La Norma individua tre tipi di maschere chirurgiche, in funzione alle loro performance di efficienza di filtrazione batterica (BFE), della loro respirabilità (Pressione Differenziale o ΔP) e della loro capacità o meno di resistere agli spruzzi.
I tre tipi sono:
Tipo di maschera
Efficienza filtrante
– BFE –
Pressione Differenziale
– ΔP – Resistenza agli spruzzi
(pressione di test ≥ 16,0 kPa) Tipo I≥ 95%< 40 Pa/2Non resistente Tipo II≥ 98%< 40 Pa/cm2Non resistente Tipo IIR≥ 98%< 60 Pa/cm2Resistente