Для тех приборов КАРАТ-520, которые выпущены с эксплуатационной документацией (паспортом), в которой указаны температурные исполнения по максимальной рабочей температуре воды в 50 °С и 150 °С, эти ограничения действуют. Исполнение Т50 работает с теплоносителем от 1 °С до 50 °С. Исполнение Т150 работает с теплоносителем от 15 °С до 150 °С.
На данный момент мы выпускаем расходомеры КАРАТ-520 с одним (максимальным) температурным диапазоном: от 1 °С до 150 °С. Рабочий диапазон температур определяется комплектующими, из которых изготовлен расходомер. Эксплуатация расходомера КАРАТ-520 исполнения Т50 на температурах выше 50 °С может привести к отказу расходомера.