Es el caso más frecuente de funcionamiento incorrecto en un sistema de pesaje y puede ser debido a un error durante la calibración o un problema mecánico.
Estas son las pruebas que se pueden realizar para localizar el problema y encontrar la solución:
Cargue más pesos proporcionales entre sí y compruebe si el error es constante.
Por ejemplo: si al cargar 50 kg en la balanza el indicador muestra un valor de 55 kg, descárguela y vuelva a cargarla primero con 100 kg y después con 200 kg.
Si el error sigue siendo proporcional, es decir en lugar de 100 kg el indicador muestra 110 kg y en lugar de 200 kg indica 220 kg, significa que el sistema no tiene ningún problema de tipo mecánico.
En este caso basta con volver a realizar la calibración siguiendo los pasos indicados en el manual.
En cambio, si el error que se muestra es casual, es decir no proporcional, el problema es de tipo mecánico o de montaje.
Compruebe la instalación mecánica de las células de carga, los accesorios de montaje y los componentes de la estructura (por ejemplo, tubos, patas de los silos, gatos, etc.).
Puede consultar nuestras pautas sobre la correcta instalación de un sistema de pesaje.
Compartir FAQ