En general, Pall no recomienda realizar una prueba de integridad a temperaturas superiores a 50 °C cuando se utiliza agua como fluido humectante.
Las mediciones de flujo directo a temperaturas superiores a 50 °C son considerablemente más altas que a temperatura ambiente y son más difíciles de mantener constantes a la especificación de prueba de ±1 °C.  Esto puede introducir imprecisiones en la medición y en el cálculo de los límites de prueba apropiados.  Cuando la prueba de integridad se realiza a temperaturas elevadas, se recomienda el uso de una carcasa con camisa o una camisa calefactora para mantener la temperatura estable durante la prueba.
Si bien Pall puede proporcionar límites de prueba calculados para temperaturas elevadas cuando se usa agua como fluido humectante, se deben realizar pruebas adicionales para confirmar estos límites.  Además, la supervisión de los resultados reales de las pruebas por parte del usuario final también puede mostrar que estos límites son adecuados.
Comuníquese con un representante de Pall si desea obtener más información sobre el desarrollo de límites de flujo directo y punto de burbuja para todos los fluidos humectantes a temperaturas elevadas.