Kalibrasi Gratis menyediakan akses ke layar penghitungan bentang untuk prakalibrasi timbangan tanpa beban uji.     Prosedur Kalibrasi Gratis berlaku untuk kontrol proses presisi normal, dan dilarang dalam status penyelesaian perdagangan. Langkah: 1.Akses ke menu Kalibrasi Gratis: 'Pengaturan Sistem'→ 'Pemeliharaan'→ 'Kal Gratis' 2.Masukkan kapasitas sel beban dan nilai keluaran sel beban terukur di kolom terkait: Kapasitas total sel beban harus dimasukkan di sini. Misalnya, untuk tangki dengan tiga sel 5000 kg, kapasitas selnya adalah 3 x 5000 kg atau 15000 kg. 3.Masukkan tingkat eksitasi/respons (mV/V) sel beban, sensitivitas sel beban, yang biasanya disertakan dalam papan nama sel beban. Nilainya selalu 2,00000mV/V. 4.Kosongkan timbangan, lakukan [Zero Cal] 5. Kalibrasi oke.