Las células de carga de 6 conductores tienen dos conductores adicionales denominados “reference (referencia)” (Sense + y Sense –) que sirven para medir y regular la tensión efectiva que llega a las células.
Gracias a los conductores de referencia, las células de carga de 6 conductores pueden compensar una posible caída de tensión, debida por ejemplo a cambios de temperatura o la longitud del cable, sin afectar la medición del peso.
Por esta razón, su cable se puede acortar, si es preciso, sin dañar la célula de carga. Hay que tomar en cuenta que modificar el producto original implica la pérdida de la garantía.
En cambio, las células de carga de 4 conductores están calibradas y compensadas térmicamente en relación con la longitud del cable con el que se suministran de serie.
Por ello se recomienda no acortar nunca el cable, ya que se correría el riesgo de perjudicar la fiabilidad de calibración y compensación.
Posiblemente se deberá introducir por sí solo en la canaleta y colocar lo más lejos posible de los cables de potencia.
Además, para reducir una posible caída de tensión en el tramo de cable entre la caja de conexión y el indicador se recomienda utilizar un cable apantallado de sección significativa (al menos 1 mm2).
Compartir FAQ