Здравствуйте, Иван. Поскольку концентрация KCl в эталонной полуячейке составляет 3 М KCl, датчик должен храниться в 3 М растворе KCl. В противном случае концентрация KCl в эталоне будет изменяться по закону диффузии. Если между двумя растворами с разной концентрацией ионов находится полупроницаемая мембрана, то по закону диффузии жидкости должны сравняться по концентрации. Поэтому ионы с более высокой концентрацией будут проникать в раствор с более низкой концентрацией, если обе жидкости равны. То же самое произойдет с эталонной ячейкой pH, поскольку стык эталонной ячейки представляет собой своего рода полупроницаемую мембрану. Если датчик хранится в дистиллированной воде, например, все молекулы KCl покинут эталонную ячейку, чтобы сравняться с концентрацией воды. Это приведет к уменьшению концентрации KCl в эталонной ячейке и изменению окислительно-восстановительного потенциала. А это снова приведет к неправильному значению измерения. Характерным признаком протекающего эталона является смещение нулевой точки. Если у Вас остались еще вопросы Вы можете отправить их нам на e-mail: info@metrica-markt.ru