Chào Mr/Mss Ngọc Lan, Cám ơn Anh/Chị đã liên hệ Hoa Sen Vàng, trả lời thắc mắc như sau: "cân trọng lượng + đo độ ẩm là một thiết bị tích hợp" phần cân và phần sấy (sử dụng đèn Halogen) tách biệt và có thể thay thế mới nếu cần thiết.
Sai số của phương tiện đo lực (cân sử dụng điện) tuân thủ theo chuẩn (cấp quốc gia) và cấp chính xác đăng ký của nhà sản xuất ra loại phương tiện đó - nếu vượt giới hạn trên phương tiện cần phải hiệu chuẩn lại cho phù hợp. Sai số này do sử dụng trong một thời gian dài nhưng lại ít lần hiệu chuẩn nên dễ dẫn đến sai số "tối thiểu 1 tháng 1 lần nên tự kiểm tra sai số bằng quả cân chuẩn".
Cân sử dụng vài năm thì thuộc loại bền, khi mang đến Trung tâm hiệu chuẩn đo lường họ nói sai , Anh/chị nên nhờ luôn Trung tâm đó họ hiệu chuẩn phương tiện đo bằng quả chuẩn tiêu chuẩn (F1,F2,M1,M2) của họ. Trường hợp khác Anh/chị có thể liên hệ với nhà phân phối của thiết bị trên và yêu cầu hiệu chuẩn tại cơ sở (hiệu chuẩn tại đơn vị kinh doanh) và họ có tính phí. Sau đó mang đến Trung tâm đo lường để TT hiệu chuẩn và cấp giấy chứng nhận sử dụng.
Vận chuyển phương tiện đo - cân cần phải cận thận nhất là đối với phương tiện Anh/chị đang dùng thuộc loại cân phân tích sấy ẩm. cần phải tháo khay cân, cố định càng/cán cân bằng mút/xốp hoặc một số khác có bộ phận khóa khi di chuyển : "Transport lock" sau đó đặt vào thùng carton có giảm chấn bằng mút/xốp hoặc túi đệm khí, giữ thẳng khi vận chuyển tránh va đập. Hy vọng anh chị có thể hiệu chuẩn cho phương tiện của mình chính xác.
Hy vọng và chúc anh chị hiệu chuẩn phương tiện sớm và chính xác