Balanças de precisão e balanças de precisão para laboratório produzem leituras estáveis em uma faixa mais ampla de condições ambientais do que balanças analíticas. Isso ocorre porque a célula de pesagem de uma balança de precisão é menos sensível a flutuações de temperatura e correntes de ar. Embora um protetor de vento geralmente não seja necessário ao usar uma balança de precisão com resolução de 1 ou 2 casas decimais em condições de pesagem de precisão padrão, ele pode ajudar ao trabalhar em uma capela fluxo laminar porque protege a célula de pesagem de precisão do fluxo de ar interno. As balanças de precisão de 1 mg e 0,1 mg possuem uma célula de pesagem altamente sensível e, portanto, são mais suscetíveis a correntes de ar. Um protetor de vento ajuda a manter o desempenho. Na verdade, muitas balanças de precisão de resolução de 1 mg e 0,1 mg são equipadas com um protetor de vento como padrão. No entanto, as balanças de precisão da linha Excellence da METTLER TOLEDO possuem o inovador prato de pesagem SmartPan. O prato de pesagem SmartPan foi inteligentemente projetado para minimizar os efeitos das correntes de ar na célula de pesagem de precisão. Ele melhorou a repetibilidade em até 86%, além de permitir que a utilização das balanças de precisão de 1 mg sem protetor de vento sob condições de pesagem padrão. Ao trabalhar em uma capela fluxo laminar ou cabine de segurança, as balanças de precisão de 5 mg e 10 mg com o prato de pesagem SmartPan fornecem resultados até duas vezes mais rápidos que os modelos sem SmartPan. Leia mais em nosso Informativo Técnico:
Excelente Desempenho de Pesagem – Mesmo em Condições Adversas.