Para que la medición del caudal sea fiable se requiere un flujo laminar y, por tanto, constante, sin turbulencias. La experiencia ha demostrado que este flujo se produce en el centro del conducto o tubería de aire. Por lo tanto, el sensor debe extenderse hasta el centro del conducto o tubería.
Los sensores de caudal de aire están disponibles en longitudes estándar de 50 mm (Fx), 130 mm (Fx.1), 165 mm (Fx.2), 300 mm (Fx.3), 400 mm (Fx.4) o 500 mm (Fx.5). También es posible fabricar longitudes especiales.
Para medir el caudal de medios líquidos, disponemos de sensores estándar con una profundidad de inmersión de 46 ó 150 mm. Si lo desea, también podemos ofrecerle soluciones personalizadas.
Además de la longitud del sensor, también deben tenerse en cuenta las distancias de entrada y salida (aguas arriba y aguas abajo del sensor, normalmente al menos 5 veces el diámetro de la tubería o conducto) para obtener unos resultados de medición óptimos. Debe evitarse la instalación directamente detrás de un ventilador o de una tubería u obstáculo en ángulo debido a las turbulencias.