În general, putem spune că designul punctului de măsurare are o importanță enormă. Dispozitivele cu un domeniu de măsurare dinamic mare au avantajul de a putea fi utilizate într-o gamă largă de aplicații. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că acești senzori au o inexactitate mai mare în intervalul inferior de măsurare. Dacă o aplicație necesită o precizie de măsurare ridicată pe o variație redusă a debitului, trebuie selectată o versiune de senzor al cărei interval de măsurare să se apropie cât mai mult posibil de debitul așteptat. Atunci când se compară specificațiile de precizie ale seriilor SM și SU cu aceeași conexiune de proces (de exemplu, 1") și o valoare finală similară a domeniului de măsurare (SM: 250 l/min vs. SU: 240 l/min), este clar că procentajul de inexactitate al seriei SU este mai mare în intervalul de măsurare inferior, înainte ca precizia să se îmbunătățească în mod constant în următorul intervalul de măsurare. Figura: Abaterea preciziei absolute în procente când se compară SM8130 (linia albastră) și SU8020 (linia portocalie)