A ResMed recomendou e validou procedimentos em conformidade com a norma ISO17664 para a limpeza, desinfeção e esterilização de máscaras para utilização em vários pacientes num laboratório do sono, numa clínica ou num hospital. Consulte o seguinte manual de desinfeção e esterilização para saber quais as peças que: Têm de ser substituídas entre pacientes; Suportam a desinfeção térmica de alto nível a 93 °C; Suportam a desinfeção química de alto nível; Suportam a esterilização. Tenha em atenção que nem todos os componentes necessitam de desinfeção. O arnês não necessita de desinfeção e não deve ser lavado com produtos químicos de desinfeção. Existem outros componentes que também não necessitam de desinfeção e não devem ser lavados com produtos químicos de desinfeção. Isto aplica-se a: AirFit N10/AirFit N10 for Her – Faixas macias; AirFit F10/AirFit F10 for Her – Armação, faixas macias; Quattro Air/Quattro Air For Her/Quattro Air NV – Armação; Quattro FX/Quattro FX for Her – Armação flexível, faixas macias; Quattro FX NV – Armação flexível, faixas macias; Mirage FX/Mirage FX for Her – Armação. Aceita-se a lavagem cuidadosa do arnês e dos componentes acima entre pacientes. Lave à mão o arnês em água morna a 30 °C com sabonete neutro. Enxague bem e deixe secar ao ar, afastado da luz direta do sol.