Przy wyborze płynu do regulacji temperatury należy zwrócić uwagę na wysoką przewodność cieplną i niską lepkość w odniesieniu do jednorodnego rozkładu temperatury. Ponadto ciecz powinna być obojętna, mieć niską prężność par, nie powinna rozkładać się chemicznie ani palić, a także powinna zachowywać swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur. W praktyce zazwyczaj stosuje się oleje silikonowe. Zakres temperatur wynosi od -45 °C do +300 °C, w zależności od konstrukcji. Kalibratory kąpielowe są wyposażone w zbiornik cieczy o kontrolowanej temperaturze i głębokości użytkowej 200 mm. Maksymalna głębokość zanurzenia elementów testowych wynosząca 200 mm zmniejsza błędy przewodzenia ciepła i pozwala uzyskać mniejsze niepewności pomiarowe.