En el menú de configuración de la gama LDL encontrará el parámetro "CGA" (Calibration Gain). Este parámetro se puede ajustar con el software LR Device. Concretamente se puede ajustar 80...120% del valor indicado.
Para realizar un ajuste con una solución estándar, introduzca el sensor en la solución y ajuste el parámetro CGA hacia arriba o hacia abajo. Para evitar errores de temperatura, desactive la compensación de la temperatura y ajuste con la conductividad del estándar a la temperatura actual del fluido.
Para calibrar con un sensor existente, ambos sensores deben instalarse en la misma tubería. Debe desactivarse la compensación de la temperatura en ambos equipos. El líquido debe fluir a alta velocidad para evitar una influencia de la temperatura. Para calibrar, ajuste el CGA hacia arriba o hacia abajo.