Los analizadores se deben comprobar anualmente con un gas de prueba conocido. Se fabrican en varios tipos, 10PPM, 100PPM, 1%, etc. El tipo necesario para su unidad dependerá del analizador y de la especificación de pureza de sus sistema. El gas de prueba se entregará en un cilindro presurizado de 1 litro que suele durar varios años. De manera adicional, se requiere un regulador especial para conectar gas a la línea de muestreo de su generador. Una vez se ha conectado el gas de prueba a la línea de muestreo, simplemente abra el regulador para permitir que fluya el aire. Espere 10 minutos y compruebe que la lectura la pantalla de su PLC coincide con la pureza del gas de prueba. Si así fuera, retire el gas de prueba y continúe la operación de su sistema. Si hubiera una discrepancia, será necesario sustituir sus pilas de combustible. Contacte con nosotros para obtener presupuestos para gas de prueba o si necesita asistencia adicional.