Sim, o UOVO possui laudo do laboratório LATAM (Laboratório de Análises Toxicológicas e Ambientais).LAUDO número 89052/21.TESTE DE EFICIÊNCIA LÂMPADA UV – FUNGOS E BACTÉRIASDATA DA AMOSTRAGEM: 01/04/2021EQUIPAMENTO: UOVO – 3 LÂMPADAS UVMETODOLOGIA:Método de amostragem e análise de Microorganismos: Escala McFarland 0,5, Semeadura com placa exposta em lâmpada UV.Meio de cultivo para análise de fungos: Semeadura em Agar Sabouraud Dextrose a 4%.Meio de cultivo para análise de bactérias: Semeadura em ágar enriquecido, seletivo e diferencial: Tryptic Soy Agar (TSA).DESCRIÇÃO EQUIPAMENTO:EQUIPAMENTO: UOVO - COD. QTM5114POTÊNCIA RADIAÇÃO: UV -7,5WCAPACIDADE: 15,5 LITROSODF: 166086 – 20/01/2021ALIMENTAÇÃO: 127-220 VAC/ 60HZPOTÊNCIA ELÉTRICA: 37W - FP MIN: 0,45CONCLUSÃO:Redução com média de 99,97% de UFC no tratamento pós exposição a Lâmpada UV para Fungos Totais.Redução com média de 99,96% de UFC no tratamento pós exposição a Lâmpada UV para Bactérias Totais.Fazer download do laudo em PDF