可能な限り、サンプルや計量容器に蓄積する静電気を低減または解消するための予防的な対策を講じる必要があります。これによりあらゆる誤差、不安定な計量表示、時間のかかる計量結果の表示を回避できます。静電気を緩和するための注意事項を以下に示します。 湿度を適正に保つ（45%以上） 静電気防止の計量容器（できれば金属製）を使用する 容器を擦らない 高い側面を持つ金属皿を使用してサンプルを電界から保護する 計量前にイオナイザーでサンプルと容器から帯電を除去する メトラー・トレドのXPR分析天びんには特許取得のStaticDetectセンサが組み込まれており、サンプルや容器から静電気を自動的に検出します。天びんは計量誤差を測定し、ユーザーが設定した制限値を超えると警告を発します。イオナイザーとStaticDetectを同期操作すると、計量対象物の静電気は、自動除去されます。
ここをクリックすると、静電気とその背後にある物理現象の詳しい説明をお読みいただけます。