La corrente attraverso il sensore di resistenza PT100 provocherà riscaldamento: ad esempio, una corrente di rilevamento di 1 mA attraverso un resistore da 1000 ohm genererà 1 mW calore. Se l'elemento sensore non riesce a dissipare questo calore, il valore della temperatura sarà allevato artificialmente. Questo effetto può essere ridotto utilizzando un elemento sensore di grandi dimensioni o assicurandosi che sia in contatto termico con l'ambiente circostante.
L'uso di una corrente di rilevamento di 1 mA darà un segnale di solo 1V. Poiché la variazione di resistenza per un grado Celsius è molto piccola, anche un piccolo errore nella misurazione della tensione attraverso il sensore produrrà un grande errore durante il monitoraggio delle temperature. Per esempio, un errore di misurazione della tensione di 1 mV darà un errore di 0,4 ° C nella lettura della temperatura. Allo stesso modo, un errore di 10 μA nella corrente di rilevamento risulterà in una differenza di temperatura di 0,4°C.
A causa dei bassi livelli di segnale, è importante tenere i cavi lontani da cavi elettrici, motori, apparecchiature e altri dispositivi che possono emettere disturbi elettrici. L'uso di un cavo schermato con lo schermo collegato a terra a un'estremità può aiutare a ridurre le interferenze. Quando si utilizzano cavi lunghi, è necessario verificare che l'apparecchiatura di misura sia in grado di sopportare la resistenza dei cavi.