Różnica między Pt100 i Pt1000 to wartość rezystancji czujnika w temperaturze 0 °C. Pt1000 ma zatem rezystancję elektryczną 1000 Ω (omów) w temperaturze 0 °C. Krzywa charakterystyczna Pt1000, określona przez normy, jest bardziej stroma niż Pt100, co oznacza, że mierzona wartość ma wyższą rozdzielczość i umożliwia bardziej precyzyjne wyniki pomiarów. W przypadku Pt100 pomiar temperatury jest sfałszowany o około 0,5 °C na każdy metr przewodu przyłączeniowego. Ponieważ rezystancja bazowa Pt1000 jest dziesięciokrotnie wyższa niż Pt100, sfałszowana wartość jest również dziesięciokrotnie niższa. Oznacza to, że w przypadku korzystania z Pt1000, temperatura będzie sfałszowana tylko o około 0,05 °C na każdy metr przewodu przyłączeniowego. Z tego powodu czujniki Pt1000 są często używane w konfiguracji dwuprzewodowej.