Обе процедуры предусмотрены ФЗ № 102 от 26.06.2008. На первый взгляд они похожи, и их часто путают. Однако различия между ними весьма существенны.
Первое, чем отличается калибровка от поверки: поверка – это обязательная процедура, а калибровка добровольная, проводится по инициативе заказчика.
Второе отличие – это объекты. Поверять требуется СИ, которые применяются в сфере государственного обеспечения единства измерений. Виды деятельности, которые она охватывает, перечислены в ст. 1 ФЗ № 102. Остальные СИ можно поверять добровольно или калибровать.
Третье отличие – это исполнитель. Для выполнения работ по калибровке не нужно получать никаких разрешительных документов. Заниматься поверкой могут только лица (организации, ИП), которые получили соответствующий аттестат аккредитации. При этом есть СИ, поверять которые вправе только государственные метрологические центры. Они указаны в перечне, принятом Постановлением Правительства № 250 от 20.04.2010.
Четвертое отличие – это сама процедура. Порядок поверки регламентируется утвержденным документом, который так и называется: методика поверки. Методика утверждается в процессе утверждения типа СИ. В дальнейшем поверитель обязан строго следовать ей. Методика же калибровки выбирается под задачи заказчика, она должна позволять дать ответы на вопросы о СИ, которые интересуют заказчика.
Пятое отличие – цель процедуры. При поверке выясняют, отвечает ли СИ установленным требованиям, можно ли его использовать. Путем калибровки определяют фактические значения его метрологических характеристик.
Шестое отличие – по итогам процедур выдаются разные документы: свидетельство о поверке и сертификат о калибровке. У свидетельства есть срок действия, а у сертификата нет.