Siempre que sea posible, se deberían tomar medidas preventivas para reducir o eliminar la acumulación de cargas estáticas en las muestras o los contenedores de pesaje, con el fin de evitar errores, inestabilidad o resultados de pesaje frustrantemente lentos. Entre las precauciones que deben tomarse para mitigar las cargas estáticas se incluyen: Asegurar una humedad del aire adecuada (≥ 45 %). Usar contenedores de pesaje antiestáticos (el metal es el material ideal). Evitar frotar los contenedores. Usar un plato de metal con laterales altos para ayudar a proteger la muestra de los campos eléctricos. Descargar la muestra y el contenedor con un ionizador antes del pesaje. Las balanzas analíticas XPR de METTLER TOLEDO incluyen el sensor patentado StaticDetect, que detecta de forma automática la carga electrostática en una muestra o su contenedor. La balanza mide el error de pesaje y avisa cuando se sobrepasa el límite definido por el usuario. El funcionamiento sincronizado del ionizador con el sensor StaticDetect elimina automáticamente la carga electrostática del objeto que se está pesando.
Para obtener más información sobre las cargas electrostáticas y las reacciones físicas que hay tras ellas haga clic aquí.