Gli errori angolari tra i supporti, o tra i supporti e il punzone, portano a un contatto puntiforme tra il provino e lo strumento di prova all'inizio del test. Con l'aumento del carico, il provino si deforma in torsione e si ottiene un supporto lineare. Queste deformazioni iniziali sono visibili nel diagramma sforzo-deformazione come un cosiddetto “curve foot”, cioè un gradiente crescente nel campo di misura iniziale. I valori del modulo secante e del “chord modulus” possono essere significativamente influenzati da questo effetto, mentre il modulo tangente secondo ASTM D790 è meno sensibile a questo effetto.