Даже минимальные загрязнения форсунки, испытательного канала или испытательного поршня могут привести к существенным погрешностям при измерении индекса расплава. Например, загрязнения изменяют характеристики скольжения полимера по стенкам испытательного канала и форсунки, уменьшают зазор между испытательным поршнем и испытательным каналом или уменьшают сечение отверстия в форсунке. Они состоят, в основном, из остатков ранее испытанного полимера, которые оседают в шероховатостях стенок и могут продолжать там расщепляться, пока не образуется слой сажеподобной субстанции. Ситуация особенно критична, если последовательно измеряют различные полимеры и это связано с изменением температуры испытания. Также вызывать проблемы могут отложения чистящих средств. Поэтому очистку испытательного канала обычно проводят немытой чистой хлопчатобумажной салфеткой. В сложных случаях может потребоваться очистка латунной щеткой или даже выжигание критически важных компонентов.