Diseñado para añadir capacidades de espectroscopía a su microscopio.  Combina múltiples formas de espectroscopía con Imágenes a color de alta resolución. Fijado al fototubo del microscopio es capaz de medir absorvancia, reflectancia, polarización, y fotoluminiscencia. Esto significa que la apertura de entrada del espectrofotómetro, la imagen del ocular y la imagen de la cámara pueden ser ambas parfocales y parcentrales una a otra. Tipos de microespectroscopía: absorvancia UV-vis-NIR, reflectancia, fluorescencia, fotoluminiscencia, polarización. Rango de grosores para película delgada: desde 15nm hacia arriba. Microcinetica, mapeo 5D, microcolorimetría disponibles. Rangos espectrales (seleccionar uno): 200-900nm; 350-1000nm; 900- 1700nm; 900- 2100nm. Rango de imagen del microscopio:  a color en alta resolución. Fluorescencia: Excitación: 365- 546 nm; Emisión: 400 – 900 nm. Detectores: Grado científico CCD y de arreglos InGaAs. Enfriamiento termoeléctrico. Resolución espectral: seleccionable de 1 – 15 nm. Area de muestreo: variable, 1 – 10,000 micrones2. Uso de cámaras: opcional a escoger:  1.3 MP; 5 MMP; ó la de su propio microscopio. Microscopios: puede ser de rango visible; rango UV-vis-NIR; uso de su propio microscopio. Standards de calibración: Transmitancia; Reflectancia; Reflectancia de la vitrinita; fluorescencia. Softwares: rIQ índice de refracción del vidrio; mapeo hiperspectral 5D; medición del grosor de capa delgada. TimePro kinetics; colorimetría; análisis estadísticos.