Вкратце рекомендуется придерживаться следующих правил:
- Вход сигнала тензодатчика должен быть независимым (на одной стороне или другой стороне платы) и напрямую присоединен к клеммной коробке прибора без промежуточного соединения с помощью выносной клеммной коробки или без пересечения с другими кабелями.
- Использовать “RC” фильтры на управляемых катушках или дистанционных силовых ключах.
- Развести с инвертором, если невозможно, использовать фильтры и отделить металлической полкой.
- С питанием 230Vac использовать 380/230Vac трансформатор, избегая использования 380Vac фазы и нейтрали.
- Монтажник панели несет ответственность за обеспечение электробезопасности индикаторов.
- Хорошим решением является оставлять индикаторы всегда включенными для предотвращения образования конденсата.