Všetky prístroje na stanovenie bodu topenia umožňujú aj meranie rozsahu topenia. Prístroje modelov MP55 a MP80 možno používať na rôzne úlohy. Prístrojom MP55 možno určovať bod topenia aj bod topenia posunutím. Na modeli MP80 je aplikácia na určovanie bodu topenia rozšírená o bod varu, bod zákalu a  bod topenia posunutím. Ďalej uvádzame podrobnejší opis aplikácií, na ktoré možno využiť systémy na stanovenie bodu topenia METTLER TOLEDO MP55 a MP80:
Meranie bodu varu: Systém MP80 funguje ako automatický prístroj na určovanie bodu varu na nasledujúcom princípe merania: Na určenie bodu varu, teda teploty, pri ktorej nastáva zmena kvapalného skupenstva na plynné, sa do sklenenej skúmavky pipetou naplní približne 100 µl vzorky. Do naplnenej skúmavky sa potom vloží menšia kapilára na určovanie bodu varu, aby nedošlo k prehrievaniu kvapaliny, ktoré by vyvolalo spomalenie varu a spôsobilo nepresné výsledky. Vzorka sa následne vloží do prístroja na určovanie bodu varu a spustí sa príslušná metóda. Ako teplota stúpa, v kvapaline sa tvoria bublinky plynu a unikajú na povrch. Tieto vystupujúce bublinky odrážajú svetlo zo zabudovaného svetelného zdroja a individuálne sa zisťujú. Ako základ pre určovanie bodu varenia sa meria frekvencia týchto bubliniek. Zabudovaným kalibrovaným tlakomerom sa meria tlak prostredia a na výsledky sa aplikuje automaticky vypočítaná oprava na tlak v nulovej nadmorskej výške.
Meranie bodu zákalu: Model MP80 funguje ako automatický prístroj na meranie bodu zákalu s nasledujúcim princípom merania: Bod zákalu roztoku zodpovedá teplote, nad ktorou sa vzorka zakalí. Bod zákalu sa obyčajne určuje pomocou roztoku príslušnej látky vo vode s koncentráciou 1 % hmotnosti. Približne 100 µl vzorky sa pipetou naplní do sklenenej skúmavky a vloží do zariadenia na skúšanie bodu zákalu. Skúmaný roztok je na začiatku experimentu priehľadný a po dosiahnutí bodu zákalu sa zakalí. Jeho zakalenie sa sleduje pomocou detekcie priepustnosti svetla – čím vyššia teplota nad bodom zákalu, tým je roztok kalnejší a prechádza ním menej svetla. Pre získanie opakovateľných a spoľahlivých výsledkov pri určovaní bodu zakalenia je kľúčová automatická detekcia zníženia intenzity prepúšťaného svetla pomocou videokamery.
Meranie bodu topenia posunutím: MP55 a MP80 fungujú ako automatické prístroje na určenie bodu topenia posunutím s nasledujúcim princípom merania: Pri určovaní bodu topenia posunutím napr. v prípade tukov, olejov a voskov sa vnútorná kapilára so vzorkou ponorí do vody, ktorá sa potom zohrieva určenou rýchlosťou. Teplota, pri ktorej sa stĺpec tuku začne vo vnútornej kapiláre zdvíhať – vplyvom vztlaku a roztopeného vonkajšieho povrchu stĺpca – sa zaznamená ako bod topenia posunutím. Bod topenia látky posunutím sa vyhodnocuje digitálnou analýzou obrazu. Keď sa stĺpec látky začne pohybovať nahor, algoritmus na spracovanie obrazu plne automaticky zistí bod topenia posunutím.