冰冻对很多风传感器来说都是一个比较大的问题，特别是在0°C 的时候，湿气水平仍旧极高。 在较低的温度环境中，气流通常会比较干燥，因此冰冻并不是一个大问题。
FT风传感器凭借较小的体积和高效的加热器，具有极强的防冰冻能力。 为了您的传感器能够在这些条件下展示出最好的性能，加热器应该处于开启状态，并将温度设置在30°C。 如果默认4A的电流限额不够，您可通过软件将其提高至6A，但您须确保所使用的电源和电缆能够至少承担6A的电流。
传感器的安装方式应该保证热量能够自动传送至支架中。 这样有助于保证传感器和支架均保持无冰状态，从而确保传感器不会被累积的冰层所遮蔽。 如果您所工作的环境中容易发生冰冻现象，则应选择铝质支架材料，因为它相比镀锌钢具有更好的导热性能。
在极端状况下，加热器电流限制可从默认的4A通过软件提高至6A(不包括SM系列产品)。 此举会将能耗提高至180W，但是您需要确保所使用的电缆和电源能够承载这些额外的电流。