Если у прибора работает табло, но нет показаний о расходе теплоносителя, то, скорее всего, в измерительный патрон попала грязь, которая заблокировала работу механизма учета. Необходимо перекрыть отопление, открутить измерительный патрон и попробовать самостоятельно удалить загрязнение промывкой патрона. Если это не поможет, то прибор можно отправить к нам. Узнать как это сделать можно по телефону службы сервиса: (343) 2222-309.
Если будет выявлено, что отказ из-за наличия грязи в измерительном патроне, то ремонт будет платным.