Здравствуйте,
В данном случае речь идет о приборах в двухкамерном исполнении:
1. "Отсек подключения" имеет взрывозащиту "d"-"взрывонепроницаемая оболочка", соответственно должны соблюдаться все требования к данному типу взрывозащиты. Имеет в своем составе искробезопасный барьер, поэтому искробезопасный барьер вне взрывоопасной зоны не нужен.
2. "Отсек электроники" имеет взрывозащиту "ia" - обеспечивается искробезопасным барьером, находящимся в "отсеке подключения".