Metode untuk pengujian indeks aliran leleh termoplastik setara tetapi tidak identik, karena berbeda dalam beberapa hal, terutama dalam hal prosedur pengujian: Persyaratan pengujian untuk pengukuran MVR dan MFR:: Untuk beberapa polimer, test temperatures dan test weights ditentukan berbeda dalam ISO 1133 dan ASTM D1238. Volume polimer yang disarankan untuk digunakan sedikit berbeda Durasi preheating phase diatur ke setidaknya 5 menit dalam ISO 1133-1, tetapi bisa juga jauh lebih lama. Pada ASTM D1238, durasi fase pemanasan awal distandarisasi pada 7 menit dengan toleransi ketat ±0,5 menit. Menurut standar ISO, titik awal pengujian adalah pada posisi piston 50 mm di atas die, sedangkan ASTM D1238 menetapkan titik ini pada 46±2 mm. Pengujian jenis polimer sensitif sehubungan dengan sejarah dan/atau kelembaban yang tergantung waktu atau suhu (misalnya, PBT, PET, atau PA) dijelaskan dalam standar ISO 1133-2 yang terpisah, sedangkan ASTM D1238 menentukan urutan waktu yang dapat ditoleransi secara sempit dari pengujian untuk semua jenis polimer. ISO 1133-1 menyerahkan sebagian besar kepada operator untuk menentukan bagian atau interval pengukuran yang sesuai untuk prosedur pengukuran, sementara ASTM D1238 menentukan dengan sangat tepat jarak tempuh piston atau pada interval pengukuran bagian mana yang harus dilakukan pada nilai MFR atau MVR.