Standardowy wkład pomiarowy WIKA pozwala na użycie do 3 g (amplituda). Odpowiada to obciążeniu 6 g, szczyt do szczytu, zgodnie z normą DIN EN 60751 (58,86 m/s 2 ). W normie EN 60751 określono tylko wartość międzyszczytową 20-30 m/s 2 (1 g = 9,81 m/s 2 ). Odporna na wibracje konstrukcja jest w stanie wytrzymać obciążenie szczytowe do 20 g. Na życzenie możliwe są specjalne konstrukcje o wadze do 50 g. (Wartości podane powyżej zawsze odnoszą się do obciążenia wibracjami bezpośrednio na rezystorze pomiarowym)