Masuk ke yang berikutnya ketika tekan kunci. Tekan tombol untuk menampilkan [aktif], lalu masuk ke menu pengaturan parameter. Saat memasuki status pengaturan parameter, [F1] pertama-tama ditampilkan di penampil. Mulai mengukur pengaturan rentang saat ditekan kunci Misalnya: skala 3T akan ditetapkan sebagai 3000 (Kg sebagai unit). Atur nilai numerik dengan cara di atas. Lalu tekan kunci untuk konfirmasi. Pengaturan nilai pembagian, Tekan kunci untuk memilih F1.2 untuk menampilkan F1.1 Ini diatur ke 1 jika skala agregat; diatur ke 0,1 jika skala pengisi dan skala aspal. Dan tekan kunci untuk konfirmasi. Lalu tekan kunci F1.3 untuk memilih cara kalibrasi linearitas. Ini untuk memilih cara kalibrasi linearitas. “0” berarti pengambilan sampel dua titik dan “1” berarti pengambilan sampel tiga titik. Kami memilih "0" di sini. Lalu tekan kunci untuk memilih untuk skala kalibrasi penuh. Kalibrasi Nol pertama kali akan terlihat saat ditekan kunci. Kemudian periksa pengotor dan goresan pada bagian bulat badan timbangan, jika tidak ada, tekan kunci untuk mengonfirmasi prosedur kalibrasi terminal penimbangan. Kemudian kunci muncul, yang berarti memuat kalibrasi. Tekan kunci untuk menambahkan ketenangan yang relevan pada timbangan (400-2000KG untuk timbangan agregat; 40-200KG untuk timbangan pengisi dan aspal), lalu sesuaikan angka yang sesuai. Prosedur detailnya adalah sebagai berikut: pilih tempat digital kunci, sesuaikan nilai numerik melalui kunci. (Tetapkan 500KG sebagai contoh) Tekan kunci untuk mengonfirmasi prosedur kalibrasi terminal penimbangan. Tampilan sebagai berikut setelah kalibrasi, Prosedur kalibrasi selesai dengan ini.