Incluso las impurezas más pequeñas de la boquilla, el canal de ensayo o el pistón de ensayo pueden provocar variaciones considerables en la medición del índice de fluidez. Las impurezas modifican, por ejemplo, las propiedades de deslizamiento del polímero sobre la pared del canal de ensayo y la boquilla, reducen la separación entre el pistón de ensayo y el canal de ensayo o reducen la sección transversal del orificio de la boquilla. En la mayoría de los casos se trata de residuos del polímero probado anteriormente, que se depositan en la rugosidad de la pared y posiblemente se degradan allí cada vez más hasta formar una capa parecida al hollín. La situación es especialmente crítica cuando se miden diferentes polímeros uno tras otro y esto va asociado a un cambio en la temperatura de ensayo. Los restos de productos de limpieza también pueden resultar problemáticos. Por ello, el canal de ensayo se suele limpiar con un paño de algodón limpio sin encerar. En casos de suciedad persistente, puede ser necesario limpiar con un cepillo de latón o incluso quemar los componentes críticos.