De Honeywell CO2 Air Monitor is uitgerust met een CRIR E1 sensor van Honeywell. De sensor meet de absorptie van infrarood licht door CO2 moleculen, bij een golflengte van 4,26 μm. Deze meettechniek wordt non-dispersive infrarood (NDIR) detectie genoemd.
In de CRIR meetkamer is aan één zijde een infrarood bron gemonteerd en aan de andere kant een ontvanger. Het infrarood licht in de meetkamer wordt voor een deel geabsorbeerd door de aanwezige CO2 moleculen. Waarbij alleen CO2 moleculen licht met een golflengte van 4,26 μm absorberen. Het verschil tussen het uitgezonden en het ontvangen licht wordt geconverteerd naar een CO2 concentratie uitlezing.
De ontvanger in de meetkamer is uitgerust met een optisch filter. Dit filter blokkeert golflengtes die niet gevoelig zijn voor CO2. Hiermee wordt de gevoeligheid en de sensitiviteit van de sensor verbeterd.