Ja, omgivningstemperatur kan påverka din precisionsvåg. Temperaturförändringar kan orsaka expansion eller sammandragning av vägningscellens komponenter, vilket påverkar dess prestanda och därmed även påverkar dina precisionsvägningsresultat. Om omgivningstemperaturen varierar på platsen där din precisionsvåg är installerad, kan du uppleva dålig repeterbarhet. För att säkerställa bästa prestanda, ska din precisionsvåg vara installerad i ett rum där man kan upprätthålla en konstant temperatur. När en precisionsvåg först ansluts till strömförsörjningen eller slås på, rekommenderas en uppvärmningstid på ca 1–2 timmar. Den perioden ger precisionsvågen tid att anpassa sig till omgivningstemperaturen och stabilisera sin miljö. Denna uppvärmning ska repeteras varje gång vågen slås på efter en period utan aktiviteter. Helst ska du lämna din precisionsvåg påslagen. De flesta precisionsvågarna från METTLER TOLEDO är utrustade med FACT (fully automatic internal adjustment). FACT utlöser automatiskt en justeringsprocedur när en fördefinierad skillnad i temperatur överskrids. På detta sätt upprätthålls precisionsvågens precision utan ingrepp av en operatör. Observera även att artiklar, prover eller behållare som ska placeras på en precisionsvåg först ska acklimatiseras till omgivningstemperaturen. Objekt som är varmare eller kallare än själva precisionsvågen kan skapa små luftflöden som påverkar vägningscellen på grund av temperaturskillnaden. Detta kan inte bara orsaka instabila viktvärden, utan även att objekt verkar vara tyngre eller lättare än de faktiskt är.