Máy đo đạc phải được kiểm tra, kiểm nghiệm, hiệu chỉnh trước và sau mùa đo, đợt đo hoặc khi phát hiện có biến động có ảnh hưởng đến độ chính xác của máy. – Phải lập hồ sơ kiểm nghiệm và giao nộp cùng với các tài liệu đo. – Các chỉ tiêu sai số của máy đo đạc phải nêu trong hồ sơ kiểm nghiệm; chỉ đưa vào sử dụng máy đo đạc khi các sai số lý thuyết theo lý lịch, của máy đo và sai số xác định trong kiểm nghiệm đạt các tiêu chuẩn sau: Máy đo chiều dài cạnh đường chuyền có trị tuyệt đối sai số trung phương đo dài không vượt quá 20 mm + D mm (D là chiều dài tính bằng km). Máy đo góc đường chuyền có trị tuyệt đối sai số trung phương đo góc không quá 10 giây. Sai số 2C không quá 12 giây. Sai số MO không quá 5 giây. Sai số bọt nước dài không quá 2 giây. Sai số dọi tâm quang học không quá 2 mm.