Прибор переходит в режим ограничения тока. В этом случае ток не превышает установленный порог и снижается напряжение. Проверить можно, посмотрев текущее значение тока. Если оно равно установленному (в нормальной ситуации оно меньше и зависит от количества мостиков в камере), то напряжение будет снижаться. Причина кроется скорее всего в неправильно приготовленном буфере, либо неправильно установлен ток ограничения (ориентировочно он равен 30-35 мА).