産業用金属検出器の感度は、アプリケーション、金属検出器のメーカー、金属検出器自体によって大きく異なります。感度性能は、特定のタイプの金属からなる球の直径を使用して測定します。トンネル金属検出器の開口部中央にこの球を置いたときに、これを高い信頼性で検出できなければなりません。トンネル金属検出器は、開口部のサイズが大きくなるほど感度が下がります。 菓子やシリアルなどの乾燥した製品は比較的検出が容易です。高/超高同調周波数（通常は800kHz以上の領域）で動作する検出器は全体的に感度が高く、特にステンレス鋼タイプの混入物の検出に優れています。 精肉、鶏肉、チーズ、魚、金属フィルム梱包製品など、湿った製品や導電性の製品を検出する場合は状況が異なります。検出器内で湿った製品自体が「製品効果信号」を生成します。この信号は検査を開始する前に相殺しなければなりません。 革新的な同時マルチ周波数テクノロジーを製品信号抑制アルゴリズムと組み合わせて使用すると、製品効果を解決し、非常に小さい金属混入物を検出することができます。
関連コンテンツ:
産業用金属検出器の感度の原理を理解する