Gli inserti dovrebbero essere forati secondo il diametro delle sonde da testare. In linea generale, il diametro del foro, tenendo conto dell'espansione termica del campione da testare, andrebbe scelto in modo che sia il più piccolo possibile. Lo spazio di aria tra il termometro e il foro agirà come una resistenza alla trasmissione di calore e influenzerà in modo significativo il trasferimento di calore durante la conduzione termica. Come conseguenza, il diametro del foro dovrebbe essere al massimo 0,5 mm più largo del diametro esterno del termometro.