FBRM（収束ビーム反射測定法）は、プロセス中粒子測定に使用される測定技術です。高精度・高感度のコード長分布（CLD）は、粒度、形状、分布の変化に非常に敏感です。  このプローブはプロセス流に特定の角度で配置されるため、粒子は測定が行われるプローブウィンドウを横切って自由に流れます。光学系を介してレーザービームがプローブチューブに送られ、サファイアウィンドウに焦点が合わせられます。光学系は一定速度（通常は2 m/秒）で回転します。これにより、粒子がウィンドウを通過するときにビームスポットが粒子をすばやく掃引します。 収束されたビームが粒子系を横切るときに、個々の粒子または粒子構造がレーザー光を後方散乱します。これらの個別の後方散乱光パルスが特定・カウントされ、各粒子の距離は、各パルスの継続期間にスキャン速度を掛けることで計算されます。 粒子と粒度との関係を示す重要な指標であるコード長を使用して、この距離を決定します。通常1秒あたり数千もの粒子を計数・測定することができるため、正確に、きわめて高い感度でリアルタイムにコード長分布を報告できます。 コード長の分布は、手順の開始から終了までの粒度と分布の変化をグラフ化したものです。各コード長分布から、細かい粒度クラスと粗い粒度クラスのカウントなど統計の変化をグラフ化することができます。