良好な結果を得るための鍵は、慎重で厳密なサンプル調製にあります。物質の量がすべてのキャピラリで同一になるようにサンプルを調製します。わずかな量の違いによって、測定する融点温度にばらつきが生じる可能性があるからです。 キャピラリの充填高さを、融点サンプル調製ツールに刻まれたラインを使用して確認します。正確な測定を行うには、3mmの最適な充填高さを守る必要があります。 サンプル調製ツールには、物質の充填高さを確認するための多くの機能があります。さまざまな充填高さを評価する一例として、図1を参照してください。最高の結果を得るには、融解した物質が透過光検出用の穴を覆っていることが重要です。