中科博微NCS-PT105ⅡS 系列智能压力变送器采用先进、成熟、可靠的压阻式硅压力传感器，结合先进的微处理 器技术和数字化电容测量技术精心设计而成。内部微处理器的强大功能和高速运算能力使其具备了智能化、 高精度、高可靠和零点稳定等优良品质；液晶显示模块能够显示压力、温度、电流等多种物理量；按键操作 可实现零点迁移、量程设定等多种功能，易于现场调试。
NCS-PT105ⅡS 系列智能压力变送器支持 HART、FF、PA 协议，可以测量压力、差压、液位、流量等 多种工业参数，可以广泛应用于石油、化工、电力、冶金等行业。
随着半导体技术的发展，扩散硅压力传感器的各项技术指标不断提高，但扩散硅压力传感器本身固有的非常规、多值对应的迟滞非线性特性，限制 了其测量精度。目前国内外针对传感器迟滞特性的研究还比较少，已有文献证明不能直接使用神经网络对其进行建模，大部分学者的工作是把迟滞非线性当作一般非 线性处理，其结果不能满足补偿精度的要求。
扩散硅压力传感器的工作原理是：利用半导 体平面制造工艺在硅杯对应的表面上做成阻值相同的四个扩散电阻并通过适当的连接扩散电阻组成惠斯顿电桥，当膜片受压力作用而变形时，电桥上的电阻发生相应 的变化，从而使电桥失去平衡状态，于是得到了与压力变化相对应的电信号，达到测量压力的目的。半导体材料的电阻率随作用力而变化，这就是压阻效应。
1、原材料
任何一种半导体材料，因为其内部的组织结构关系的复杂性，受到外力加压后在微小晶粒之间会产生微应变，当在外力消失后，微应变随之消失，但是不一定恢复到原始状态，不同的材料则有完全不一样的迟滞特性。
2、安装条件
表面状况、安装扭力等是最大的影响因素。也是指压力传感器在使用现场的安装条件，如表面状况、接触面积、安装扭力、螺栓强度、承载面硬度等均会影响。这些影响因素有时会被误认为传感器的迟滞特性恶化。
这些影响因素直接与传感器接触，还有一些其他因素看起来与传感器本身关系不大，但却影响传感器的精度。比如秤台强度、基础坚固性、防尘防水等因素。 灰尘和水这两种因素在保养条件比较好的条件下不会产生影响，但是在室外使用时需要特别注意。产生原因主要是由于腐蚀传感器表面，使接触点产生变化，特别是 含有配件的产品，生锈后会使配件与传感器“锈死”在一起，而影响精度。而灰尘对传感器精度的影响，有经验的使用者会采用适当的防护措施，如增加密封罩，表 面涂适量的黄油等保护。
在影响传感器迟滞特性之后，从而影响测量精度，在工艺制造和实际使用过程中应尽量避免，以保证长期使用的稳定性能。