Per la misura di temperatura con termocoppie, occorre sempre un valore di riferimento e/o andrebbe sempre fatta una compensazione . In questo modo il sensore integrato nel trasmettitore digitale (Pt100) misura la temperatura ambiente. (punto freddo, CJC, compensazione del giunto freddo). Il collegamento della termocoppia è solamente del tipo a 2 fili. (Cautela: non scambiare il più+ con il meno !) Non è disponibile nessun controllo contro i corto circuito del sensore (solamente il controllo della rottura del sensore) Sono raccomandati i trasmettitori con isolamento galvanico (modelli WIKA T12, T32, T53).