当您知道要寻找什么时，您可以提前知道哪些压力计可以承受运作的元素。
傳感器：
焊接传感器：通常无法通过查看仪表来判断传感器是否完全焊接，因此请咨询制造商。非焊接传感器在仪表内使用 O 形环甚至螺纹胶带。O 型环会退化，O 型环和螺纹带都有泄漏的可能性。 水分：如果规范警告您使用清洁、干燥的空气，则传感器没有隔离膜片，它可能不适合，因为湿气或液态水最终会导致传感器故障。 膜片：寻找带有隔离膜片的传感器，这些膜片与气/ 液兼容并能防止损坏。好的设计使用过滤器或非常小的压力端口开口，以使小螺丝刀或棉签远离传感器。 传感器技术：目前，具有油隔离功能的压电感测器提供了性能和价值的最佳组合。它们具有高度可重复性并且可以很好地处理过压条件。采用黏贴式应变计或薄膜式应变计的传感器依赖于金属膜片的变形。这使得它们类似于机械压力计，因为过压会导致校准的永久性偏移。 此外，一些低成本数字计的设计只能用于液体。压力的快速变化会导致读数不稳定，最多一分钟后，直到应变仪达到热平衡。要对此进行测试，请将压力计归零，使用空气或氮气施加满量程压力，然后放空压力计并查看它是否返回零。
外壳：
压力计外壳应与通常使用的液压和其他流体兼容。溶剂和液压油会腐蚀聚碳酸酯，因此请寻找金属外壳。对于海水附近的仪器，海洋级材料是最佳选择。大多数（不一定全部）压力计都使用液晶显示器。如果压力计没有硬塑胶或玻璃窗，将工具丢到显示萤幕上会损坏 LCD。 另外，当询问压力计下降时会发生什么。此资讯通常不在操作手册中，但压力计经常掉落，因此了解此资讯很重要。
电池：
了解仪表的电池寿命是否满足应用需求以及是否使用标准电池。锂电池是一项出色的技术，但 9V 锂电池价格昂贵且难以找到。许多压力计需要一定程度的拆卸才能更换电池，并且通常难以重新组装。在某些设计中，更换电池时需要注意不要损坏传感器或其电缆。
最后，花时间实际测试和使用量规至关重要
规格表和小册子只讲述了故事的一部分。这个容易用吗？零稳定性有多好？它的可重覆性如何？它会漂移吗？掉落时会发生什么？您可以在阳光直射下或远处读取压力计吗？压力计是否有内置背光？实际上，尝试使用该压力计可以回答所有这些问题，并且应该成为购买前评估过程的一部分。