Диаметр датчика не более 5 мм. Но есть очень важное "но". С некоторых пор мы стали снабжать все наши термопреобразователи несъемным латунным адаптером и с ним Вы не сможете погрузить в гильзу на нужную глубину термопреобразователь. При этом, если Вы нарушите его конструкцию, то нарушите один из элементов конструкции и теплосчетчика — на этом закончится наша гарантия, как производителя. Поэтому, покупая теплосчетчик "КАРАТ-Компакт 2-223", Вам придется заменить гильзу на переходник с G1/2 на М10х1, подобный футорке, но в нижнем конце отверстия специальный бортик для упора адаптера.
Переход на прибор с несъемным адаптером связан с тем, что лишь очень немногие пользуются гильзой и тройником. В подавляющем большинстве случаев используется шаровый кран со специальным штуцером https://www.karat-npo.com/catalog/teploschetchiki_kvartirnye/sharovyy_kran_s_gnezdom_dlya_termodatch...