200mW～300mWの信号が断続的に入力された場合、使用最大入力100mW(CWまたはピーク値にて)を超えているので性能が保証されなくなります。
損傷入力レベル0.8Wより低いので測定機が損傷する事はありません。 入力パワーを使用最大入力レベル以下に戻せばアッテネータの特性は仕様内に戻ります。