涡街测量原理对于直接干扰的反应非常强烈，这意味着必须考虑入口管和出口管的长度。不得将传感器安装在下降管道中。如果弯管不理想，应注意入口管长度为5 x DN，出口管长度为1 x DN。阀门或泵下游的入口管长度必须为25 x DN。在90°弯管或管道明显收窄后，入口管和出口管长度应为15 x DN。若无法遵循入口管和出口管长度，则测量精度会有所损失。