Добрый день. Аппараты ингаляционного наркоза, искусственной вентиляции легких и кислородные ингаляторы (КИ) в процессе применения загрязняются различной микрофлорой, включая патогенную и без соответствующей обработки могут стать источником инфекционных заболеваний.
В целях профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов внутригоспитальной инфекции все предметы медицинского назначения, применяемые для манипуляций с нарушением целостности кожных покровов, слизистых или соприкасающиеся с поверхностью с-щ-зистых оболочек, а также используемые при проведении операций v больных с инфекционными процессами, должны подвергаться дезинфекционной, предстерилизационной обработке и стерилизации.................
После этого их подвергают предстерилизационной очистке путем мытья.
Для мойки узлов и деталей применяют раствор следующего состава: перекись водорода 30% - 20 мл. моющее средство ("Лотос". "Айна". "Новость", "Прогресс") - 5 г, вода питьевая - 975 мл.
Обработанные детали прополаскивают в течение 10 мин в проточной воде и для дезинфекции погружают в один из следующих растворов: 4% раствор перекиси водорода (экспозиция 60 мин); 3% раствор формальдегида (экспозиция 30 мня); 1% раствор клорамипп
(экспозиция 30 мин). Обработанные таким образом узлы аппаратов прополаскивают проточной водой, а затем 30-40 сек. .в дистиллированной воде.
Присоединительные элементы: коннекторы, адаптеры, тройники. соединительные втулки, маски, сборники конденсата после дезинфекции отмывают последовательно в двух порциях стерильной воды, затем сушат и хранят вместе с аппаратом ИН и ИВЛ.