Per garantire che i sensori di temperatura forniscano letture sempre accurate, occorre effettuare una taratura a intervalli regolari. Per la taratura della temperatura si utilizzano i bagni di calibrazione che misurano automaticamente i punti di temperatura nel campo di temperatura della sonda con l'aiuto di un liquido. Per la misura, le sonde vengono immerse nel bagno, che è riempito di acqua o di alcuni tipi di olio, a seconda della temperatura da misurare. L'acqua o l'olio nel bagno di calibrazione circolano per mantenere uniformemente la temperatura desiderata. Dopo la misura, i risultati vengono confrontati con uno strumento campione (di riferimento). I bagni di calibrazione sono utilizzati per ottenere un maggior grado di uniformità della temperatura. I bagni di calibrazione sono disponibili in varie forme, sia come apparecchiature portatili che come grandi apparecchiature da laboratorio installate in modo permanente. Per le applicazioni in campo, WIKA offre la serie di microbagni di calibrazione CTB9100. Le incertezze di misura più basse si ottengono grazie a un ambiente di temperatura stabile e uniforme, generato dal bagno di calibrazione. Un altro vantaggio è che, indipendentemente dalle dimensioni e dalla forma della sonda, è possibile tarare qualsiasi sonda purché possa essere completamente immersa. A seconda del liquido e dei termoregolatori utilizzati per il riscaldamento e il raffreddamento, gli operatori spesso utilizzano più bagni con diversi campi di temperatura, per tarare i sensori a temperature diverse.