Для подбора датчика давления (преобразователя давления) для узла коммерческого учета тепловой энергии, следует руководствоваться рекомендациями проектировщика. Дело в том, что здесь сталкиваются две контрзадачи: с одной стороны, чем меньше диапазон измерения датчика давления, тем он будет точнее, т.к. погрешность у датчика давления относительная и представляет процент от диапазона измерения, т.е. 0,5% от 1 МПа — это 0,005 МПа, а 0,5% от 1,6 МПа — это 0,008 МПа, это означает что в абсолютнмо выражении допускаемая погрещность измерения ухудшилась на 60%, в этом конкретном случае; с другой стороны, есть задача проекта в подборе датчика давления с таким диапазоном измерения, чтобы он перекрыл потребности проектируемой гидравлической системы приема и распределения теплоносителя, а также потенциальные потребности контролируемых рисков эксплуатации. Задача проектировщика в подборе наиболее эффективного средства измерения давления, который начнет работу с изучения технических условий от теплоснабжающей организации.