เข้าสู่รายการถัดไปเมื่อกด สำคัญ. กด เพื่อแสดง [เปิด] จากนั้นไปที่เมนูการตั้งค่าพารามิเตอร์ เมื่อเข้าสู่สถานะของการตั้งค่าพารามิเตอร์ [F1] จะแสดงบนจอแสดงผลเป็นอันดับแรก เริ่มการตั้งค่าช่วงการวัดเมื่อกด สำคัญ ตัวอย่างเช่นสเกล 3T จะถูกตั้งค่าเป็น 3000 (Kg as unit) ตั้งค่าตัวเลขด้วยวิธีข้างต้น จากนั้นกด คีย์สำหรับการยืนยัน การตั้งค่ากองกด คีย์เพื่อเลือก F1.2 ในการแสดง F1.1 ตั้งค่าเป็น 1 ถ้าสเกลรวม มันถูกตั้งค่าเป็น 0.1 ถ้าขนาดฟิลเลอร์และสเกลน้ำมันดิน แล้วกด คีย์สำหรับการยืนยัน จากนั้นกด คีย์ F1.3 สำหรับการเลือกวิธีการสอบเทียบเชิงเส้น นี่คือการเลือกวิธีการสอบเทียบเชิงเส้น “ 0” ย่อมาจากการสุ่มตัวอย่างแบบสองจุดและ“ 1” หมายถึงการสุ่มตัวอย่างแบบสามจุด เราเลือก“ 0” ที่นี่ จากนั้นกด กุญแจสำคัญในการเลือก สำหรับการสอบเทียบขนาดเต็ม อันดับแรกของการปรับเทียบเป็นศูนย์จะเห็นเมื่อกด สำคัญ. จากนั้นตรวจสอบสิ่งเจือปนและรอยขีดข่วนที่รอบตัวเครื่องชั่งถ้าไม่มีให้กด กุญแจสำคัญในการยืนยันขั้นตอนการสอบเทียบของหน้าจอชั่งน้ำหนัก แล้ว ปรากฏขึ้นซึ่งหมายถึงการสอบเทียบการโหลด กด กุญแจสำคัญในการเพิ่มความแม่นยำที่เกี่ยวข้องบนเครื่องชั่ง (400-2000KG สำหรับสเกลรวม 40-200KG สำหรับฟิลเลอร์และสเกลน้ำมันดิน) จากนั้นปรับตัวเลขที่สอดคล้องกัน ขั้นตอนโดยละเอียดมีดังต่อไปนี้: เลือกสถานที่ดิจิทัลผ่าน คีย์ปรับค่าตัวเลขผ่าน สำคัญ. (ตั้ง 500KG เป็นตัวอย่าง) กด กุญแจสำคัญในการยืนยันขั้นตอนการสอบเทียบของเครื่องชั่งน้ำหนัก แสดงดังต่อไปนี้หลังจากการปรับเทียบขั้นตอนการสอบเทียบจะสิ้นสุดลงโดยสิ่งนี้