Áno, teplota prostredia môže ovplyvniť presnú váhu. Zmeny teploty spôsobujú rozťažnosť alebo zmršťovanie komponentov váhovej cely, čo má vplyv na jeho vlastnosti, a teda aj na výsledky presného váženia. Ak teplota prostredia na mieste inštalácie presnej váhy kolíše, opakovateľnosť merania môže byť nízka. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď presnú váhu nainštalujete v miestnosti, kde je možné udržiavať konštantnú teplotu. Pri prvom pripojení presnej váhy do elektrickej siete alebo po jej zapnutí odporúčame ponechať zariadeniu čas na zahriatie približne 1 – 2 hodiny. Tento čas umožní presnej váhe prispôsobiť sa teplote prostredia a stabilizovať sa v ňom. Čas na zahriatie odporúčame poskytnúť pri každom zapnutí váhy po dlhšej dobe nečinnosti. Ideálne je nechávať presnú váhu zapnutú. Väčšina presných váh METTLER TOLEDO je vybavená plne automatickou funkciou vnútornej justáže FACT. Funkcia FACT automaticky spustí proces nastavenia v prípade, že je prednastavený rozdiel teploty prekročený. Takýmto spôsobom sa správnosť presnej váhy udržiava automaticky, bez potreby zákroku obsluhy. Rovnako aj položky, vzorky alebo nádoby kladené na presnú váhu treba najprv nechať aklimatizovať na teplotu prostredia. Teplejšie alebo chladnejšie položky ako samotná presná váha môžu spôsobiť mierne prúdenie vzduchu z dôvodu rozdielu teploty, ktoré ovplyvní váhovú celu. To môže spôsobiť nielen rozdiely medzi nameranými hodnotami hmotnosti, ale predmety sa môžu zdať ťažšie alebo ľahšie ako v skutočnosti sú.