A corrente através do sensor de resistência PT100 causará aquecimento: por exemplo, uma corrente de detecção de 1 mA através de um resistor de 100 ohm gerará 100 μW de calor. Se o elemento sensor não dissipar este calor, ele reportará uma temperatura artificialmente alta. Este efeito pode ser reduzido usando um elemento sensor grande ou garantindo que ele esteja em contato térmico com o ambiente.
Usar uma corrente de detecção de 1 mA dará um sinal de apenas 100 mV. Como a mudança na resistência de um grau Celsius é muito pequena, mesmo um pequeno erro na medição da tensão no sensor produzirá um grande erro na medição da temperatura.
Por exemplo, um erro de medição de tensão de 100 μV resultará em um erro de 0,4°C na leitura de temperatura. Da mesma forma, um erro de 1 μA na corrente de detecção dará um erro na indicação de temperatura de 0,4°C.
Devido aos baixos níveis de sinal, é importante manter os cabos longe de cabos elétricos, motores, equipamentos e outros dispositivos que possam emitir ruído elétrico.
O uso de um cabo blindado, com a blindagem aterrada em uma extremidade, pode ajudar a reduzir a interferência. Ao utilizar cabos longos, é necessário verificar se o sistema de medição é capaz de suportar a resistência dos cabos.