Współczynniki Callendar-van Dusen są używane do opisania wielomianowej funkcji rzeczywistej charakterystyki platynowego rezystora pomiarowego. Dane te mogą być przechowywane w przetworniku, co zwiększa dokładność całego łańcucha pomiarowego. Aby obliczyć równanie Callendar-van Dusen w zakresie temperatur powyżej 0 °C, rezystancja w temperaturze 0 °C i dwóch innych temperaturach testowych jest zbierana przez pomiary porównawcze. W związku z tym obliczane są stałe A i B. W przypadku ujemnego zakresu temperatur, w celu określenia stałej D konieczne jest uwzględnienie wartości zmierzonej dla innej temperatury testowej. Można jednak równie dobrze przedstawić charakterystykę platynowego rezystora pomiarowego matematycznie za pomocą równania wielomianowego zgodnie z normą DIN EN 60751 ze stałymi A, B i C, a także określić je poprzez obliczenia na podstawie pomiaru 3 (lub 4 przy t < 0 °C) temperatur testowych. Podobnie można przekształcić stałe A, B, C w stałe Callendar-van Dusen.