Sim, a temperatura ambiente pode influenciar sua balança de precisão. Mudanças de temperatura causam expansão ou contração dos componentes da célula de pesagem, afetando seu desempenho e, portanto, influenciando seus resultados de pesagem de precisão. Se a temperatura ambiente variar no local onde a balança de precisão está instalada, você pode ter uma repetibilidade ruim. Para garantir o melhor desempenho, sua balança de precisão deve ser instalada em uma sala onde uma temperatura constante possa ser mantida. Quando uma balança de precisão é conectada pela primeira vez à fonte de alimentação ou ligada, recomenda-se seu aquecimento por aproximadamente 1-2 horas. Esse período permite que a balança de precisão se ajuste à temperatura ambiente e se estabilize. O aquecimento deve ser repetido toda vez que a balança for ligada após um período de inatividade. O ideal é deixar a balança de precisão sempre ligada. A maioria das balanças de precisão da METTLER TOLEDO é equipada com um ajuste interno totalmente automático, FACT. O FACT aciona automaticamente um procedimento de ajuste sempre que uma diferença de temperatura predefinida é excedida. Dessa forma, a exatidão da balança de precisão é mantida automaticamente, sem a necessidade de intervenção do operador. Deve-se notar também que os artigos, amostras ou recipientes a serem colocados em uma balança de precisão devem primeiro ser aclimatados à temperatura ambiente. Itens mais quentes ou mais frios que a própria balança de precisão podem induzir pequenas correntes de ar que influenciam a célula de pesagem devido ao diferencial de temperatura. Isso não apenas pode causar desvios nos valores de pesagem, mas os itens também podem parecer mais pesados ou mais leves do que realmente são.