Le maschere chirurgiche e di protezione devono necessariamente rispettare le normative e i regolamenti in vigore nel Paese. Vengono testate nel senso dell'espirazione, ossia dall'interno verso l'esterno. I test valutano l'efficacia della filtrazione batterica e permettono di stabilire la conformità delle mascherine con le seguenti normative: Normativa europea EN 14683: in base a questa normativa il livello di efficacia di una mascherina può essere di quattro tipi: tipo I, tipo II, tipo IR e tipo IIR. Tipo I: efficacia di filtrazione batterica superiore al 95%. Tipo II: efficacia di filtrazione batterica superiore al 98%. Tipo R: la normativa europea prevede anche un test di resistenza alla proiezione, in base al quale le mascherine possono essere di tipo IR e IIR. Le mascherine IIR sono quelle più resistenti. Negli Stati Uniti le maschere chirurgiche devono essere soddisfare gli standard previsti dalla normativa ASTM, la quale prevede tre livelli di protezione: Livello 1: basso rischio di esposizione ai fluidi. Livello 2: rischio moderato di esposizione ai fluidi. Livello 3: alto rischio di esposizione ai fluidi.