La clave para obtener buenos resultados consiste en la preparación cuidadosa y exacta de las muestras. Debe preparar las muestras de forma que la cantidad de sustancia sea la misma en todos los capilares. Si las cantidades difieren mínimamente, esto podría dar lugar desviaciones en las temperaturas del punto de fusión medido. Compruebe la altura de llenado del capilar mediante las líneas marcadas en la herramienta de preparación de la muestra del punto de fusión. Para obtener medidas exactas, la altura de llenado óptima es de 3 mm. La herramienta de preparación de la muestra ofrece muchas posibilidades para comprobar la altura de llenado de su sustancia. Consulte la figura 1 para ver un ejemplo de la estimación de distintas alturas de llenado. Para obtener los mejores resultados, es importante que la sustancia fundida cubra los agujeros para detectar la transmisión de luz.