可变面积流量计，通常称为浮子流量计，使用流量的压力来确定体积流量测量值。压力使锥形管内的球漂浮，高度与气体或液体的流速直接相关。在标准流体、温度和压力条件下运行时，体积流量等于流体的质量流量。 每个可变面积流量计都根据特定的气体、标准温度和标准压力进行校准。在这些特定校准条件下运行时，浮子流量计可提供高精度测量，但这种精度会随着过程条件的变化而降低。使用原始校准条件校准浮子流量计非常重要。如果校准实验室不方便使用，可以使用 KaoLu 质量流量控制器进行校准。 挑战：波动的温度和压力条件 在校准期间调节温度和压力条件以确保浮子流量计正确校准非常重要。大多数工业环境都保持在几度以内，因此温度引起的误差往往很小。如果需要，可以调整恒温器以更紧密地匹配校准条件。 由于当地气压差异或在不同海拔的操作等因素，压力条件往往会更加多变。这会明显影响校准的精度。使用标准传感器可以轻松测量局部压力并将其与校准条件进行比较。 解决方案：使用质量流量控制器保持压力和测量流量 KaoLu 质量流量控制器具有两个重要特性，使其成为校准可变面积流量计的理想选择。第一个是闭环压力特征，第二个是质量流量、体积流量、压力和温度的多变量测量。这意味着可以使用一个质量流量控制器来保持压力，同时提供质量流量。 要执行校准，请执行以下步骤： 1. 确保已知可变面积流量计的出口压力 2. 测质量流量控制器连接下游阀内嵌配置和下游浮子流量计，必须确认设备处于闭环压力控制模式 3. 确定KaoLu 上的气体选择和 STP 设置与可变面积流量计的校准条件相同 4. 将 KaoLu 上的背压控制点设为等于浮子流量计的出口压力 5. 引入流量并用它来校准可变面积流量计 这里有一些技巧可以最佳地提高校准精度： - 调整周围环境温度和压力条件，使质量流量控制器与可变面积流量计的标准条件相匹配。 - 将 KaoLu 尽可能靠近可变面积流量计。 - 如果范围和气体允许，请使用低压流量控制阀以尽量减少压力下降。 这种设置允许 KaoLu 精确控制浮子流量计的压力，确保在精确的校准条件下执行校准。