Q.SRFの測定 (5): SRF(自己共振周波数）を測定する際、NOP（Number of points）はなぜ周波数のスパンによって決まるのですか。 コンデンサ(キャパシタ) >  セラミックコンデンサ >  積層セラミックチップコンデンサ A. SRFが直線であれば、NOPの影響はさほどありませんがインピーダンスはSRFに近 づくにつれて急低下します。 そこで測定の間隔を小さくして、SRFのポイントを外さないようにする必要があります。 周波数のスパンが大きく、ポイント数が少ないと、測定ポイントの間隔は大きくなります。 SRFが測定ポイントの途中にあると、これらの間隔の平均になるので、測定ポイントが外れてしまいます。 したがって、周波数のスパンが大きい場合はNOPを大きくしてください。 >>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本Webサイトよりお問い合わせください。