Powerup Zero หากเปิดใช้งาน Poweruo Zero เทอร์มินัลจะพยายามจับศูนย์เมื่อเปิดเครื่อง หากเปิดใช้งานการจับภาพ Powerup Zero และน้ำหนักของเครื่องชั่งอยู่นอกช่วงการจับภาพที่เป็นศูนย์หน้าจอจะระบุ "EEE" หรือ "-EEE" จนกว่าน้ำหนักจะถูกลบออกและมีการจับค่าศูนย์ ช่วง: 0% (ปิดการใช้งาน Powerup Zero), 2% (2% * CAP), 10% (10% * CAP) เส้นทางเมนู: [ตั้งค่าระบบ] → [การตั้งค่าการใช้งาน] → [Powerup Zero] ปุ่มกด Zero หากเปิดใช้งาน Keypad Zero ปุ่มกด ZERO ที่แผงด้านหน้าจะทำงานเพื่อจับจุดอ้างอิงที่เป็นศูนย์ ช่วง: 0% (Keypad Zero ถูกปิดใช้งาน), 5% (5% * CAP), 10% (10% * CAP), 20% (20% * CAP) เส้นทางเมนู: [ตั้งค่าระบบ] → [ตั้งค่าการใช้งาน] → [Ketpad Zero] การทำงาน: กดปุ่ม“ 0” ปุ่มกด Tare เมื่อเปิดใช้งานปุ่มกดจะสามารถกดปุ่มฟังก์ชันมาตราส่วน TARE ได้เมื่อภาชนะเปล่าอยู่บนเครื่องชั่งเพื่อกำหนดภาชนะ ช่วง: 0-Cap เส้นทางเมนู: [การตั้งค่าระบบ] → [การตั้งค่าแอปพลิเคชัน] → [Tare Action] เลือก [เปิดใช้งาน tare] เทอร์มินัลจะแสดงน้ำหนักเป็นศูนย์และโหมดสุทธิเมื่อโหลดคอนเทนเนอร์และวางกลับบนเครื่องชั่งเทอร์มินัลจะแสดงน้ำหนักสุทธิของเนื้อหา ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า Tare เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าภาชนะสามารถป้อนค่าที่ทราบสำหรับน้ำหนักเปล่าของภาชนะ (ภาชนะ) ได้ด้วยตนเอง ช่วง: 0-CAP จากนั้นเทอร์มินัลจะแสดงน้ำหนักสุทธิของเนื้อหาของภาชนะแป้งแป้นพิมพ์จะถูกปัดเศษโดยอัตโนมัติไปยังส่วนการแสดงผลที่ใกล้เคียงที่สุด ล้างผักเสี้ยน ล้างค่าภาชนะโดยกดปุ่ม CLEAR“ T” เมื่อ IND320 อยู่ในโหมด net