Cada fabricante tiene los suyos aunque algunos son compatibles. Por ejemplo Hanna Instruments no utiliza reactivo en pastilla como Lovibond, Palintest o Astralpool. Razón: el usuario tiende a disolver la pastilla dentro de la cubeta y a deshacerla (machacando) con la consecuencia de que araña las paredes de la misma; arañando las paredes la dispersión de luz es mayor (en cualquier equipo) y se comenten errores de medida. En algunos casos esos errores llegan al 20% (20% de producto que estoy adicionando a la instalación sin necesidad…). Además el reactivo sólido requiere 1 minuto para que la reacción del reactivo DPD se complete. Si no se espera, la reacción no se completa, el DPD no colorea toda la materia oxidante y la medida no es correcta. Muchos usuarios no esperan ese tiempo (otro error más). La medida además depende del volumen de muestra. Nosotros aconsejamos utilizar una jeringa para medir 10ml, si el cliente no lo hace, otro error más (y van unos cuantos…). El reactivo en sobre es lo mismo que la pastilla pero evita el proceso de "machacar" (alargando la vida de las cubetas) pero también requiere de un minuto de reacción. El Reactivo líquido no es que sea mejor pero si es más cómodo: evita machacar pastilla y lo mejor, la medida es directa! (sin esperar un minuto) OJo, los usuarios de equipos Lovibond pueden perfectamente utilizar reactivo líquido Hanna Instruments . No todo son bondades del formato líquido ya que, al ser un reactivo en base amina, requiere de almacenamiento en lugares frescos y secos (un maletero de coche en pleno verano no es el mejor sitio para tenerlo).