В настройках вычислителя можно ввести только одно значение веса импульса. Этот прибор не умеет работать с расходомерами с функцией расширения динамического диапазона измерений.
Можно подключить каждый из импульсных выходов водосчетчика к отдельному измерительному каналу. В конфигурации вычислителя сначала задать для каждого измерительного канала отдельный параметр "Импульсного входа" с типом канала "Расход" и отдельным весом импульса, а следом создать третий общий параметр "Импульсного входа" с типом канала "Сумма/Разность" и его вычисление суммированием первых двух параметров. Далее, в подсистему учета, для архивирования, можно вывести как один так и все три параметра "Импульсных входов".