Există diferite tipuri de conectare pentru dispozitivele de măsurare PT100.
cod de culoare standard; A este alb, B este roșu.
2 fire : Conexiune de bază unde conductorul este scurt. Fără fir de compensare.
3 fire: Cel mai comun cu 3 fire de conectare, instrumentul măsoară rezistența firului B și îl deduce din măsurarea acestuia.
4 fire : Conexiunea cu 4 fire este cea mai precisă măsurare. Instrumentul măsoară rezistența celor patru fire conductoare și o deduce din măsurarea acestuia.
Pt100 dublu : Conexiune dublă RTD cu 3 fire cu două elemente sensibile diferite.
Nu este necesară întreținere pentru senzorii de temperatură PT100 RTD, cu toate acestea, se recomandă verificări de calibrare programate la punctul de gheață (0ºC).