Проверить:
1. Надёжность контактов со стороны преобразователя температуры и вычислителя.
2. Линию связи, отключив ее со стороны преобразователя температуры и вычислителя и «прозвонив».
3. Целостность чувствительного элемента. Измерить сопротивление между выводами со стороны монтажа при температуре 22°С должна быть в пределах 542,852 Ом для 500П, Pt500 и 100П,Pt100-108,570 Ом.
4. Подключить к вычислителю «имитатор сопротивления» сверить правильность показаний с табличными данными.