Questa variante della tecnologia di misura della portata si basa sul principio della pressione dinamica. Questi strumenti di misura della portata a forma di asta sono dotati di diverse aperture di presa di pressione rivolte verso e lontano dalla direzione del flusso e vengono installati verticalmente nella tubazione. Questa procedura di misura consente di ottenere un profilo accurato della velocità all'interno dei tubi e quindi una misura esatta della portata. La portata crea una pressione dinamica sul fronte, mentre il valore di pressione rimane costante sul retro. La differenza di pressione risultante serve come base per il calcolo della portata massica e volumetrica. Per il monitoraggio in una sala di controllo remota, è possibile collegare un trasmettitore di pressione differenziale al tubo di Pitot per generare un segnale costante proporzionale alla portata. Per la visualizzazione locale della portata si utilizzano manometri o pressostati differenziali.