Здравствуйте, это действительно сложная задача, о которой вы просите. Пена имеет очень сложные физические условия и все время меняет свои параметры. В большинстве случаев, пена сама по себе не отражает микроволны. Она только гасит микроволны, проходящие через пену. Поэтому амплитуда эха от уровня уменьшается, и, следовательно, эхо от пены отсутствует. Из-за отсутствия эха от пены также невозможно произвести настройку параметров датчика для измерения высоты пены.
Наиболее важным преимуществом VEGAPULS 64 по сравнению с другими датчиками является высокий динамический диапазон, который позволяет проводить измерения даже при наличии пены на жидкости. В некоторых случаях для определения высоты пены мы используем дополнительный датчик, работающий по другому принципу измерения. Свяжитесь с нами напрямую, чтобы найти решение для вашей задачи на e-mail: info@metrica-markt.ru