Massa jenis larutan dapat diukur secara manual atau digital. Untuk informasi lebih terperinci tentang cara mengukur massa jenis dengan piknometer, hidrometer, dan pengukur massa jenis digital, lihat panduan
3 Cara Mengukur Massa Jenis kami. Metode manual seperti piknometer dan hidrometer secara luas digunakan untuk penentuan massa jenis dan nilai terkait, misalnya berat jenis, persentase alkohol, BRIX°, derajat API, Baumé, Plato, dsb. Meskipun mudah digunakan dan cukup terjangkau, namun metode ini memerlukan keahlian dalam setiap langkah protokol pengoperasian manualnya, yang sering kali mempengaruhi akurasi dan keandalan hasil.
Piknometer adalah gelas kaca dengan volume yang ditetapkan. Piknometer ditimbang tanpa sampel (M1), lalu diisi dengan sampel untuk selanjutnya ditimbang kembali (M2). Selisih antara M1 dan M2 yang dibagi dengan volume gelas adalah massa jenis sampel.
Hidrometer adalah badan kaca yang dicelupkan ke dalam sampel. Setelah melewati proses penyeimbangan singkat, hidrometer akan mengambang pada ketinggian tertentu. Semakin tinggi massa jenis sampel, semakin kecil kemungkinan hidrometer akan mengambang. Ketinggian penyeimbangan dibaca sebagai massa jenis.
Kit massa jenis digunakan bersama timbangan. Badan kaca berisi volume yang ditetapkan ditimbang di udara (M1), dicelupkan ke dalam sampel, lalu ditimbang kembali dalam sampel (M2). Selisih antara M1 dan M2 (daya apung) yang dibagi dengan volume badan kaca adalah massa jenis sampel. Dudukan khusus juga dapat digunakan untuk mengukur massa jenis zat padat, menggunakan cairan referensi (air, etanol, atau yang ditetapkan pengguna).
Pengukur massa jenis digital, yang juga dikenal sebagai pengukur gravitasi tertentu atau densimeter, tersedia sebagai instrumen meja dan genggam. Pengukur ini menggunakan teknologi tabung osilasi untuk mengukur massa jenis sampel dengan sangat akurat dalam waktu singkat. Tabung kaca berongga akan bergetar pada frekuensi tertentu. Frekuensi ini akan berubah bila tabung diisi dengan sampel: semakin tinggi massa sampel, semakin rendah frekuensinya. Selanjutnya, frekuensi ini diukur dan dikonversi menjadi massa jenis. Selain itu, pengukur massa jenis digital meja menggunakan termostat Peltier terintegrasi untuk mengontrol suhu sampel. Untuk informasi lebih lanjut tentang pengukur massa jenis digital dan perbandingannya dengan metode manual, baca
perbandingan berbagai teknik pengukuran kami.