Az eredmények közötti ellentmondás elsődlegesen akkor észrevehető, amikor sav bázis titrálásokat végez a pH-indikátorok egyikével. Ennek az első oka, hogy ezek a pH-indikátorok egy pH-tartományban váltják a színüket, nem pedig egy fix értéknél. Az a tényleges pont, ahol a színváltozás bekövetkezik, nagyon mintafüggő, és nem feltétlen esik egybe a kémiai titrálási végponttal. Ez enyhe ellentmondáshoz vezethet az eredményekben, ami könnyen nullára csökkenthető a titrálószer standardizálásával a mintáknál használtakhoz hasonló módszerrel. Az eltérés második oka főként az emberi szem érzékenysége a színváltozásra. Miközben a színváltozás már lehetséges, hogy elkezdődött, az emberi szem még nem észlelt változást. Ez egy olyan fotometrikus szenzor segítségével mutatható ki, mint a
METTLER TOLEDO DP5 Phototrode. Ezen szenzorok egyikének alkalmazásával már sokkal azelőtt egyértelmű változás figyelhető meg a fényáteresztésben, hogy az emberi szem észlelné a színváltozást. A potenciometrikus indikációval, pH szenzor segítségével végzett tipikus sav bázis titrálás során a jelben bekövetkező éles változás a sav- (vagy bázis-) felesleg első megjelenésekor történik, és így valódibb indikációja a végpontnak.