Esta discrepancia en los resultados es notable principalmente cuando se realizan valoraciones de ácido/base con uno de los indicadores de pH. La primera razón es que estos indicadores de pH cambian de color según un rango de pH en lugar de un valor fijo. El punto real en el que se produce el cambio de color depende en gran medida de la muestra y puede no coincidir con el punto de equivalencia química. Esto puede producir una pequeña discrepancia en el resultado que se anula fácilmente al estandarizar el valorador con un método similar al que se usa para las muestras. La segunda razón de esta diferencia es, básicamente, la sensibilidad del ojo humano al cambio de color. Si bien es posible que ya haya comenzado a tener lugar un cambio de color, el ojo humano aún no ha detectado ninguna diferencia. Esto se puede demostrar mediante el uso de un sensor fotométrico como el
DP5 Phototrode de METTLER TOLEDO. Al usar uno de estos sensores, existe un claro cambio en la transmisión de luz mucho antes de que el ojo humano detecte cualquier cambio de color. En la valoración típica de ácido/base que usa indicación potenciométrica con un sensor de pH, el cambio brusco en la señal ocurre con la primera detección de un exceso de ácido (o base) y, por lo tanto, es una indicación más fiable del punto final.