Здравствуйте Сергей Александрович. Спасибо за ваш вопрос. Тепловой принцип работает путем мониторинга за охлаждающим эффектом газового потока при его прохождении над нагретым преобразователем (PT100). Газ, протекающий через чувствительную секцию, проходит над двумя преобразователями PT 100 RTD, один из которых используется стандартно в качестве датчика температуры, а другой - в качестве нагревателя. Датчик температуры отслеживает фактические значения процесса, в то время как нагреватель поддерживается на постоянной дифференциальной температуре выше этой температуры путем изменения мощности, потребляемой датчиком. Чем больше массовый поток, тем больше эффект охлаждения и мощность, необходимая для поддержания дифференциальной температуры. Поэтому измеренная мощность нагревателя является мерой массового расхода газа. Если у Вас остались еще вопросы Вы можете отправить их нам на e-mail: info@metrica-markt.ru