В обоих течеискателях Busch TAPIR применяются три различных режима испытания: грубый, нормальный и высокой чувствительности. Эти режимы выбираются автоматически. В зависимости от давления на входе, регистрируемого датчиком давления Пирани, автоматически приводятся в действие различные клапаны в клапанном блоке. Это приводит к открытию различных клапанов, так что индикаторный газ поступает в турбомолекулярный вакуумный насос в разных положениях. В зависимости от места поступления газа в турбомолекулярный вакуумный насос чувствительность увеличивается. Грубый режим в TAPIR HL 1102 A активируется с 15 mbar, а в TAPIR HL 2216 A — с 25 mbar. Кроме того, в TAPIR HL 2216 A предлагается дополнительный режим, так называемый «массовый режим». Это позволяет качественно обнаруживать утечку начиная со 100 mbar, еще до достижения нормальных режимов испытания.