Um termômetro de resistência é um tipo de sensor de temperatura. Consiste em um elemento cuja resistência varia de acordo com a evolução da temperatura. Nomes comuns para termômetros de resistência incluem RTD (abreviação de Resistance Temperature Detector), RT, Pt100, Pt500, Pt1000.
Um elemento Pt100 consiste em uma bobina de fio ou um filme depositado de metal puro. A resistência do elemento aumenta com a temperatura de forma conhecida e repetível. Pt100s exibem alta precisão em uma ampla faixa de temperatura.
Faixa de medição: -200 a 700ºC
Sensibilidade: A queda de tensão em um RTD fornece uma saída muito maior do que uma sonda de termopar.
Linearidade: RTDs de platina e cobre produzem uma resposta mais linear do que termopares ou termistores. As não linearidades de RTDs podem ser corrigidas através do projeto adequado de redes de ponte resistiva.
O material mais utilizado é a platina com resistência de 100 ohms a 0ºC e coeficiente de temperatura (Alpha) de 0,00385 ohms/ºC. Outros materiais elementares também usados ​​são cobre, níquel e níquel-ferro. Os elementos de platina predominam devido ao seu alcance mais amplo e porque a platina é o mais repetível e estável de todos os metais.