Para garantizar que los sensores de temperatura proporcionen lecturas precisas, deben calibrarse a intervalos regulares. Para la calibración de temperatura se utilizan baños de calibración que miden automáticamente los puntos de temperatura en el rango de temperatura de la sonda mediante un líquido. Para la medición, las sondas se introducen en un baño de agua o de aceite, en función de la temperatura que se desee medir. El agua o el aceite del baño de calibración circulan para mantener la temperatura deseada de manera uniforme. Tras la medición, los resultados se comparan con un instrumento de referencia. Los baños de calibración se utilizan para obtener un mayor grado de uniformidad de la temperatura. Los baños de calibración se presentan en diversas formas, ya sea como equipos portátiles o como grandes equipos de laboratorio instalados de forma permanente. Para aplicaciones in situ, WIKA ofrece la serie CTB9100 de micro baños de calibración. Las incertidumbres de calibración más bajas se consiguen gracias a un entorno de temperatura estable y uniforme, generado por el baño de calibración. Además, independientemente del tamaño y la forma de la sonda, puede calibrarse cualquier sonda siempre que pueda sumergirse por completo. Dependiendo del líquido y también de los reguladores de temperatura utilizados para calentar y enfriar, los operarios suelen utilizar varios baños con distintos rangos de temperatura, con el fin de calibrar los sensores a diferentes temperaturas.