Здравствуйте Сергей Александрович,
Это зависит от типа диафрагмы:
Керамическая технологическая изолирующая мембрана. Керамическая измерительная ячейка основана на принципе пластинчатого конденсатора с электродом на корпусе измерителя и подвижным электродом на внутренней стороне диафрагмы. В качестве стандартного масла для заполнения этой измерительной ячейки используется силиконовое или минеральное масло. измерительной ячейки. Перепад давления (p1 ≠ p2) вызывает соответствующий прогиб обеих мембран. Оба значения емкости преобразуются и подаются на микропроцессор преобразователя в виде цифрового сигнала. Металлическая технологическая изолирующая мембрана. Технологические изолирующие мембраны прогибаются с обеих сторон под действием давления. Заливное масло передает давление на мост сопротивления (полупроводниковая технология). Изменение выходного напряжения моста, которое зависит от разности давлений, измеряется и обрабатывается далее. Если у Вас остались еще вопросы Вы можете отправить их нам на e-mail: info@metrica-markt.ru