Masker innefattar vanligtvis en ventil som består av en eller flera fasta öppningar där utandningsgaser elimineras före nästa inandning. Ventilen minimerar återinandningen av koldioxid och upprätthåller tillräckligt ventilflöde vid lägsta möjliga PAP-tryck, och flödet ökar vid högre tryck. Ett högre ventilflöde än det flöde som upprätthålls vid det lägsta PAP-trycket ger dock inga ytterligare fördelar. ActiveAir-tekniken innebär att ventilen innehåller ett tryckaktiverat silikonmembran som anpassas efter CPAP-trycket. När trycket i masken ökar sänker ActiveAir ventilflödet till den nivå där koldioxidtransporten från systemet fortfarande fungerar, samtidigt som tekniken minskar det lägre generella utflödet som behövs för högre tryckinställningar i AirMini-apparaten.