Los siguientes factores pueden causar mediciones inexactas durante una lectura de SpO2: El paciente sufre un paro cardíaco o un shock Movimiento excesivo del paciente Luz brillante El sensor está demasiado apretado Humedad en el sensor Colocación de un sensor en una extremidad con un brazalete de presión arterial, catéter arterial o vía intravascular Aplicación o uso incorrecto del sensor Mala perfusión del paciente Oclusión arterial proximal al sensor Pulsaciones venosas Tintes intravasculares como verde de indocianina o azul de metileno Niveles significativos de hemoglobinas disfuncionales (por ejemplo, carboxihemoglobina o metahemoglobina) Esmalte de uñas (si se utiliza el sensor de dedo) El paciente tiene hipotensión, vasoconstricción grave, anemia grave o hipotermia Exposición a iluminación excesiva, como lámparas quirúrgicas (especialmente las que tienen una fuente de luz de xenón), lámparas de bilirrubina, luces fluorescentes, lámparas de calefacción por infrarrojos o luz solar directa. La exposición a una iluminación excesiva se puede corregir cubriendo el sensor con un material oscuro u opaco.