Ambos detectores de fugas TAPIR de Busch ofrecen tres modos de prueba diferentes: aproximada, normal y de alta sensibilidad. Estos modos se seleccionan automáticamente. Según la presión de entrada detectada por un sensor de presión Pirani, se accionan automáticamente distintas válvulas del bloque de válvula. Esto provoca que se abran distintas válvulas para que el gas trazador entre en la bomba de vacío turbomolecular en distintas posiciones. Según el lugar de la bomba de vacío turbomolecular en el que entre el gas, la sensibilidad aumenta. El modo de prueba aproximada del TAPIR HL 1102 A se inicia a 15 mbar, mientras que en el TAPIR HL 2216 A se inicia a 25 mbar. Además, el TAPIR HL 2216 A ofrece un modo adicional llamado «modo masivo». Esto permite iniciar la detección de fugas cualitativa a 100 mbar, antes de alcanzar los modos de prueba normales.