UV VIS spektrofotometre možno zaradiť do dvoch kategórií podľa geometrie komponentov optického systému na záznam spektra: snímacie spektrofotometre radové spektrofotometre Spektrum snímacieho UV VIS zariadenia sa získava plynulou zmenou vlnovej dĺžky svetla (t. j. snímaním), ktoré samostatne prechádza cez vzorku, otáčaním reflexnej mriežky, ako je znázornené na obrázku. V radovom spektrofotometri sa svetlo v celom rozsahu vlnovej dĺžky prechádzajúce cez vzorku odkláňa pomocou reflexnej mriežky umiestnenej za kyvetou a následne ho sníma radový detektor (napr. CCD snímač). To umožňuje za krátky okamih súbežne odmerať svetlo na všetkých vlnových dĺžkach. Vďaka tomu dokáže radový spektrofotometer nasnímať celé spektrum (200 – 800 nm) za niekoľko sekúnd, zatiaľ čo snímací spektrofotometer potrebuje na rovnakú úlohu najmenej niekoľko minút. Mechanicky sa otáčajúce prvky snímacieho spektroskopického prístroja môžu navyše ovplyvniť presnosť a opakovateľnosť vlnovej dĺžky. Aby k tomu nedochádzalo, je takýto prístroj potrebné pravidelne kalibrovať, čím sa zvyšujú náklady na údržbu. Radový spektrofotometer neobsahuje žiadne pohyblivé optické dielce, vďaka čomu nedochádza k žiadnym odchýlkam vlnovej dĺžky vplyvom mechanických nepresností. Ďalšou výhodou radového spektroskopického prístroja je jeho odolnosť voči okolitému svetlu vďaka jeho optickej konštrukcii, ktorá nevyžaduje uzavretý priestor na vzorky, takže sa vzorky ľahšie vymieňajú.