Чтобы правильно выбрать схему конфигурирования, необходимо знать какие еще будут подключаться первичные преобразователи к вычислителю ЭЛЬФ.
Если у вас будет только 1 расходомер и нет термометров, то в программе необходимо выбрать схему «60». Если у вас еще будет 2 термометра и 1 расходомер то схема измерения «10» или «20»,в зависимости от того на каком трубопроводе установлен расходомер. Если 1 расходомер и 1 термометр то схема измерения «80». Список схем, которые используются в вычислителе ЭЛЬФ приведены в руководстве по эксплуатации.