压点时，加上此批改值；反之，外表低于测压点时，应减去此值。
运用密封垫片：为确保密封性，压力表的接头与表座之间的密封处要挑选适宜的密封垫片。当工作温度和压力低于80℃及2MPa时用皮垫片或橡皮垫片；在80℃~45℃，5MPa以下用石棉纸或铝垫；工作温度和压力更高时，用退火紫铜垫或铅垫。