Merk: Hvis du bruker et antibakterielt filter, må det kontrolleres for tegn på fuktighet eller andre forurensninger, spesielt under fukting. Oppsamling av fukt eller smuss kan føre til økt motstand i kretsen og lavere trykk til pasienten. Ytterligere instruksjoner for bruk av Stellar med en ekstern luftfukter: Plasser det antibakterielle filteret ved luftutgangen, koble den eksterne luftfukteren til den andre siden av AB-filteret gjennom luftslangen. Koble den andre luftslangen fra luftfukteren til ResMed lekkasjeventil.   Bruk ikke antibakterielt filter sammen H4i intern varmefukter. I tillegg bør pasienter følge ResMeds brukermanual.