В зависимости от модели датчики веса могут иметь 4х либо 6ти жильный кабель с экраном.
6-ти жильный тип в добавлению к наличию клемм питания (+) и клемм питания (–), сигнала (+) и сигнала (-) имеет 2 дополнительные жилы для компенсации потери сигнала (+) и (-).
Сопротивление кабеля изменяется в зависимости от температуры и длины.
Таким образом, можно сказать, что при изменении температуры и расстояния в наличии падение напряжения - система с 6-ти жильным кабелем позволяет выполнить компенсацию не влияя на измерение.
4-х проводной датчик веса - компенсированный по температуре и откалиброванный согласно заявленной длины кабеля; рекомендуется использовать максимально короткий кабель для 4-х проводного тензодатчика; в весовой системе есть индикатор или преобразователь с 6-ти жильным входом и распределительной коробкой, рекомендуется использовать 6-ти жильный кабель для присоединения весового индикатора – преобразователя для компенсации падения напряжения на участке кабеля между распределительной коробкой и индикатором.
Если индикатор имеет 4х проводной вход, рекомендуется использование заземленного кабеля со значительным сечением (минимально 1м2) на случай удержания падения напряжения между распределительной коробкой и весовым индикатором.
Все эти измерения не имеют значения с 6-ти проводными датчиками веса. Провод чувствительности (для компенсации) кабеля присоединяется к соответствующей клемме весового индикатора, таким образом можно измерить и отрегулировать усиление нужного напряжения, поступающего от датчика.
6-ти проводной датчик веса также предпочтителен относительно 4х проводных еще и потому, что почти нет ограничения по длине кабеля.