Zależy to od następujących parametrów: 1. Proporcja objętości sondy (rurki) do linii pomiaru i rurki Bourdona (zasada: 99:1) 2. Długość linii pomiarowej (kapilary) - im dłuższa, tym większy wpływ 3. Wielkość temperatury otoczenia (wartość), wysokie temperatury powodują przesunięcie na tarczy, niskie temperatury powodują zmniejszenie Możliwości kompensacji: 1. Poprzez bimetaliczną sprężynę kompensacyjną (przeciwnie do kierunku wskazówki) 2. Regulacja błędu (możliwa tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia jest znana i stała)