A 0.2 μ m的孔径必须用于样品过滤灭菌. 但是不是全部为0.2 μ m孔径过滤器为灭菌级. 确保您的样品是真正无菌的, 膜过滤器必须在经过验证的程序中进行消毒，并有无菌证书，以确保膜下游没有污染细菌或颗粒. Second, 膜式过滤器必须附有证明，以表明它通过了细菌挑战测试(BCT)使用非常小 Brevundimonas diminuta 细菌，确保滤膜将所有细胞保留0.2 μ m或大于2 μ m，并确保无菌过滤的样品.