Расходомер-счетчик ультразвуковой КАРАТ-520 Ду 40 имеет импульсный выход. Его можно использовать совместно с вычислителями, которые работают с расходомерами, имеющими импульсный выход с частотой следования импульсов до 16 Гц. Мы можем порекомендовать вычислители КАРАТ-306 или КАРАТ-307.
Термопреобразователи подключаются к вычислителю, а не к расходомеру. Поэтому тип термопреобразователя выбирается из ряда, совместимого с выбранным вычислителем. Вычислители КАРАТ-306 и КАРАТ-307 работают с платиновыми термопреобразователями 100 Ом и 500 Ом.