Nuestros espectrofotómetros miden la intensidad de la luz antes y después de pasar a través de una solución de muestra en una cubeta, según la tecnología de red de diodos. Los principales componentes incluidos son una fuente de luz (p. ej. una lámpara de xenón), un portamuestras, un dispositivo de dispersión para separar las distintas longitudes de onda de la luz y un detector adecuado, por ejemplo, un detector de fotodiodo. Vea nuestro siguiente vídeo para más información. El principio de funcionamiento de nuestros espectrofotómetros se basa en los siguientes pasos: Medición en blanco, que mide la intensidad de la luz transmitida a través del disolvente: El disolvente (p. ej., agua o alcohol) se añade a un contenedor transparente y que no absorba la luz adecuado: una cubeta. Un haz de luz emitido por la fuente de luz pasa a través de la cubeta con el disolvente. Entonces, un detector situado detrás de la cubeta mide la intensidad de la luz transmitida a diferentes longitudes de onda y se registra.   Tras la medición en blanco, se mide la muestra: Se disuelve una muestra en el disolvente y se añade a la cubeta. Un haz de luz emitido por la fuente de luz pasa a través de la cubeta con la muestra. Al pasar por la cubeta, las moléculas de muestra en la solución absorben parcialmente la luz. A continuación, el detector mide la luz transmitida. La intensidad de la luz cambia a diferentes longitudes de onda y se calcula dividiendo la intensidad transmitida de la solución de muestra por los valores correspondientes del blanco. Un registrador almacena después esta relación.