ได้ เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Hillrom (แบบไม่ใช้พลังงานและไม่ใช้ไฟฟ้า) สามารถซักล้างด้วยแรงดันได้ตามแต่ความจำเป็น อย่างไรก็ตาม เมื่อซักเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Hillrom ด้วยเครื่องซักควรปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้: แรงดันไม่ควรเกิน 1750 psi ในระหว่างการฉีดล้างทำความสะอาด เนื่องจากอุปกรณ์อาจชำรุดเสียหายได้ อย่าฉีดล้างด้วยการสเปรย์หัวดินสอ หากการฉีดล้างใช้น้ำอย่างเดียวอุณหภูมิน้ำไม่ควรเกิน 180 องศาฟาเรนไฮต์ (82 องศาเซลเซียส). หากฉีดล้างมีสารซักฟอกหรือตัวทำละลาย (ไม่มีสารฟอกขาว) สารละลายไม่ควรเกิน 120 องศาฟาเรนไฮต์ (50 องศาเซลเซียส) อย่าฉีดพ่นใต้ฐานของผ้า อย่าฉีดล้างเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามขั้นตอน (P8000) กับระบบเคลื่อนย้าย IntelliDrive หรือเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไฟฟ้า (P8020) ส่วนประกอบที่เป็นไฟฟ้าไม่ได้รับการป้องกันจากการไหลเข้าของของเหลว เนื่องจากอุปกรณ์อาจชำรุดเสียหายได้ อย่าฉีดพ่นกระบอกไฮดรอลิกโดยตรง เนื่องจากอุปกรณ์อาจชำรุดเสียหายได้