Да, действительно, теплосчетчик КАРАТ-Компакт можно устанавливать на вертикальный трубопровод. Но может быть два варианта восприятия:
трубопровод на коротком участке расположен вертикально: выход/вход общего коллектора теплоснабжения на этаже многоквартирного дома, или в индивидуальном доме подъем трубопровода от центрального теплоснабжения из подвала в жилую зону, и прочее;
вертикальная система подачи теплоносителя в квартиры в многоквартирном доме, когда в каждой комнате по стояку отопления, а во всей квартире их несколько и их делят между собой все соседи вертикально расположенных квартир.
В первом случае установка теплосчетчика приветствуется, а во-втором — нежелательна, а в отношении наших теплосчетчиков, даже прямо не допустима, что указано в инструкции. И тут дело вот в том, что в первом случае один и тот же теплоноситель через систему трубопроводов пробегает радиаторы всех комнат жилья и возвращается в один большой общий стояк обратки теплоносителя, а во втором случае Вам доступен только небольшой участок трубопровода и придется возле каждого радиатора по теплосчетчику поставить. Как следствие, в первом случае, потребление тепловой энергии будет достаточно заметно т.к. проходит достаточно много теплоносителя, который отдает достаточно много тепловой энергии даже если радиаторы отопления прикрыть из-за жары, а во втором случае — потребление тепловой энергии будет чрезмерно мало, если не ничтожно, ведь участвует только один радиатор в каждом измерении
Потребление тепловой энергии на отдельном радиаторе отопления настолько мало, что прибор ее замечает на грани способности измерения. В связи с этим, чтобы исключить недобросовестность, мы намеренно внесли в прибор алгоритм, при котором прибор на отдельном радиаторе будет часто выдавать ошибку по слишком малому расходу или недостатку разницы температуры между подающим и обратным трубопроводом, ошибка эта будет фиксироваться в архивах, а также прибор будет прекращать измерения на все время действия этой ошибки.