. А., добрый день! Принципиальное отличие в количестве режимов, производительности, длине воздуховодной трубки и заводе производителе (С300 собран в Италии).
Режимы: С300 имеет преимущество - 3 режима работы - можно проводить целенаправленное лечение верхних, средних и нижних дыхательных путей, С28 Plus работает в одном режиме. Если сравнивать средний размер частиц - он одинаковый 3 мкм у модели С28 Plus и С300 в 3 положении (данное положение рассчитано на производство мелкодисперсного аэрозоля для поступления в нижние дыхательные пути).
Длина воздуховодной трубки: С28 Plus - 200 см, С300 - 100 см.
Производительность: у C28 Plus производительность выше - 0,5 мл/мин, у С300 (в 3 положении) - 0,3 мл/мин. Это значит, что при равных условиях быстрее ингаляция завершится при использовании небулайзера С28 Plus.
Если вам важно, чтобы была возможность целенаправленного лечения различных заболеваний дыхательных путей - модель С300, если основное заболевание связано с доставкой аэрозоля в нижние дыхательные пути и важно как можно скорее получить лечебный эффект, то предпочтение небулайзеру C28 Plus.
Хотим обратить внимание, все небулайзеры ОMRON сертифицированы в соответствии с европейским стандартом для небулайзеров EN 13544-1. Какой бы небулайзер ОMRON не использовали, вы гарантированно получите высококачественную доставку лекарства.