进行非水滴定时，电极（或传感器）通常会出现三种主要问题。首先是使用存在非水性溶剂的水性电解液的问题。更换电极中的电解液可轻松解决此问题。第二个问题与样品具有非传导性有关，这会导致测量与参比半电极或者电极部件（如果组合）之间的电路不佳。这会产生噪音信号，在将电极同标准陶瓷参比液络部一同使用时，这一点格外明显。通过将电极与带套筒的液络部（例如：DG113 电极）一起使用可解决此问题。该电极将氯化锂乙醇溶液作为标准电解液，采用聚合物套筒取代陶瓷液络部，这样可增加工作与参比部件之间的接触面积，从而降低噪音。 第三个问题与电极本身无关，而是与电极的操作方法有关。为了确保玻璃 (pH) 电极正常工作，需要对玻璃膜（电极灯泡）进行水合。通过使用去离子水对电极浸洗取得这一效果。在非水滴定过程中，此玻璃膜逐渐脱水，从而减小电极的响应。为了防止或纠正这一问题，应当定期将电极浸泡在水中进行反复浸洗。