Установите тензодатчики в соответствии с правилами установки, в том числе сделайте поверхность установки горизонтальной. Чтобы обеспечить точность измерения тензодатчиков. Хорошая жесткость опорного основания тензодатчика необходима в случае деформации опорного основания и распределительной коробки для регулировка разницы углов при использовании более чем одного тензодатчика. 2. Теоретически, для выполнения калибровки нагрузка должна превышать 20% от емкости весов, что повышает гибкость и снижает затраты физической силы при калибровке. 3. Из-за различий в среде применения и механической конструкции пользователям необходимо разместить соответствующую нагрузку для выполнения калибровки, чтобы обеспечить линейность системы взвешивания.