Al seleccionar el fluido de control de temperatura, debe prestarse atención a la alta conductividad térmica y la baja viscosidad para lograr una distribución homogénea de la temperatura. Además, el fluido debe ser inerte, tener una baja presión de vapor, no descomponerse químicamente, ni arder, y mantener sus propiedades en un amplio rango de temperaturas. Por lo general, se utilizan aceites de silicona. La gama de temperaturas oscila entre -45 C y +300 C, según el diseño. Los baños de calibración están equipados con un depósito de fluido a temperatura controlada con una profundidad útil de 200 mm. La profundidad máxima de inmersión de los elementos de prueba de 200 mm reduce los errores de conducción térmica y logra menores incertidumbres de medición.