Tak, można stosować PL15 w konkurencyjnych adapterach do wspawania o uszczelnieniu promieniowym do 60 barów. Średnice wewnętrzne adapterów różnią się i uszczelnienie może nie być w tych przypadkach zadowalające. W wyższych zakresach ciśnienia uszczelnienie za pomocą uszczelki O-ring nie jest możliwe; stosuje się uszczelnienie pomiędzy obudową a przyłączem procesowym (czujniki o zakresach pomiarowych do 100 lub 160 bar nie pozwalają na montaż O-ringu). Oznacza to, że w wyższych zakresach ciśnienia medium mogłoby dostać się w obszar gwintu i stwardnieć lub spowodować zanieczyszczenie krzyżowe. To samo może się stać, jeśli adapter jest zbyt szeroki dla O-ringu czujnika.