Tak, temperatura otoczenia może mieć wpływ na działanie wagi precyzyjnej. Zmiany temperatury powodują rozszerzanie lub kurczenie się elementów czujnika wagowego, co niekorzystnie wpływa na jego działanie, a przez to obniża jakość wyników ważenia precyzyjnego. Jeśli w miejscu instalacji wagi precyzyjnej występują wahania temperatury otoczenia, efektem może być niezadowalająca powtarzalność wyników. Aby zapewnić optymalne działanie wagi precyzyjnej, należy ją zainstalować w pomieszczeniu, w którym można utrzymać stałą temperaturę. Po podłączeniu wagi do zasilania lub pierwszym włączeniu zalecany jest czas nagrzewania wynoszący około 1–2 godzin. W tym okresie waga precyzyjna może dostosować się do temperatury otoczenia i ustabilizować w nowym środowisku. Ten okres nagrzewania należy powtarzać za każdym razem, gdy waga jest włączana po okresie bezczynności. Najlepiej pozostawiać wagę włączoną. Większość wag precyzyjnych METTLER TOLEDO jest wyposażona w funkcję całkowicie automatycznej adiustacji wewnętrznej FACT. W przypadku przekroczenia określonej różnicy temperatur funkcja FACT automatycznie uruchamia procedurę adiustacji. Umożliwia to utrzymanie dokładności wagi precyzyjnej w sposób automatyczny, bez udziału operatora. Należy też pamiętać, że próbki lub pojemniki powinny przejść aklimatyzację do temperatury otoczenia przed ich umieszczeniem na wadze precyzyjnej. Obiekty o temperaturze wyższej lub niższej niż sama waga precyzyjna mogą wywoływać niewielkie prądy powietrzne, oddziałujące na czujnik wagowy ze względu na różnicę temperatury. W takiej sytuacji może dojść nie tylko do dryfu wskazań masy, lecz również do ich odchyleń w górę lub w dół względem masy rzeczywistej.