Instrumento diseñado para medir los espectros Raman de muestras microscópicas. Instrumento para análisis tanto de muestras de rutina, simple de usar, también como investigación sofisticada debido a su multitud de capacidades. Puede incorporar hasta 3 lasers para maximizar la sensibilidad y la velocidad de medición. Puede acoplarse al microespectrofotómetro UV-Visible-NIR para ser capaz de operar absorvancia, reflectancia, fluorescencia, polarización y Raman. Opción para microespectroscopía confocal. Opción para microespectroscopía de fotoluminiscencia. Mapeo Raman con alta resolución espacial. Microscopía kinética Raman. Fuente de excitación (Laseres): Longitud de onda: 405, 532, 638, 785, 830 nm. Ancho de banda: menor a 0.02 nm. Espectrómetro: Rango espectral: 50.- 3000 cm-1; resolución: 10cm-1; area de muestreo: 1 um. Detectores: Tipo TE enfríado CCD ; tiempo de integración: 15ms a 10 minutos. Softwares: Spectral database search ; 5D Hyperspectral Mapping ; TimePro Kinetics. Objetivos del microscopio: 20x, 50x, 100x visible-NIR. Platinas, opciones: manual XY ; rotatoria 60°, semi-rotatoria 240°, y programable. Accesorios: Polarización Raman ; Standards de longitud de onda ; Standards de intensidad. Aplicaciones: Forense; Pigmentos, colorantes; minerales y materiales inorgánicos; Farmeceuticos, drogas y antibióticos; polímeros y aditivos de polímeros.