Чаще всего в спектрофотометрах используются
вольфрамовые галогенные лампы. Они состоят из вольфрамовой нити, заключенной в стеклянную колбу, и галогенной части, предназначенной для обратного переноса испарившегося вольфрама на нить. Срок эксплуатации лампы составляет около 3000 часов. Ее излучение в диапазоне от 330 до 1100 нм включает видимый и ближний инфракрасный диапазон.
Дейтериевая лампа — газоразрядный источник света с колбой, наполненной газообразным дейтерием. Дейтериевая лампа излучает свет с равномерной интенсивностью в диапазоне от 190 до 450 нм. Срок ее эксплуатации — около 1000 часов. Вышеуказанные источники света часто используются вместе для охвата всего УФ-ВИД диапазона.
Ксеноновая лампа — газоразрядный источник света с кварцевой колбой, наполненной газообразным ксеноном. Свет, излучаемый ксеноновой лампой, имеет непрерывный спектр от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного в диапазоне от 190 до 1100 нм. Излучение импульсной ксеноновой лампы генерируется в виде отдельных вспышек, лучи которых аккумулируются детектором в течение определенного промежутка времени. Данные лампы не требуют предварительного прогрева. Импульсный источник света отличается невысоким тепловыделением и длительным сроком эксплуатации (до 5500 часов) при частоте импульсов 50 Гц. Ксеноновые источники света практически не требуют технического обслуживания и более долговечны. Технология FastTrack МЕТТЛЕР ТОЛЕДО предусматривает использование импульсного ксенонового источника света, световода из кварцевого стекловолокна и диодно-матричной схемы.