Quando occorre calibrare strumenti che hanno grandi volumi interni (ad esempio i manometri NS 100). La valvola d'intercettazione è necessaria nel caso vengano provati trasmettitori di pressione con volume ridotto determinato dal foro del canale. Il volume interno di una corsa completa del pistone è di soli 3,9 cm3. In aggiunta, è necessaria una valvola di intercettazione anche quando i dispositivi di riferimento utilizzati hanno grandi volumi interni (ad esempio manometri DN 100). Un valvola di intercettazione è richiesta anche quando sul lato del campione si utilizzano i trasmettitori di pressione di riferimento della serie CPH e sulla porta di prova dei trasmettitori di pressione.