InfraTec提供标准的多通道探测器，通道数量可以达到4个，通常可以同时测3种气体和1个参考通道。如果需要更多的光谱通道，同时想保持同步测试，那么就需要额外的分光装置。对两个分光探测器或者多通道探测器进行同时检测，通常我们用没有涂层的硅窗片置于两探测器的45°位置就可以实现分光。 其他可以实现同样功能的是传统的机械滤光片转轮的装置。它可以用非常紧凑和快速响应的小型热释电传感器（如LIE-200或者LME-300）。通常对于气体检测，通道数量可以达到8个。 最新的技术是采用内置可调节波长的热释电探测器来检测多种气体。InfraTec公司采用微机械结构的法布里-帕罗滤光片。目前有4种不同的波段类型，分别从3-10微米不等，都是封装在TO8管壳中的。并且这些探测器配有EEPROM内置校准数据存储器。