То, что Вы подробно описали в своём вопросе — уровень ввода. Он безусловно зависит от качества подключения оптического рефлектометра к измеряемой ВОЛС. Чтобы избежать «провала», в некоторых случаях помогает очистка наконечника (ферулы) изопропиловым спиртом или другими аксессуарами для очистки, в других, когда наконечник (ферула) имеет царапины — спирт имеет временный эффект, либо не помогает вообще. Здесь помогает только полная замена патчкорда или пигтейла. Есть и другие случаи, про них ниже.
«Провал» образуется на рефлектограмме из-за того, что оптический рефлектометр по своему внутреннему алгоритму обрабатывает полученные результаты измерений ОВ. У разных производителей рефлектометров EXFO, Yokogawa, VIAVI и так далее, алгоритмы обработки разные и «провалы» на рефлектограммах будут отличаться.
В рефлектометре есть встроенная функция проверки качества подключения, иногда она выручает, предупреждает о некачественном соединении, и помогает получить качественную измеренную рефлектограмму (без «провалов»).
Обычно, мы советуем при каждой коммутации патчкордов к измерительному оборудованию, производить очистку наконечника (ферулы), дабы сразу исключить вариант загрязнения. К тому же, грязь может поцарапать дорогостоящий коннектор рефлектометра, он скрыт от глаз и расположен внутри прибора. Если проблема сохранилась («провал» не ушёл), причина может быть другой: царапины, некачественная сварка в оптическом кроссе, сломанная оптическая розетка. Но сначала повторюсь — начинаем с самого простого — с очистки!
Все вышеперечисленное, и не только, мы разбираем в теории и на практике, на наших очных занятиях. На очном семинаре «Измерения параметров ЛКС ВОЛС» на готовом макете ВОЛС, отрабатываем различные случаи, рассматриваем частые ошибки при измерениях и, конечно же, отвечаем на вопросы наших слушателей.
С расписанием семинаров можете ознакомится здесь: https://vols.expert/obuchenie/calendar/.