Los líquidos muy fríos o calientes cambian la presión del aire dentro de las pipetas de desplazamiento de aire, lo que provoca un pipeteo inexacto. Las pipetas de desplazamiento positivo, con puntas tipo jeringa que no tienen bolsa de aire entre el líquido y el pistón, no se ven afectadas por las diferentes temperaturas de los líquidos. Las pipetas de desplazamiento positivo proporcionarán resultados precisos con líquidos que no estén a temperatura ambiente.Si debe pipetear un líquido muy caliente o frío con una pipeta de desplazamiento de aire, no enjuague previamente la punta de la pipeta, ya que suele ser la mejor práctica para obtener la máxima precisión. En su lugar, aspire y dispense rápidamente para minimizar el efecto de la temperatura del líquido en el espacio de aire interior de la pipeta.