Az ipari fémdetektor érzékenysége az alkalmazási területtől, a fémdetektor gyártójától és magától a fémdetektortól függ. Az érzékenységi teljesítményt adott típusú fémgömb átmérőjeként fejezik ki. A rendszer ezt a fémgömböt mutatja ki megbízhatóan, ha azt az alagutas fémdetektor nyílásának közepére helyezik. Minél nagyobb az alagutas fémdetektor nyílásmérete, annál kevésbé érzékeny. A száraz termékek, például a cukorkák és a gabonafélék viszonylag könnyen ellenőrizhetők. A magas és ultramagas frekvenciákon (jellemzően 800 kHz-es és magasabb tartományban) működő detektorok kiváló átfogó érzékenységet biztosítanak, és különösen jók a rozsdamentes acél típusú szennyeződések kimutatására. Nedves, vagy vezetőképes termékek – például friss hús, baromfi, sajt, hal és a fémfóliába csomagolt termékek – vizsgálatakor viszont más a helyzet. A nedves termék „termékhatásjelet” generál a detektorban, amelyet a vizsgálat megkezdése előtt törölni kell. A termékjelelnyomási algoritmussal kiegészített innovatív egyidejű többfrekvenciás technológia segítségével kiküszöbölhető a termékhatás, így jóval kisebb fémszennyeződések is kimutathatók.
Kapcsolódó tartalmak:
Az ipari fémdetektorokra vonatkozó érzékenység alapelveinek értelmezése