Type Range Min. Span Accuracy TC T -200℃~+400℃ 50℃ 0.5℃/0.1% E -200℃~+900℃ 50℃ 0.5℃/0.1% J -200℃~+1200℃ 50℃ 0.5℃/0.1% K -200℃~+1372℃ 50℃ 0.5℃/0.1% N -200℃~+1300℃ 50℃ 0.5℃/0.1% R -40℃~+1768℃ 500℃ 1.5℃/0.1% S -40℃~+1768℃ 500℃ 1.5℃/0.1% B +320℃~+1820℃ 500℃ 1.5℃/0.1% RTD Pt100 -200℃~+850℃ 20℃ 0.2℃/0.1% Cu50 -50℃~+150℃ 20℃ 0.2℃/0.1% Cu100 -50℃~+150℃ 20℃ 0.2℃/0.1% mV -100mV~+100mV 10mV 20μV/0.1% Potentiometer 0~5kΩ 0.1% 0~10kΩ 0.1% Loop Power isolator data Note: 1. La precisión de conversión depende de su alcance. Cuando se aplica, se toma el mayor valor entre el error de rango y el error absoluto. 2. La resistencia máxima de la línea de entrada de IDT (3 líneas) es de 50 ω / línea. 3. La precisión de conversión no incluye cjc al introducir termopares. Por cada 100 ω de la línea de compensación, el error del extremo frío aumenta en 0,2 °C. 4. Cuando se introduce un termopar de tipo B, el límite inferior del rango de temperatura debe ser superior a 680 °C para garantizar el índice de precisión. 5. La entrada de señal MV necesita ser personalizada.