In het algemeen kan worden gesteld dat de vormgeving van het meetpunt van groot belang is. Apparaten met een groot dynamisch meetbereik hebben het voordeel dat ze in de meest uiteenlopende applicaties zijn toe te passen. Daarvoor geldt echter wel dat deze sensoren een grotere onnauwkeurigheid hebben in het onderste deel van het meetbereik. Wanneer in een applicatie een hogere meetnauwkeurigheid vereist is bij lagere flowvariaties, moet een sensorvariant worden gekozen waarvan het meetbereik zo dicht mogelijk bij de verwachte flow ligt. Als we nu de nauwkeurigheidsspecificaties van de SM- en SU-serie bekijken bij een gelijke procesaansluiting (bijv. 1") en een vergelijkbare eindwaarde van het meetbereik (SM: 250 l/min t.o.v. SU: 240 l/min), is te zien dat de SU-serie aanvankelijk een hogere procentuele onnauwkeurigheid heeft in het onderste deel van het meetbereik, voordat de nauwkeurigheid gestaag verbetert over het overige meetbereik. Afbeelding: afwijking van de absolute nauwkeurigheid in procenten bij vergelijking van SM8130 (blauwe lijn) en SU8020 (oranje lijn)