Los caudalímetros Vortex no pueden medir bidireccionalmente. La razón se encuentra en el principio de medición y la consiguiente colocación del cuerpo obstructor antes del sensor piezocerámico. El cuerpo obstructor genera turbulencias recíprocas que son detectadas por el sensor. Si se conoce el tamaño de la sección transversal, se puede calcular la cantidad de caudal a partir del número de desprendimientos de vórtices.