Las perturbaciones inmediatas actúan con gran efecto en el principio de medición Vortex, lo que significa que se deben tener en cuenta las longitudes de tubo de entrada y salida. El sensor nunca se debe instalar en tuberías descendentes. Si los codos no son los más adecuados, se deberá mantener una longitud de tubo de entrada de 5 x DN y una longitud de tubo de salida de 1 x DN. Aguas abajo de una válvula o una bomba, se deberá mantener una longitud de tubo de entrada de 25 x DN. Después de codos de 90° o un fuerte estrechamiento del tubo, se aplican las condiciones de entrada y salida de 15 x DN. Si no se respetan las longitudes de tubo de entrada y salida, cabe esperar una pérdida de precisión.