Teoricamente, você pode gravar um número infinito de FBGs em uma única fibra, desde que você mantenha comprimentos de onda Bragg diferentes em FBGs diferentes. Mas praticamente falando, a faixa de comprimento de onda é limitada devido à limitação da fonte de luz de banda larga e do módulo de recepção e detecção do interrogador de grade de fibra. Ao mesmo tempo, uma vez que o comprimento de onda de Bragg muda com a influência da temperatura e deformação. Portanto, deve-se garantir que a distância entre os comprimentos de onda Bragg da grade de fibra não se sobreponha. Desta forma, o interrogador pode distinguir diferentes grades de fibra de acordo com diferentes comprimentos de onda de reflexão. Outra característica que afeta o número de grades de fibra é a potência disponível para receber reflexos das grades Bragg. Isso depende da potência de transmissão do interrogador, das perdas ao longo do caminho (incluindo perda de curvatura, perda de conector, perda de emenda, perda de comprimento de fibra) e da refletividade da grade Bragg. Portanto, existem muitas situações que afetarão o número de FBGs. Geralmente, na faixa C comumente usada, recomenda-se usar não mais de 13 ou 14 grades de fibra em um único sensor de grade de fibra.