I termometri a resistenza al platino standard (SPRT) sono la più alta precisione di qualsiasi strumento PRT. Questa precisione si ottiene a scapito della durata e dei costi. Gli elementi SPRT sono avvolti da filo di platino di riferimento. I cavi interni sono solitamente in platino, mentre le staffe interne sono in quarzo o silice fusa. Le guaine sono generalmente in quarzo. Viene utilizzato un filo di platino di diametro maggiore, che aumenta il costo e riduce la resistenza del sensore (tipicamente 25,5 Ω). Gli SPRT hanno un ampio intervallo di temperatura (da -200 ° C a 1000 ° C) e una precisione di circa ± 0,001 ° C nell'intervallo di temperatura. Gli SPRT sono adatti solo per l'uso in laboratorio.
Un'altra classificazione dei PRT di laboratorio sono i termometri secondari a resistenza al platino standard (SPRT). Sono costruiti come SPRT, ma i materiali sono più redditizi. Gli SPRT usano comunemente filo di platino, guaine metalliche e isolanti ceramici di qualità superiore, di purezza inferiore. I fili conduttori interni sono generalmente una lega a base di nichel. Gli SPRT secondari sono più limitati nell'intervallo di temperatura (da -200 ° C a 500 ° C) e hanno una precisione approssimativa di ± 0,03 ° C per l'intervallo di temperatura.
I PRT industriali sono progettati per resistere ad ambienti industriali. Possono essere quasi durevoli come una termocoppia. A seconda dell'applicazione, i PRT industriali possono utilizzare film sottile o elementi avvolti. I fili di collegamento interni possono variare dal rame nichelato incagliato isolato con PTFE al filo d'argento, a seconda delle dimensioni del sensore e dell'applicazione. Il materiale della guaina è generalmente in acciaio inossidabile. Altri materiali sono utilizzati per applicazioni specializzate.