押出しプラストメータのダイ、押出バレル、ピストンにわずかな残留物や不純物があるだけでも、溶融流動指数測定にかなりの偏差をもたらす可能性があります。たとえば、不純物はポリマーが押出バレルやダイの壁面での滑り特性を変化させ、ピストンと押出バレルの間隙を狭めたり、ダイの穴の断面積を減少させることがあります。これらの残留物は、前に試験されたポリマーの残滓であり、壁面の粗さに沈殿して、煤様の層になるまで劣化する可能性があります。異なるポリマーを順番に測定し、それにより試験温度が変化する場合には、状況は特に重要となります。清掃剤の残留物も問題を引き起こすことがあり、そのため押出バレルは通常ワックスのない清潔な綿布で清掃されます。残留物が頑固な場合は、真鍮ブラシでツールを清掃したり、重要な部品の焼き残し処理に頼る必要があるかもしれません。