El manómetro es la parte más importante del tensiómetro aneroide. Los tensiómetros aneroides trabajan con un mecanismo interno que se mueve por medio de un fuelle, el cual se expande y se contrae al momento de insuflar o desinflar el brazalete.
Si observamos que cuando el tensiómetro no está en funcionamiento, la aguja no está en 0, esto es una clara señal de que el manómetro está descalibrado y necesita ser ajustado.
La mayoría de los tensiómetros incluyen un kit de reparación para poder reemplazar piezas o realizar ajustes. Este kit contiene, por lo general, una llave la cual será necesaria para realizar este ajuste.
En la parte en donde el manómetro se conecta con la manguera podremos hallar una rosca, la cual nos permitirá realizar el ajuste que necesitamos. Al ajustar esta rosca lograremos mover la aguja hasta el 0 nuevamente. Cuando lo hayamos logrado, el esfigmomanómetro estará calibrado exitosamente.
Por último, probamos que funcione correctamente para asegurarnos que no se vuelva a desajustar. Tengamos que con el paso del tiempo, el uso y el desgaste estas piezas pueden llegar a necesitar un recambio, si observamos que rápidamente se vuelve a desajustar, esto podría ser una señal de ello.