Każdy czujnik tlenu rozpuszczonego in-line ma własny proces kalibracji, który można śledzić na przetworniku lub za pomocą czujników ISM, z dala od procesu. Aby zapewnić wysoką dokładność pomiaru czujnika tlenu rozpuszczonego in-line, po każdej wymianie części zamiennych czujnika należy przeprowadzać kalibrację. Kalibracja czujnika tlenu rozpuszczonego może być wykonana 1-punktowo lub 2-punktowo. W przypadku kalibracji 1-punktowej normalnym medium kalibracyjnym jest powietrze, zaś dla kalibracji 2-punktowej należy dodatkowo zastosować gaz z 0% zawartości tlenu, którym zwykle jest czysty azot. Czujniki tlenu rozpuszczonego można również regulować za pomocą kalibracji procesowej po próbce procesowej lub gazie.