Nelle applicazioni di misurazione, le piastre di calibrazione vengono utilizzate per eliminare la distorsione del sistema ottico e garantire una conversione precisa da pixel a millimetri. Ciò avviene nel software wenglor uniVision 3 tramite il modulo Image Calibration.
Inoltre, una piastra di calibrazione consente una taratura semplice e rapida nelle applicazioni Robot Vision. La corrispondenza delle coordinate avviene eliminando la distorsione causata dall’ottica. Per una calibrazione accurata, la piastra di calibrazione deve trovarsi completamente nel campo visivo della camera e coprire almeno la metà del campo visivo. Gli schemi di taratura stampati su carta determinano una taratura meno accurata. I pannelli opachi (ad es. ZVZJ001) sono adatti per applicazioni a luce incidente, quelli trasparenti (ad es. ZVZJ005) per applicazioni a luce trasmessa.