Sí. Antes de someterse a una IRM, apague la estimulación del dispositivo programando todas las corrientes de salida en 0,0 mA para todos los modos de tratamiento: Corriente de salida normal (mA): 0,0 Corriente de imán (mA): 0,0 Corriente de la estimulación automática (mA): 0,0 y detección de crisis desactivada Desactive las demás funciones opcionales del dispositivo (solo modelos 1000 y 1000-D)