Hoa sen vàng cám ơn bạn đã đặt câu hỏi và trả lời như sau : Cân điện tử sử dụng điện và linh kiện điện tử từ đó mà tổ hợp thành, yếu tố sai số trong cân điện tử thường trong khoảng 1/2000 ~ 1/5000 (chính là cấp chính xác III) trong khi đó cân đồng hồ hay cân cơ học - lò xo có cấu tạo từ nguyên liệu kim loại và đo đạt bằng sự kéo giãn của lò-xo kim loại, dù đã cải tiến về mặt cơ học nhưng cấp chính xác của cân đồng hồ (đang nói đến cân đồng hồ mặt tròn - kim quay 360 độ) chỉ dừng lại tại cấp chinh xác IV, nghĩa là đã dưới cấp của cân điện tử 1 cấp.
Về mặt sai số khi cân - cân điện tử 100kg dung sai cho toàn dãy tải trọng là 20 gram, trong khi đó cân đồng hồ lò - xo với cùng cấp tải trong trên có đến 2 loại sai số : Sai số tối thiểu : ± 100 g trên mỗi lần cân tương tương 1/2 tải trọng max, Sai số tối đa : ± 300 g nếu cân đến và trên 80% tải trọng max, như vậy bạn cũng có thể hiểu tại sao bạn cân bên này 1 số bên kia một số.