Inte riktigt. DELTA4000 mäter övertonsinnehållet för signalen i varje test och beräknar, baserat på den informationen, en spänningsberoendefaktor (VDF, Voltage Dependence Factor). Om det värdet är för högt (standard > 0,5) visas siffran i rött, vilket indikerar ett spänningsberoende för testobjektet. I en sådan situation ska du utföra ett upptrappningstest (stegspänning) för att verifiera och kvantifiera spänningsberoendet. Tack vare den här funktionen kan du vara förvissad om att inte missa ett spänningskänsligt dielektriskt problem, särskilt i tillgångar som inte tenderar att utveckla spänningskänsliga dielektriska problem och därför inte rutinmässigt upptrappningstestas.