Приветствую Василий. Хорошее наблюдение, вы абсолютно правы. Стык не изолирует эталонную ячейку полностью от другой среды, но он ограничивает утечку электролита в среду. Это необходимо для обеспечения электрического соединения. Датчик, показанный в этом видео, имеет кольцевую мембрану из ПТФЭ, но для различных применений возможны и другие варианты. Другими вариантами могут быть, например, 1 или 3 керамических спая, которые имеют меньший размер пор, что обеспечивает меньший отток KCl. Или для некоторых применений используется открытый переход, который представляет собой просто отверстие на боковой стороне датчика. KCl не будет вытекать сразу, KCl здесь растворяется в геле. В качестве последнего примера для вашего вопроса, если измерения проводятся в деионизированной воде, то KCl может истощаться быстрее, тогда к датчику подключается емкость для хранения KCl, чтобы поддерживать эталонный уровень. За подробной информацией обратитесь в наш технический отдел на e-mail: info@metrica-markt.ru