Las curvas de respuesta ayudan al usuario a decidir si un sensor ultrasónico en particular es adecuado para resolver una aplicación específica. Estas curvas se incluyen en la ficha técnica del producto. Encontrará una descripción detallada en el documento "Fundamentos de montaje y funcionamiento", disponible en la página del producto, en el apartado de "Descargas".
Distancia: en el eje X, alcance. En el eje Y, ancho del haz del sonido.
Rango de detección: en caso de que la mitad del target normativo esté dentro del rango de detección.
Curva de conmutación, curva de aproximación: la curva describe el punto de conmutación cuando el borde del target normativo se aproxima lateralmente.
Target: el tamaño del target depende del alcance máximo del sensor. Véase la ficha técnica.
El 50% del target se encuentra en el rango de detección
Punto de conmutación
En el caso de objetos que se aproximan al sensor axialmente (como el nivel de un tanque), el sensor detecta el objeto al alcanzar la curva de conmutación.
Para aplicaciones donde la curva de sonido es demasiado grande, se debe considerar el uso de un tubo reductor para poder concentrar mejor el sonido.
Puede ser necesario verificar la aplicación respectiva para asegurar un funcionamiento correcto.