熱可塑性プラスチックのメルトフローインデックス試験の方法は等価ですが、完全に同一ではありません。特に、試験手順においていくつかの違いがあります。 MVRおよびMFR測定の試験要求事項：一部のポリマーについて、ISO 1133とASTM D1238では試験温度や試験ウエイトが異なる場合があります。 使用するポリマーの推奨量もわずかに異なります。 ISO 1133-1では、予熱段階の所要時間は少なくとも5分と規定されていますが、大幅に長くすることもできます。ASTM D1238では、予熱段階の所要時間は7分で標準化され、厳密な許容範囲は±0.5分です。 ISO標準では、試験の開始位置はダイから50 mm上のピストン位置であり、ASTM D1238では46±2 mmに設定されています。 時間または温度の履歴および/または湿気に対して感受性のあるポリマータイプ（例：PBT、PET、またはPAなど）の試験は、別のISO 1133-2標準で記述されていますが、ASTM D1238ではすべてのポリマータイプに対して厳格に許容される時間順序の試験方法が指定されています。 ISO 1133-1では、測定手順の適切なセクションや測定間隔をオペレータにほぼ任意に決定する余地がありますが、ASTM D1238ではMFR値またはMVR値の測定においてピストンの移動距離やセクション間隔を非常に厳密に指定しています。