Följande faktorer kan orsaka felaktiga mätningar under en SpO2-avläsning: Patienten har hjärtstopp eller är i chocktillstånd Kraftiga patientrörelser Starkt ljus Sensorn sitter för hårt Fukt i sensorn Sensorn sitter på en extremitet med en blodtrycksmanschett, en artärkateter eller en slang intravaskulärt Sensorn har satts fast eller används felaktigt Dålig patientperfusion Artärocklusion proximalt om sensorn Venösa pulsationer Färgämnen intravaskulärt, t.ex. indocyaningrönt eller metylenblått Betydande nivåer av dysfunktionella hemoglobiner (t.ex. karboxyhemoglobin eller methemoglobin) Nagellack (om fingersensor används) Patienten har hypotoni, svår kärlsammandragning, svår anemi eller hypotermi Exponering för stark belysning, t.ex. kirurgiska lampor (särskilt sådana med xenonbelysning), bilirubinlampor, lysrörsbelysning, infraröda värmelampor eller direkt solljus. Exponering för stark belysning kan korrigeras genom att täcka sensorn med ett mörkt eller ogenomskinligt material.