この2つのBusch TAPIRリークディテクターともに、グロス（gross）、ノーマル（normal）、ハイ（high）の3種類のモードがあります。これらのモードは自動的に選択されます。ピラニ圧力センサーが検出した吸気圧に応じて、バルブブロック内の各種バルブが自動的に起動します。所定の圧力で開いたバルブから検出ガスがターボ分子真空ポンプに入ります。バルブの開く圧力が低くなれば検出感度が上がります。TAPIR HL 1102 Aのグロスモードは15 hPa（mbar）から、TAPIR HL 2216 Aのグロスモードは25 hPa（mbar）から始まります。さらに、TAPIR HL 2216 Aでは、マッシブ（massive）モードと呼ばれるモードが追加されています。このモードでは、ノーマルテストモードに達する前の100 hPa（mbar）から定性的リーク検出が可能となります。