A formação de gelo pode ser um problema para muitos sensores de vento, particularmente em torno de 0 °C, quando os níveis de umidade podem ser elevados. Em temperaturas mais baixas o ar tende a ser mais seco, portanto formação de gelo não é um grande problema.
Os sensores de vento da série FT7 são altamente resistentes à formação de gelo devido ao seu tamanho reduzido e aquecedor eficiente. Para obter o melhor do seu sensor nessas condições, o aquecedor deve estar ativado e ajustado a 30 °C. Se o limite de corrente padrão de 4 A se mostrar insuficiente ele pode ser aumentado em software para 6 A, mas você deve se certificar de que sua fonte e cabo de alimentação são capazes de suportar pelo menos 6 Amps.
O sensor deve ser montado de forma que o calor possa fluir pela montagem em si. Isso ajuda a manter o sensor e a montagem livres de formação de gelo, garantindo que ele não fique "cego" devido a acúmulo de gelo. Se formação/acúmulo de gelo pode ser um problema em seu ambiente, você deve escolher o alumínio como material de montagem, pois ele é melhor condutor térmico do que o aço galvanizado.
Em condições extremas, o limite da corrente do aquecedor pode ser aumentado do valor padrão de 4 A para 6 A através do software (exceto o modelo -SM model). Isso proporcionará um consumo máximo de energia de 180 W, no entanto você deve garantir que seu cabo e fonte de alimentação sejam devidamente classificados para suportar a corrente adicional.