Nøkkelen til gode resultater er nøye og presis prøveopparbeiding. Opparbeid prøvene slik at mengden substans er den samme i alle kapillærrør. Små mengdeforskjeller kan føre til avvik i de målte smeltepunkttemperaturene. Sjekk fyllehøyden i kapillærrørene ved å bruke de oppmerkede linjene på opparbeidingsverktøyet for smeltepunktprøven. Overhold den optimale fyllehøyden på 3 mm for å oppnå nøyaktige målinger. Verktøyet for prøvepreparering tilbyr mange muligheter for å sjekke fyllehøyden til stoffet. Se fig. 1 for et eksempel på estimering av ulike fyllhøyder. For å oppnå de beste resultatene er det viktig at det smeltede stoffet dekker hullene for detektering av lysoverføring.