Prąd płynący przez czujnik rezystancyjny PT100 spowoduje nagrzewanie się: na przykład prąd wykrywania 1 mA przez rezystor 1000 omów wygeneruje 1 mW ciepło. Jeśli element czujnika nie odprowadzi tego ciepła, wartość temperatury będzie sztucznie hodowany. Efekt ten można zmniejszyć, stosując duży element czujnikowy lub zapewniając kontakt termiczny z otoczeniem.
Zastosowanie prądu wykrywania 1 mA da sygnał tylko 1 V.. Ponieważ zmiana rezystancji o jeden stopień Celsjusza jest bardzo mała, nawet mały błąd pomiaru napięcia na czujniku spowoduje duży błąd podczas monitorowania temperatury. Na przykład, błąd pomiaru napięcia 1 mV da błąd 0,4 ° C w odczycie temperatury. Również, błąd 10 μA w prądzie czujnika spowoduje różnicę temperatur o 0,4°C.
Ze względu na niskie poziomy sygnału ważne jest, aby trzymać kable z dala od kabli elektrycznych, silników, sprzętu i innych urządzeń, które mogą emitować zakłócenia elektryczne. Użycie ekranowanego kabla z ekranem uziemionym na jednym końcu może pomóc zmniejszyć zakłócenia. W przypadku używania długich kabli należy sprawdzić, czy sprzęt pomiarowy jest w stanie wytrzymać rezystancję kabli.