Deve-se garantir que o meio flua contra o sensor do termômetro. Isso geralmente ocorre quando a ponta do poço termométrico está localizada no terço médio do tubo. O comprimento de inserção de um poço termométrico ou tubo de proteção depende do termômetro utilizado. Para termômetros mecânicos, é assumido um comprimento de inserção mínimo de 60 ... 100 mm, enquanto termômetros elétricos requerem apenas um comprimento de instalação de pelo menos 35 ... 50 mm. O comprimento máximo de inserção para tubos de proteção é limitado pelo comprimento de fabricação dos tubos (aprox. 5 a 6 metros) e para poços termométricos pelo comprimento de fabricação da máquina perfuradora (entre 1.000 e 2.000 milímetros, dependendo do modelo). No entanto, poços termométricos mais longos também podem ser produzidos soldando peças individuais.