Q.湿度センサCHSシリーズを使用する場合のデータロガーに推奨品はありますか。 センサおよびセンサシステム >  センサおよびセンサシステム >  湿度センサ A. CHSシリーズの出力電圧範囲は0～1000mVとなっており、以下の関係式から湿度が計測可能です。 湿度 [%R.H.] = 出力電圧 [mV] ×0.1 従って、データロガーは0～1000mVの電圧が記録できるものが必要となりまます。 また、データロガーの入力インピーダンスは10MΩ以上のものをご使用ください。 入力インピーダンスが10MΩ以下の場合、オペアンプ等のバッファを挿入して計測してください。 製品ポータルサイト 湿度センサの製品情報 お問い合わせはこちら  製品・販売、技術的なお問い合わせ  国内営業所一覧　  取扱い特約店一覧