De volgende factoren kunnen onnauwkeurige metingen tijdens een SpO2-meting veroorzaken: De patiënt heeft een hartstilstand of verkeert in shocktoestand Overmatige beweging van patiënt Helder licht Sensor zit te strak Vocht in de sensor Plaatsing van een sensor op een extremiteit met een bloeddrukmanchet, arteriële katheter of intravasculaire lijn Onjuiste toepassing of onjuist gebruik van de sensor Slechte perfusie van de patiënt Arteriële occlusie proximaal bij de sensor Veneuze pulsaties Intravasculaire kleurstoffen, zoals indocyaninegroen of methyleenblauw Significante niveaus van disfunctionele hemoglobine (bijv. carboxyhemoglobine of methemoglobine) Nagellak (als vingersensor wordt gebruikt) De patiënt lijdt aan hypotensie, ernstige vasoconstrictie, ernstige anemie of hypothermie Blootstelling aan overmatige verlichting, zoals chirurgische lampen (vooral lampen met een xenon-lichtbron), bilirubinelampen, TL-lampen, infraroodlampen of direct zonlicht. Blootstelling aan overmatige verlichting kan worden gecorrigeerd door de sensor te bedekken met een donker of ondoorzichtig materiaal.