Ответ:
Причина №1. Часто проблема возникает из-за того, что из предложенного списка моделей термогигрометров в EVL неправильно выбран прибор или ваша версия EVL устарела. Необходимо установить актуальную версию EVL. Для этого обратитесь в нашу службу поддержки.
Причина №2. Сброс даты/времени из-за отключения питания. При пропадании питания происходит сброс настроек даты и времени, что делает невозможным ведение актуальной статистики. Важно следить за разрядом батареи/аккумулятора приборов, при этом перед заменой съемных источников питания необходимо перенести накопленную статистику на компьютер и уже затем производить замену.
Причина №2. Дефект SD карты (ИВТМ-7 М 6). К сожалению, такое случается – замените карту на новую.