Oltre a fattori decisivi come il tipo di pressione da misurare, anche il campo scala, i diametri nominali (DN, diametro della cassa) e la classe di precisione di un manometro determinano la versione della scala. I campi scala sono standardizzati dalla norma EN 837 e l'unità di pressione preferita è il bar. Per gli strumenti di misura della pressione sono specificati i seguenti diametri nominali (DN): DN 40, 50, 63, 80, 100, 160 e 250. La classe di accuratezza specifica la deviazione consentita dell'indicazione in percentuale del valore di fondo scala. Per i manometri con fermo a zero dell'indice, la classe di precisione è compresa tra il 10% e il 100% del campo scala. Per i manometri con punto zero libero, la classe di precisione è compresa tra lo 0% e il 100% del campo scala.