Нормализующая (компенсационная) катушка, включаемая между рефлектометром и оптическим кроссом линии, позволяет «уйти» из мертвой зоны и оценить качество монтажа оптического кросса, а также правильно измерить суммарное затухание в линии.
А все потому, что даже самые современные оптические рефлектометры имеют так называемую «ближнюю мертвую зону» — зону нечувствительности, делающую невозможным получение информации о начальном участке линии. Протяженность мертвой зоны различна для разных приборов и может составлять от нескольких метров до сотен метров.