A pesar de seguir las instrucciones anteriores, existen algunas condiciones que podrían provocar que la lectura de tu pulsioxímetro no sea tan exacta como debería. En ese caso, deberías acudir a un profesional de la salud para que realice una medición con otro método (como una gasometría).  Los problemas que pueden interferir con el funcionamiento del oxímetro de pulso son (3):
Exceso de luz: El sensor del pulsioxímetro puede fallar si se realiza la medición en un ambiente muy soleado o bajo una luz demasiado intensa.
Mal flujo sanguíneo: Si tenemos alguna condición que afecte al paso de la sangre por los capilares de los dedos, el aparato será incapaz de darnos una medición exacta de nuestros niveles de oxígeno.
Movimiento: Las personas con temblores involuntarios (como en el Parkinson) podrían tener problemas para obtener una lectura exacta, ya que el movimiento constante disminuye la precisión del sensor.
Anemia o sangrado: Si no tenemos una cantidad de hemoglobina suficiente (anemia) o si hemos perdido mucha sangre, la lectura del oxímetro no se corresponderá con los valores reales de oxígeno en nuestra sangre.
Intoxicación: Ciertos gases, como el monóxido de carbono que se desprende en los incendios, pueden unirse a la hemoglobina y expulsar al oxígeno. El pulsioxímetro detectará a este gas “intruso” como si fuese oxígeno, dándonos unos valores de saturación de oxígeno falsamente normales. En ese caso, ¡acude a Urgencias aunque tu oxímetro te diga que “todo va bien”!