Para calibradores de bloco seco, a profundidade mínima de imersão é de 70 mm. Se a profundidade mínima de imersão não for atingida, deve ser utilizado para a calibração um instrumento de referência externo, que é levado à mesma altura que o termómetro. Para descobrir a profundidade de imersão apropriada de um item de teste, a seguinte regra prática pode ser aplicada: Diâmetro do ponto de teste x 15 ou para um comprimento confiável conhecido: comprimento confiável + diâmetro do ponto de teste x 10.