1) Механическая (электромеханическая) активная температурная компенсация   Из базовой теории оптики мы знаем, что при изменении осевого положения линзы (или группы линз) в оптической системе соответственно изменяется и положение фокальной плоскости системы. Активная температурная компенсация использует этот принцип для воспроизведения системы. Метод фокусировки и регулировки может быть ручным или электрическим. Моторизованный ИК-объектив и ручной ИК-объектив можно рассматривать как разновидность атермальных линз с активной механической / ручной компенсацией.   Для повышения чувствительности регулировки и поддержания стабильности оптической оси этот метод температурной компенсации обычно требует точного механического передаточного механизма. В то же время необходимо исследовать требуемый ход линзы с температурной компенсацией, и в качестве элемента температурной компенсации следует выбрать наиболее чувствительную линзу, на которую влияет фокусирующая поверхность.   Основная механическая структура передачи этого метода компенсации в основном такая же, как механизм фокусировки оптической системы. Метод прост в принципе и прост в реализации, но он увеличивает вес оптического инструмента и в то же время легко вызывает ошибки прицеливания.   2) Механическая (электромеханическая) пассивная температурная компенсация   Принцип механической (электромеханической) пассивной температурной компенсации в основном такой же, как и у активной температурной компенсации, за исключением того, что изменился способ изменения группы линз. В нем используются определенные материалы или механизмы со специальными функциями для автоматической регулировки.