En general, existen tres problemas principales de electrodos o sensores a la hora de realizar una valoración no acuosa. El primer problema consiste en tener un electrolito acuoso con un solvente no acuoso. Si se reemplaza el electrolito en el electrodo, se resuelve el problema de forma sencilla. El segundo está relacionado con el hecho de que la muestra no es conductora, lo que da como resultado un circuito eléctrico deficiente entre las semiceldas de medición y de referencia o las partes del electrodo, si se combinan. Esto genera una señal ruidosa, especialmente cuando se usa un sensor con una unión de cerámica estándar de referencia. Una solución parcial a este problema es usar un sensor con una unión de manguito, como el DGi113. Este sensor tiene LiCl en etanol como electrolito estándar y, en lugar de una unión de cerámica, cuenta con un manguito de polímeros que proporciona un área de contacto mayor entre las piezas de trabajo y de referencia y, por lo tanto, genera menos ruido. El tercer problema no es una cuestión relacionada con el electrodo en sí, sino con el manejo del sensor. Para que un sensor de vidrio (pH) funcione correctamente, es necesario que la membrana de vidrio (bombilla de electrodo) esté hidratada. Esto se logra al acondicionar el electrodo en agua desionizada. Durante la valoración no acuosa, esta membrana se deshidrata de forma gradual, lo que reduce la respuesta del electrodo. Para evitar o corregir este problema, el electrodo debe reacondicionarse periódicamente sumergiéndolo en agua.