L'inserto di misura standard WIKA consente u utilizzo fino a 3g (ampiezza). Questo corrisponde a un carico di 6g, picco-picco, secondo la norma DIN EN 60751 (58,86 m/s^2). Nella norma EN 60751 è specificato solamente il 20-30 m/s^2 picco- picco. Sono possibili, su richiesta, esecuzioni speciali fino a 50g. (I valori indicati si applicano sempre a carichi di vibrazione applicati direttamente alla resistenza di misura).