Ja, de omgevingstemperatuur kan een invloed hebben op uw bovenweger of balans. Temperatuurschommelingen veroorzaken uitzetting of inkrimping van de componenten van de weegcel, wat de prestaties beïnvloedt en dus ook de resultaten van uw precisiewegingen. Als de omgevingstemperatuur schommelt op de locatie waar uw bovenweger is geïnstalleerd, kan het zijn dat de reproduceerbaarheid van uw metingen slecht is. Voor de beste prestaties moet uw bovenweger of balans worden geïnstalleerd in een kamer waarin een constante temperatuur kan worden gehandhaafd. Wanneer een precisiebalans voor het eerst wordt ingeschakeld of op de netstroom wordt aangesloten, wordt een opwarmtijd van 1 tot 2 uur aanbevolen. Gedurende deze tijd kan de bovenweger zich aan de omgevingstemperatuur aanpassen en zich in de werkomgeving stabiliseren. Deze opwarmtijd is nodig telkens wanneer de balans wordt ingeschakeld na een periode van inactiviteit. Bij voorkeur blijft de bovenweger ingeschakeld. De meeste bovenwegers en precisieweegschalen van METTLER TOLEDO zijn uitgerust met FACT, een volledig automatische, interne justering. FACT activeert automatisch een justeringsprocedure zodra een vooraf ingesteld temperatuurverschil wordt overschreden. Zodoende wordt de nauwkeurigheid van de bovenweger automatisch gehandhaafd, zonder enige tussenkomst van de operator. Het is ook belangrijk dat items, monsters of houders die op een bovenweger worden geplaatst, eerst aangepast worden aan de omgevingstemperatuur. Items die warmer of koeler zijn dan de bovenweger zelf kunnen kleine luchtstromingen veroorzaken die van invloed zijn op de weegcel vanwege het temperatuurverschil. Niet alleen kunnen de gewichtswaarden hierdoor gaan driften, maar de voorwerpen kunnen ook zwaarder of lichter lijken dan ze in werkelijkheid zijn.