Los termómetros de resistencia de platino estándar (SPRT) son la más alta precisión de cualquier herramienta PRT. Esta precisión se logra a expensas de la durabilidad y el costo. Los elementos SPRT se enrollan con alambre de platino de referencia. Los hilos conductores internos suelen ser de platino, mientras que los soportes internos son de cuarzo o sílice fundida. Las vainas generalmente están hechas de cuarzo. Se utiliza un cable de platino de mayor diámetro, lo que aumenta el costo y reduce la resistencia del sensor (típicamente 25,5 Ω). Los SPRT tienen un amplio rango de temperatura (-200 ° C a 1000 ° C) y una precisión de aproximadamente ± 0,001 ° C sobre el rango de temperatura. Los SPRT solo son adecuados para uso en laboratorio.
Otra clasificación estándar de PRT de platino son los termómetros de resistencia de platino estándar secundarios (SPRT). Están construidos como el SPRT, pero los materiales son más rentables. Los SPRT usan comúnmente alambre de platino, vainas metálicas y aislantes cerámicos de mayor calidad y menor pureza. Los cables conductores internos son generalmente una aleación a base de níquel. Los SPRT secundarios están más limitados en el rango de temperatura (-200 ° C a 500 ° C) y tienen una precisión aproximada de ± 0,03 ° C para el rango de temperatura.
Los PRT industriales están diseñados para soportar entornos industriales. Pueden ser casi tan durables como un termopar. Dependiendo de la aplicación, los PRT industriales pueden usar películas delgadas o elementos enrollados. Los cables de conexión interna pueden variar desde cobre trenzado niquelado aislado con PTFE hasta cable plateado, según el tamaño del sensor y la aplicación. El material de la cubierta es generalmente de acero inoxidable. Otros materiales se utilizan para aplicaciones especializadas.