Volfrámová halogénová lampa je najčastejšie používaným svetelným zdrojom v spektrofotometroch. Obsahuje sklenú žiarovku s volfrámovým vláknom a halogénovou zložkou, ktorá slúži na obnovu vypareného volfrámu. Poskytuje použiteľný rozsah vlnovej dĺžky od 330 do 1100 nm v oblasti viditeľného svetla až po takmer infračervené svetlo a má životnosť približne 3000 hodín.
Deutériová lampa je svetelná výbojka s plynným deutériom uzavretým v žiarovke. Deutériová lampa pokrýva ultrafialovú oblasť od 190 do 450 nm s plynulou distribúciou intenzity svetla a má životnosť okolo 1000 hodín. Tieto dva druhy lámp sa často používajú spoločne na zabezpečenie celého rozsahu UV a viditeľného svetla.
Xenónová lampa je svetelná výbojka s xenónovým plynom uzavretým v kremennom skle. S rozsahom 190 až 1100 nm vytvára spojité spektrum od ultrafialového až po takmer infračervené svetlo. V xenónových výbojkách vzniká svetlo impulzným zapaľovaním, ktoré sa v stanovenom čase integruje a vytvára tak úplné spektrum, pričom nevyžaduje žiadny čas na zahriatie. Pri vzniku impulzného svetla sa uvoľňuje len málo tepla a životnosť žiarovky je dlhá – až 5 500 hodín, čo zodpovedá blikaniu na frekvencii 50 Hz pri sústavnom používaní. Používaním xenónových lámp znížite potrebu údržby a získate dlhšiu životnosť lampy. Technológia METTLER TOLEDO FastTrack pozostáva z xenónovej výbojky, kremenných sklených vlákien a radovej zostavy.