Połączenie dwuprzewodowe nie jest dopuszczalne dla klas A i AA zgodnie z normą DIN EN 60751, ponieważ w tym przypadku wewnętrzna rezystancja przewodów jest dodawana do wartości pomiarowej. Zwykle przekracza to określoną tolerancję czujnika temperatury. Pomiar rezystancji kabla w temperaturze pokojowej i dostosowanie jej w nadajniku (na przykład) jest możliwe, ale zależna od temperatury rezystancja wewnętrznej żyły kabla byłaby nadal dodawana do odczytu jako błąd. Wnioski: Obwód 2-przewodowy nie nadaje się do dokładnego pomiaru temperatury.