I coefficienti Callendar - van Dusen vengono utilizzati per descrivere una funzione polinomio delle caratteristiche correnti di una resistenza di misura al platino. Questa può essere memorizzata in un trasmettitore e quindi permette di aumentare l'accuratezza dell'intera catena di misura. Per calcolare l'equazione Callendar - van Dusen nel campo di temperatura oltre gli 0°C, la resistenza a 0°C e altre due temperature di prova vengono utilizzate per misure di confronto. Vengono, quindi, calcolate le costanti a e b. Per il campo di temperatura negativo, è necessaria un'altra temperatura di prova in modo da determinare la costante d. Una può, tuttavia, rappresentare la curva caratteristica della resistenza di misura al platino, usando così l'equazione del polinomio solo in modo matematico, secondo la norma DIN EN 60751, con le costanti A, B e C (vedi anche la scheda tecnica WIKA IN 00.17, pagina 4), e determinare anche questi calcoli dalla misura di 3 (o 4 per t<0°C) temperature di prova. In modo simile, è possibile convertire le costanti A, B e C nella costanti Callendar - van Dusen.