Для высоковязкой жидкости, как впрочем и для любой другой, важен характер пульсаций :
- если жидкость не меняет свое направление, а меняет только скорость, то влияние пульсаций на точность измерения минимально. Это влияние уменьшается с ростом вязкости вследствие снижения паразитных утечек в моменты старта и остановки измерительных элементов.
- если жидкость изменяет направление, то вам необходимо использовать при заказе расходомера опцию PFдля импульсного выхода на датчике Холла. Использование специальной модификации этого магниточувствительного элемента и измененного расположения магнитов на шестернях позволяет избегать ложных срабатываний при вращении шестерней в обратную сторону при изменении направления потока. Это значительно повышает точность измерений расхода жидкости.