Dipende dai seguenti parametri: 1. Rapporto del volume della sonda (tubo) sulla linea misura e la molla Bourdon (secondo la regola del pollice: 99:1) 2. Lunghezza della linea di misura (capillare): maggiore è la lunghezza, maggiore è l'influenza 3. Ampiezza della temperatura ambiente (valore); alte temperature causano un offset nella visualizzazione, mentre basse temperature causano una riduzione Possibilità di compensazione: 1. Tramite una molla di compensazione bimetallica (opposta alla direzione della lancetta) 2. Tramite una regolazione dell'errore (possibile solo se sono note le temperatura ambiente e la costante)