В инструкции по эксплуатации лопастного расходомера определены требования к монтажу: "...
выберите подходящий горизонтальный или вертикальный участок трубы. С установкой расходомера в вертикальном участке измеряемая среда должна подаваться насосом вверх по трубе через датчик потока, так, чтобы исключить измерение воздушных (газовых) полостей.Расходомер серии DP требует полностью развитого профиля турбулентного потока для обеспечения максимума точности (ламинарного потока). Это может быть достигнуто путем установки DP расходомера на прямом участке движения потока. Мы рекомендуем длину, как минимум 10, а в идеале – 25 диаметров трубы выше по потоку перед расходомером и не менее 5 диаметров, в идеале 10 – после него. Наличие помех для потока – таких, как насосы, клапаны или фильтры требуют большей длины прямых участков до и после расходомера."