Zgodnie z normą DIN EN 60751 sekcja 6.3.1 rezystancja izolacji między każdym obwodem pomiarowym a osłoną, przy minimalnym napięciu testowym 100 V DC, nie może być mniejsza niż 100 MOmów. Jeśli rezystancja izolacji będzie zbyt niska, wystąpi błąd pomiaru, który spowoduje wyświetlenie zbyt niskiej temperatury. W odniesieniu do termometra rezystancyjnego (z kablem z osłoną) oznacza to, że przy rezystancji izolacji 100 KOmów, błąd wskazania do 0,25 Oma, a przy 25 kOmach do 1 Oma. W przypadku wszystkich termometrów rezystancyjnych WIKA przeprowadzany jest test izolacji z napięciem 500 V DC i rezystancją izolacji > 1000 MOmów, tj. testujemy ze współczynnikiem 50 razy wyższym niż określony w normie.