O sensor de vento FT possui um sistema de aquecimento inteligente controlado termostaticamente para controlar seus três aquecedores internos. Os aquecedores podem ser ativados ou desativados, e um ponto de ajuste do aquecedor pode ser escolhido entre 0 °C e 55 °C (para sensores v22 e superiores). Os sensores anteriores apresentam máxima temperatura de ponto de ajuste de 44 °C.
No caso do sensor digital, a temperatura do ponto de ajuste do aquecedor pode ser alterada através do software Acu-Vis ou manualmente, utilizando o comando HT através do ‘Hyperterminal’. Consulte a seção de Parâmetros de Comandos do Manual do Usuário para mais detalhes sobre isso.
No caso do sensor analógico, a temperatura do ponto de ajuste do aquecedor somente pode ser alterada através do Acu-Vis 2.0, utilizando um cabo FT055. Esses são ambos fornecidos no Pacote Acu-Test.
A FT pode também pré-configurar os ajustes do aquecedor para você antes de enviar o sensor. Se você gostaria de usufruir das vantagens desse serviço, especifique sua preferência ao fazer o pedido.
Para a maior parte das aplicações, a FT recomenda um ponto de ajuste do aquecedor de 30 °C, pois isso garante um ambiente consistente para o sistema eletrônico e protege o sensor contra mudanças súbitas na temperatura do ambiente.
Como o sistema de aquecimento é controlado termostaticamente, se a temperatura do corpo do sensor passar da temperatura do ponto de ajuste do aquecedor o aquecedor desligará automaticamente. O circuito do aquecedor somente consome energia quando precisa.