Цифровые измерители плотности рассчитаны на определение плотности однородных жидкостей, но и при анализе других образцов с их помощью можно достичь хороших результатов. Если вязкость образца (например, парафина) может быть снижена до уровня менее 36 000 мПа·с за счет нагрева до температуры подачи, то его плотность можно измерить, используя нагреваемый модуль автоматизации, такой как SC1H или SC30H. Плотность образца с более высокой вязкостью можно измерить вручную, если удается набрать его в шприц без пузырьков воздуха, а затем пропустить с контролируемой скоростью через узкую трубку длиной около 15 см. В измерителях плотности с дугообразной стеклянной ячейкой не следует анализировать образцы, разъедающие стекло (например, плавиковую кислоту, жидкости и пасты для травления).