Да, в последнее время появился новый функционал у продуктов, основанных на когерентной рефлектометрии. В частности появилась возможность работы когерентных систем мониторинга параллельно с системами передачи информации DWDM по одному общему волокну (без выделения «темного» волокна под систему мониторинга). На телекоммуникационных линиях требуется выделение 3 соседних каналов в DWDM-сетке для работы системы мониторинга. При этом когерентные рефлектометры могут работать совместно с DWDM системами как с амплитудной, так и фазовой модуляцией.
Также у C-OTDR появилась возможность анализа градиентов температуры или растяжения оптического волокна (без разделения этих процессов и без измерения абсолютного значения). Тем не менее данный функционал достаточен в ряде задач, где необходимо отслеживать именно локальную динамику температуры или растяжения оптического волокна.
Одновременная работа OTDR и C-OTDR также возможна, так как на рынке уже присутствуют OTDR системы, работающие за пределами C-диапазона длин волн. Такой опыт есть. Более того, по одному волокну при этом работало 3 системы одновременно: DWDM, C–OTDR и OTDR.
Тем не менее C-OTDR и сам может выполнять часть функций OTDR в части отслеживания точек обрыва или пережатия оптического волокна, однако в силу высокой когерентности источников излучения в C-OTDR его рефлектограмма остается сильно «изрезанной» даже после усреднения. Поэтому характерные значения изменения оптического затухания, которое может отследить C-OTDR находится на уровне 2 дБ.