A rasgos generales, se puede decir que el diseño del punto de medición es de enorme importancia. Los equipos con un gran rango dinámico de medición tienen la ventaja de que se pueden emplear en una gran variedad de aplicaciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos sensores muestran una mayor inexactitud en el rango de medición inferior. Si una aplicación requiere una alta precisión de medición en una baja variación de caudal, se deberá elegir una variante de sensor cuyo rango de medición se acerque lo más posible al caudal previsto. Si, a modo de ejemplo, se comparan las especificaciones de precisión de las gamas SM y SU con la misma conexión de proceso (por ejemplo, 1") y un valor final similar del rango de medición (SM: 250 l/min frente a SU: 240 l/min), queda claro que la gama SU muestra inicialmente una mayor inexactitud porcentual en el rango de medición inferior, antes del inicio de la mejora constante de la precisión en el siguiente rango de medición. Imagen: Desviación de la precisión absoluta en porcentaje comparando el SM8130 (línea azul) con el SU8020 (línea naranja)