Algunos ventiladores como el LTV 1200/2200, PB560 and Zoll 731 pueden funcionar con un suministro de oxígeno a baja presión. Utilizan el 21% de aire para la habitación por medio de un compresor o turbina incorporados y lo mezclan con la entrada de oxígeno a baja presión. Cualquier ventilador que se quede sin oxígeno de bajo flujo generalmente no le permitirá usar el mezclador, es decir, no puede configurar el FiO2 ya que el FiO2 se determinará y cambiará con los cambios de ventilación minuto y la entrada de flujo. Cuando se utiliza oxígeno de baja presión en dispositivos con flujo sesgado (flujo durante el tiempo de espiración) y/o durante los modos NIV con compensación de fugas, el FiO2 puede diluirse significativamente.  Por ejemplo, para el LTV1200 en un paciente con 10 LPM de ventilación minuto y 5 o 10LPM de oxígeno a baja presión de entrada, la FiO2 máxima es aproximadamente 50 y 75% respectivamente. Se puede observar una FiO2 ligeramente más alta con ventiladores que ofrecen un depósito externo (por ejemplo, Zoll 731) en la entrada del compresor. Otros ventiladores que sólo aceptan oxígeno de bajo flujo pueden estar limitados en la cantidad que puede suministrarse al dispositivo a baja presión y, por lo tanto, estar limitados en el suministro de FiO2 (por ejemplo, la recomendación del fabricante del PB560 es FiO2 máx. del 50%).