Los sensores de viento pueden estar expuestos a altos niveles de interferencias electromagnéticas provenientes de descargas estáticas e impactos de rayos en los alrededores. La serie FT7 incorpora circuitos de protección altamente resistentes para protegerlos contra estos efectos. Los sensores de viento de la serie FT7 sobrevivirán sin daños incluso a través de las sobretensiones inducidas por los rayos superiores a los 4 kA durante 8/20 μs.
El sensor de FT está diseñado para sobrevivir a la caída de rayos indirectos, pero, al igual que cualquier aparato eléctrico, no sobrevivirá a un impacto directo. Por lo tanto, es fundamental la instalación de un interceptor de rayos adecuado con el sensor. La carcasa del sensor debe estar conectada a tierra junto con el interceptor y la puesta a tierra debe ser continua a través del suelo de la turbina o el poste meteorológico en el que se monta el sensor. Esto es para garantizar que la mayoría de la corriente del rayo se desvía lejos del sensor.
El material de instalación y el interceptor rayos deben ser de aluminio de alto grado o de acero galvanizado, debido a sus buenas propiedades conductoras y anti-corrosión.
El extremo del cable que se conecta al ordenador (o data logger) debe tener una terminación de 360 ° utilizando prensaestopas con compatibilidad electromagnética. Posteriormente, los cables de señal deben canalizarse a través de los dispositivos de protección frente a sobretensiones cuyas características nominales deben ser las indicadas en la sección «Instalación» del Manual del usuario.
Todas las superficies de contacto deben estar libres de recubrimientos no conductores y corrosión para garantizar una resistencia mínima de conexión a tierra.
FT Technologies pone a su disposición una lista de comprobación para la instalación de pararrayos con el objetivo de ayudarle a verificar que tanto el sensor como el ordenador (o data logger) están protegidos de forma correcta contra el impacto de rayos. No dude en ponerse en contacto con nosotros para solicitar esta lista de comprobación.