可通过手动或数字方式测量溶液密度。有关如何使用比重瓶、比重计和数字密度计测量密度的更详细信息，请参阅我们的测量密度的3种方式指南。
比重瓶和液体比重计等手动方法广泛用于测定密度和相关参数，例如比重、酒精度、白利糖度、API度、波美度和Plato等。这些方法易于使用且非常经济实惠，但是手动操作过程中的每一步骤都需要具备专业技术，这通常会影响结果的准确性和可靠性。
比重瓶是具有指定容量的玻璃烧杯。先称出空瓶的重量（M1），然后装入样品并再次称量（M2）。M1和M2之差除以烧杯体积即为样品密度。
液体比重计是浸入样品中的玻璃仪器。经过一小段时间的平衡后，将出现某种程度的浮起。样品密度越高，液体比重计浮起越少。达到平衡后，即可读取密度。
密度组件与天平一起使用。先在空气中对具有指定容量的玻璃仪器进行称量（M1），浸入样品中后，在样品中再次称量（M2）。M1和M2之差（浮力）除以玻璃仪器的体积即得出样品的密度。测量固体密度时，需使用（水、乙醇或由用户指定的）参比液体，还需使用专用支架。
数字密度计（亦称作比重计）分为台式与手持式两种。它们采用振动管技术，可在短时间内非常准确地测量样品密度。按一定的频率振动中空玻璃管。当玻璃管装有样品时，这个频率将会改变：样品质量越大，频率越低。测量该频率并将其转换为密度。另外，台式数字密度计使用内置Peltier恒温元件来控制样品温度。 有关数字密度计的详细信息，以及它们与手工方法的比较，请参阅我们
对不同测量技术的比较。