No hay una regla general para esto y depende de la aplicación del filtro.
El usuario debe calificar la frecuencia de cambio de filtro para su aplicación específica, pero nunca debe exceder las afirmaciones de Pall para los ciclos de esterilización acumulativos y/o la presión diferencial máxima.  Estas especificaciones fueron establecidas por Pall en condiciones de laboratorio controladas con filtros que no estuvieron expuestos a ningún proceso (incluidas las condiciones de fabricación o producción).
La vida útil del filtro y el cambio deben basarse en una evaluación de riesgos realizada por el usuario para su aplicación específica, incluidos los datos de validación/calificación relevantes.
Por ejemplo, se debe considerar el impacto de una falla en la prueba de integridad posterior al uso del filtro.
Para la filtración de gas en entornos de gas comprimido, ventilación de tanques o servicios públicos, la mejor práctica de la industria es reemplazar el filtro según un programa de mantenimiento preventivo predefinido (es decir, en un ciclo mínimo de 12 meses).
Para aplicaciones críticas, se recomienda un solo uso para eliminar los riesgos de contaminación cruzada entre lotes.
Para obtener más información, consulte la publicación de Pall:
USTR2660 Consideraciones Reutilización de filtros de grado esterilizante