Для калібрування знадобиться:
Мультиметр із термодатчиком;
Тоненька викрутка з ізольованою ручкою, якою можна дістатися до резистора. Зазвичай такий резистор позначається міткою "CAL"
Термодатчик притискається до жалу паяльника, а потім, обертаючи резистор підлаштування, виставляється температура, максимально близька до вказаної на шкалі (дисплеї) паяльної станції.
Слід враховувати, що реальна температура жала може виявитися дещо вищою за ту, яку відображає мультиметр, через нещільний контакт жала паяльника і термодатчика!
Якщо паяльна станція точно відкалібрована, працювати в ній набагато простіше, та й ймовірність пошкодження радіокомпонентів через перегрівання є мінімальною.