W przypadku pomiaru temperatury za pomocą termopar, zawsze wymagana jest wartość odniesienia i/lub kompensacja. Dlatego w przetorniku cyfrowym wbudowany jest czujnik (Pt100), który mierzy temperaturę końcówki (temperaturę otoczenia). (zimne złącze, kompensacja zimnego złącza (CJC)). Połączenie termopary jest zawsze 2-przewodowe. (Uwaga: nie zamieniaj miejscami plusa i minusa!) Nie jest konieczne monitorowanie zwarcia obowdu czujnika (tylko monitorowanie uszkodzenia czujnika). Zdecydowanie zaleca się stosowanie przetworników z izolacją galwaniczną (modele WIKA T12, T32, T53).