Além de fatores decisivos como o tipo de pressão a ser medida, a faixa da escala, o tamanho nominal (NS, diâmetro da caixa) e a classe de precisão de um manômetro também determinam a versão da escala. As faixas de escala são padronizadas pela EN 837 e a unidade de pressão preferida é a barra. Como tamanhos nominais (NS) são especificados para instrumentos de medição de pressão: NS 40, 50, 63, 80, 100, 160 e 250. A classe de precisão especifica o desvio permitido da indicação em porcentagem do valor total da escala. Para manômetros com batente de ponteiro, a classe de precisão se aplica de 10 a 100% da faixa da escala. Para manômetros com ponto zero livre, a classe de precisão se aplica de 0 a 100% da faixa da escala.