Uma lâmpada de halogênio de tungstênio é a fonte de luz mais comum usada em espectrofotômetros. Ela é formada por um filamento de tungstênio envolto por um bulbo de vidro e uma parte de halogênio incluída para recuperar o tungstênio evaporado. Ela oferece uma faixa de comprimento de onda útil de 330 a 1.100 nm na região visível até perto de infravermelho e tem uma vida útil de cerca de 3.000 horas.
Uma lâmpada de deutério é uma fonte de luz de descarga com deutério gasoso vedado em um bulbo. Uma lâmpada de deutério abrange a região ultravioleta de 190 a 450 nm com uma distribuição de intensidade de luz suave e tem uma vida útil de cerca de 1.000 horas. As duas lâmpadas acima são combinadas com frequência para cobrir uma faixa completa de luz UV e VIS.
Uma lâmpada de xênon é uma fonte de luz de descarga com gás de xênon vedado em um bulbo de vidro de quartzo. Ela produz um espectro contínuo do ultravioleta até perto do infravermelho, variando de 190 a 1.100 nm. As lâmpadas de flash de xênon geram luz por ignição pulsada, que é integrada por um período de tempo definido para atingir uma varredura de espectro completo. Elas não requerem tempo de aquecimento. A geração de luz pulsada produz pouco calor e tem vida útil longa, durando até 5.500 horas, e corresponde a flashes de 50 Hz em operação constante. O uso de lâmpadas de xênon significa menor necessidade de manutenção e uma vida útil maior da lâmpada. A Tecnologia FastTrack da METTLER TOLEDO consiste em uma lâmpada de flash de xênon, fibras de vidro de quartzo e um gerenciamento de matriz.