As células de carga de 6 fios têm dois fios a mais, denominados "reference" (Sense + e Sense –) que servem para medir e regular a tensão efetiva que chega às células.
Graças aos fios reference, as células de carga de 6 fios podem compensar uma eventual queda de tensão, devida, por exemplo, a variações de temperatura ou ao comprimento do cabo, sem afetar a medição do peso.
Por isso, se necessário, neste caso o cabo pode ser encurtado sem prejudicar a célula de carga, mas tendo em conta que fazer uma alteração do produto original implica a perda de garantia.
As células de carga de 4 fios são calibradas e termicamente compensadas em relação ao comprimento do cabo com o qual são fornecidas de série.
Por esse motivo, recomendamos nunca encurtar o cabo: isso pode comprometer a confiabilidade da calibração e da compensação.
Se possível, deve ser inserido isoladamente no duto e colocado o mais afastado possível dos cabos de força.
Além disso, para conter qualquer queda de tensão na parte do cabo entre a caixa de junção e o indicador, recomenda-se usar um cabo blindado com bitola significativa (pelo menos 1 mm2).
Share this FAQ