ADXL345校准原理（ZT） by linan
首先，这个校准的过程是手动的（类似手机上的传感器校准），把模块水平放置（这个水平也只是个大概，如果要求高的话，还需要其他仪器辅助），那么x轴和y轴的度数应该为0g，获取此时的实际x轴和y轴的度数，假设是20和-17。要注意此时传感器的量程和分辨率，假设此时adxl345是常规量程+-16g，分辨率13位，那么此时度数的系数应该是1g/256 *1000 = 3.9 mg/LSB，从数据手册上可以查到 偏移寄存器的比例因子是 15.6mg/LSB（固定的，与量程无关），那么需要设定的实际偏移值就是 20/4 = 5和-17/4 = 4（15.6/3.9约为4）
然后取两个值的补码，分别为0x05和0xFB，写入对应的偏移寄存器。
这样，每次从传感器读取的数值就自动加上了这个设置的偏移。z轴的偏移值检测方式一样，把z轴水平放置（处于0g场）。
需要注意的是：
1、传感器掉电后，设置的偏移值就丢失了，需要在下次上电后重新设置（不过这个偏移值主要跟芯片所处的环境有关，理论上不会经常性的大变化）
2、对于偏移值的测量，可以采用多次测量求平均值的方法