Pred spustením váženia na presnej váhe alebo presnej laboratórnej váhe: Skontrolujte, či sú kalibrácia a pravidelné skúšky aktuálne. Skontrolujte, či je váha vo vodorovnej polohe. V prípade potreby noste rukavice, aby ste sa chránili a zároveň aby nedošlo ku kontaminácii vzorky. Pri niektorých vzorkách môže byť potrebné používať osobné ochranné prostriedky – postupujte podľa svojich štandardných prevádzkových postupov (SOP).   Váženie vzorky na presnej váhe alebo presnej laboratórnej váhe: Vynulujte váhu Tým sa nastaví nulový bod, ktorý je východiskom pre proces váženia. Nádobu položte na stred vážiacej misky Tým sa zabráni chybe vplyvom okrajového zaťaženia. Nechajte presnú váhu ustáliť sa. Hmotnosť tarovacej nádoby sa zobrazí na displeji. Stlačte tlačidlo tary. Aj keď displej teraz zobrazuje nulu (počet desatinných miest závisí od modelu presnej váhy), váha zaznamenala hmotnosť nádoby. Tento bod nie je totožný s nulou, preto sa na displeji zobrazuje aj ukazovateľ čistej hmotnosti „N“, ktorý to signalizuje. Do nádoby pridávajte vzorku, až kým dosiahnete cieľovú hmotnosť. Mnohé presné váhy METTLER TOLEDO poskytujú pri vážení navádzanie, ktoré vám pomôže vážiť presnejšie v rámci vašich stanovených tolerancií. Keď sa váha ustáli, môžete zaznamenať čistú hmotnosť vzorky. Váha teraz zaznamenala hmotnosť tarovacej nádoby aj hmotnosť vzorky. Výsledky môžete vytlačiť alebo odoslať do iného zariadenia. Písmeno T označuje taru, N čistú hmotnosť a G celkovú hmotnosť (brutto). Vyčistite váhu a jej okolie podľa svojich štandardných prevádzkových postupov (SOP).   Váženie položky na presnej váhe alebo presnej laboratórnej váhe: Vynulujte presnú váhu. Predmet položte na stred vážiacej misky. Keď sa presná váha ustáli, hodnota hmotnosti sa zaznamená. Vyčistite váhu.   Ak chcete viac informácií o rôznych aspektoch váženia, stiahnite si našu nepostrádateľnú príručku o vážení:
Ako správne vážiť.