Entrambi i rilevatori di perdite TAPIR di Busch offrono tre modalità di prova: approssimativa, normale e alta sensibilità. Queste modalità vengono selezionate automaticamente. A seconda della pressione in aspirazione rilevata da un sensore di pressione Pirani, vengono azionate automaticamente valvole diverse nel blocco valvole. Questo provoca l'apertura di valvole diverse in modo che il gas tracciante penetri nella pompa per vuoto turbomolecolare in posizioni diverse. A seconda del punto in cui il gas entra nella pompa per vuoto turbomolecolare, la sensibilità aumenta. La modalità grossolana in TAPIR HL 1102 A inizia a 15 mbar, mentre la modalità grossolana in TAPIR HL 2216 A inizia a 25 mbar. TAPIR HL 2216 A presenta anche una modalità aggiuntiva, la modalità massiva, che consente l'avvio della rilevazione di perdite qualitativa a 100 mbar, prima di raggiungere le modalità di prova normali.