W przypadku manometrów wypełnionych cieczą, wewnątrz obudowy może czasami tworzyć się biała piana. Jest to dobrze znane zjawisko reakcji elektrochemicznej pomiędzy elementami aluminiowymi (np. wskazówkami, tarczą) a wypełnieniem obudowy (głównie mieszaniną gliceryny i wody). Ze względów technicznych medium to jest stosowane głównie w przypadku niższych ciśnień do 4 bar włącznie. Jednak powstające pęcherzyki piany mają jedynie charakter optyczny i nie mają wpływu na prawidłowe działanie manometru. Pienienie się nie jest zatem powodem do reklamacji. Jeśli użytkownik nadal jest niezadowolony z wyglądu urządzenia, WIKA może zaoferować możliwe alternatywy (np. wypełnienie obudowy olejem silikonowym).