Az UV/VIS spektrofotométerek a spektrum felvételéhez használt optikai rendszert alkotó alkatrészek geometriája alapján két kategóriába sorolhatók: Pásztázó spektrofotométer Diódasoros spektrofotométer A pásztázó UV/VIS készülék esetében a spektrum mérése a fény hullámhosszának folyamatos változtatásával (azaz pásztázással) történik, amely áthalad a mintán egy diffrakciós rács forgatásával, ahogy az alábbi ábrán látható. Diódasoros spektrofotométer esetén a fény teljes hullámhossza áthalad a mintán, és a fényt szétszórja a küvetta mögött található diffrakciós rács, amit ezután a diódasoros detektor (pl. CCD szenzor) érzékel. Ez lehetővé teszi az összes hullámhossz egyidejű mérését rövid idő alatt. Ennek eredményeként a diódasoros spektrofotométer esetén egy teljes mérés spektruma (pl. 200–800 nm) néhány másodpercen belül kész, míg a pásztázó spektrofotométer esetén legalább néhány perc szükséges ugyanezen feladat elvégzéséhez. Egy pásztázó spektrofotométer mechanikai forgó elemei befolyásolhatják egy adott hullámhossz pontosságát és reprodukálhatóságát. Ennek elkerüléséhez rendszeres újrakalibrálás szükséges, amit a fenntartási költségek magukba foglalnak. A diódasoros spektrofotométer nem tartalmaz mozgó optikai alkatrészeket, így nem észlelhetők eltérések a hullámhosszban, mivel mechanikai pontatlansággal nem kell számolni. A diódasoros spektroszkópiás eszközök egy további előnye, hogy nincs rájuk hatással a külső fény az optikai jellemzőknek köszönhetően, így nincs szükség zárt mintarekeszre, ami könnyebbé teszi a minták cseréjét.