Ya, suhu sekitar dapat memengaruhi timbangan presisi. Perubahan suhu dapat mengakibatkan ekspansi atau kontraksi pada komponen sel penimbangan, sehingga memengaruhi performa dan hasil penimbangan presisi. Jika suhu sekitar mengalami fluktuasi di tempat pemasangan timbangan presisi, timbangan Anda mungkin akan memberikan keterbacaan yang buruk. Untuk memastikan performa timbangan tetap terbaik, timbangan presisi harus dipasang di ruangan dengan suhu konstan. Saat timbangan presisi pertama kali dihubungkan ke catu daya atau diaktifkan, sebaiknya biarkan sekitar 1-2 jam untuk waktu pemanasan. Periode tersebut memastikan timbangan presisi menyesuaikan diri dengan suhu sekitar dan menstabilkan lingkungan. Waktu pemanasan ini harus diulang setiap kali timbangan diaktifkan setelah sekian lama mati. Idealnya, Anda harus membiarkan timbangan presisi terus menyala. Sebagian besar timbangan presisi METTLER TOLEDO dilengkapi dengan penyesuaian internal FACT yang sepenuhnya otomatis. FACT secara otomatis memicu prosedur penyesuaian setiap kali terjadi perbedaan suhu yang melebihi batas standar. Dengan demikian, akurasi timbangan presisi dapat dipertahankan secara otomatis tanpa perlu bantuan operator. Selain itu, perlu diingat bahwa artikel, sampel, atau wadah yang diletakkan pada timbangan presisi harus disesuaikan terlebih dulu dengan suhu sekitar. Benda yang bersuhu lebih hangat atau sejuk dibandingkan timbangan presisi dapat menimbulkan aliran udara yang akan memengaruhi sel penimbangan akibat adanya perbedaan suhu. Tidak hanya mengakibatkan penyimpangan nilai bobot, tetapi benda tersebut juga tampak lebih berat atau lebih ringan dibandingkan bobot sebenarnya.