Наши серологические пипетки прошли испытания согласно ISO 12771. Для точности дозирования действуют следующие предельные допуски:
пипетка 50 мл - менее +- 2% (+- 1 000 мкл)
пипетка 25 мл - менее +- 2% (+- 500 мкл)
пипетка 10 мл - менее +- 2% (+- 200 мкл)
пипетка 5 мл - менее +- 2% (+- 100 мкл)
пипетка 2 мл - менее +- 3% (+- 60 мкл)
пипетка 1 мл - менее +- 5% (+- 50 мкл)