Antes de empezar mediciones en la siguiente temporada, recomendamos hacer una prueba del Yara Water-Sensor averiguando dos parámetros: El estado del polímero del Sensor y la independencia de la temperatura.
Para controlar el polímero, limpie la superficie del Yara Water-Sensor con mucho cuidado aplicando un tejido blando y agua. Luego saque una foto de la superficie del polímero azul y envíenosla por correo electrónico.
Para controlar la independencia de temperatura, coloca la conexión para transferencia de datos. Luego conecta Yara Water-Sensor a los Transmitters sin ponerlos en una hoja. Conecta también el sensor de temperaturas. Deja el Yara Water Solution (Sensores con Transmitters) en un lugar donde los cambios de temperatura superan los 10 oC. Puede dejarlo en el campo durante la noche, o ponerlo en un refrigerador durante 1 a 2 horas (tiempo para llegar a un nivel de temperatura estable). Háganos saber cuándo comienza con el ensayo. Deja conectado el Yara Water-Sensor durante por lo menos 24 horas.
Conforme ensayos de campo en el sur de Australia, 10% de los Sensores tienen necesidad de reemplazar la silicona con una nueva.
Todo este proceso puede verse como tutorial en video (Siguiente pestaña: Puntos importantes a considerar después de colocar el Sensor).