Обычно плотномеры (их также называют измерителями удельного веса) настраивают по воздуху и воде при заданной температуре измерения. Температура регулируется с помощью элемента Пельтье, который нагревает или охлаждает измерительную ячейку, поддерживая нужную температуру (например, 20 °C). Сначала измеряется частота колебаний измерительной ячейки, заполненной воздухом. Это значение частоты соответствует плотности воздуха. Затем измерительная ячейка заполняется водой, и снова измеряется частота колебаний. Второе значение частоты соответствует плотности воды. Для такой калибровки по двум точкам можно использовать воздух и эталонное вещество или два эталонных вещества — в зависимости от целевого диапазона плотности.
Узнайте больше о калибровке цифрового плотномера.