静電気は、不安定で繰返し性のない計量結果の原因になります。静電気は計量皿に力がかかる原因になり、分析天びんの計量結果に直接影響します。帯電は計量エラーの最大の隠れた要因の1つであり、計量プロセスが影響を受けている時点でそれを認識できることが重要になります。静電気が計量セルに影響している兆候として、測定値が不安定になったり、一方向にドリフトする現象が起こることがあります。どちらの場合も、天びんが安定しないか、計量結果が表示されるまでに通常よりも長い時間がかかります。また、目標重量を得るために容器に粉体を次々追加しなければならない場合もあります。しかし、サンプルまたは容器から電荷をすばやく放散しないと、気づかないうちに結果に誤差が生じることがあります。誤差は数ミリグラムから100 mgに及ぶ場合もあります。 メトラー・トレドのXPR分析天びんには、サンプルや容器の帯電による計量結果の誤差を自動的に評価する、独自のStaticDetect機能が組み込まれています。StaticDetectは、誤差が事前に定義された限界を超えると警告を発します。 無料のホワイトペーパー
計量における静電気をお読みください