A princípio, uma utilização de tubos de PP com temperaturas negativas tem de ser testada em condições reais, dado que a carga dos recipientes pode variar muito em função do meio de congelamento e das condições de rotina. Com base em nossas experiências e testes realizados com tubos de PP, podemos lhe dar algumas indicações.
Basicamente, nos produtos de PP, os valores de resistência são reduzidos a temperaturas inferiores a 0°C e, por isso, é preciso considerar que os tubos congelados não devem ser expostos a determinadas cargas mecânicas (p. ex. não deixar cair os tubos da mesa). As condições de congelamento devem ser escolhidas de forma a que o conteúdo seja congelado uniformemente ou de baixo para cima. Se, devido a condições de congelamento desfavoráveis, o recipiente começar a congelar por cima, poderão surgir fissuras por expansão na parte de baixo. Como exemplo, os suportes de isopor, dependendo do diâmetro da abertura, têm um forte efeito isolante, que dificulta o congelamento do tubo por igual. A princípio, os tubos em um suporte ou caixa de armazenamento têm de ter espaço suficiente para poderem se expandir. Devido aos inúmeros fatores que podem ter influência, recomendamos que faça um teste de congelamento de acordo com suas condições de rotina.