Goede resultaten worden alleen verkregen met een zorgvuldige en nauwkeurige samplevoorbereiding. Dit houdt in dat de hoeveelheid stof in alle capillairen gelijk moet zijn. Als deze hoeveelheden kleine verschillen vertonen, kunnen ook de gemeten smeltpunttemperaturen verschillen. Controleer de hoogte van de capillaire afvulling met behulp van de lijnen die op de sample-bereidingstool zijn aangebracht. Voor nauwkeurige metingen moet de optimale afvulhoogte van 3 mm worden aangehouden. Met de sample-voorbereidingstool kunt u de afvulhoogte van de stof op allerlei manieren controleren. Zie afb. 1 om de verschillende afvulhoogten in te schatten. Voor de beste resultaten is het belangrijk dat de gesmolten stof de gaten bedekt, zodat de lichttransmissie kan worden gemeten.