Multiply PCRチューブとMultiply PCRプレートは、 ポリプロピレン製であるため、原理上は凍結することが可能です。ただし、内容物が均一に凍結する、または下から上に凍結するよう、凍結条件を整える必要があります。好ましくない凍結条件として、チューブの上部が先に凍結する場合、下部に歪みによる亀裂が生じる恐れがあります。例えば、穴の直径によっては、発泡スチロール製のスタンドは高い断熱効果を有している為、サンプルの均一な凍結の過程を困難にします。考えられる影響要素が多い（チューブにかかる負荷は、凍結する培地液と日常条件により極めて異なることが考えられる）場合には、お客様の使用条件において、凍結テストを実施することをお薦めします。