A volfrám halogénizzó a leggyakoribb fényforrás a spektrofotométerekben. Egy üveggömbben található volfrámszálból és egy halogén részből áll, az elpárolgott volfrám pótlásához. 330 és 1100 nm közötti tartományban biztosít használható hullámhosszt a láthatótól a közel infravörös tartományig, és kb. 3000 órás élettartammal rendelkezik.
A deutériumizzó egy kisüléses fényforrás, izzóba zárt gáz halmazállapotú deutériummal. A deutériumizzó 190 és 450 nm közötti ultraibolya tartományt fed le egyenletes fényintenzitással, és kb. 1000 órás élettartammal rendelkezik. A fenti két izzót gyakran használják együtt a teljes UV és látható tartomány lefedéséhez.
A xenonizzó egy kisüléses fényforrás kvarcüvegizzóba zárt xenongázzal. Folyamatos spektrumot biztosít az ultraibolya tartománytól a közel infravörös tartományig 190 és 1100 nm között. A xenonizzók izzítás útján képeznek fényt, amely egy bizonyos idő alatt épül be egy teljesen spektrum felvételéhez, használatuk esetén nincs bemelegedési idő. A fényimpulzus létrehozása kevés hőt képez, valamint ezek az izzók hosszú, legfeljebb 5500 órás élettartammal rendelkeznek, és 50 Hz-es villogást hoznak létre állandó működés mellett. A xenonizzók használata kevesebb karbantartást és hosszabb izzóélettartamot jelent. A METTLER TOLEDO FastTrack technológia xenonizzóból, kvarcüvegszálakból és egy diódasorkészletből áll.