上皿天秤またはラボ用高精度はかりでの計量を開始する前に: 校正と日常点検が最新であることを確認します。 天秤が水平になっていることを確認します。 必要に応じて手袋を着用し、身の安全を守るとともに、サンプルのコンタミネーションも回避します。一部のサンプルでは個人用保護具が必要な場合があります。SOPを確認してください。   上皿天秤またはラボ用高精度はかりでサンプルを計量するには: 天秤をゼロ設定します。 これにより、計量プロセスを開始するためのゼロ点が設定できます。 容器を計量皿の中央に置きます。 これにより偏置誤差を防止できます。 上皿天秤を安定させます。 風袋容器の重量がディスプレイに表示されます。 風袋引きボタンを押します。 ディスプレイにはゼロが表示されますが（小数点以下の桁数は上皿天秤のモデルによって異なる）、天秤は容器の重量を記録しています。これはゼロ点とは異なり、これを示すために正味重量インジケータ「N」もディスプレイに表示されます。 目標重量に達するまでサンプルを容器に入れます。 メトラー・トレドの多くの上皿天秤と精密はかりには、定義された公差内でより正確に計量するための計量ガイドが含まれています。 天秤が安定したら、サンプルの正味重量を記録できます。 これで天秤に風袋容器の重量とサンプルの重量が記録されました。 結果を印刷または転送します。 T（風袋）、N（正味重量）、G（総重量（合計））など、さまざまな重量が表示されます。 SOPに従って天秤と天秤の周囲を清掃します。   上皿天秤またはラボ用高精度はかりで品目を計量するには: 上皿天秤をゼロ設定します。 品目を計量皿の中央に置きます。 上皿天秤が安定すると、計量値が表示されます。 天秤を清掃します。   計量のあらゆる側面について詳しくは、当社の必須計量ガイド「
計量ガイド」をダウンロードしてください。