Oui, la température ambiante peut influer sur votre balance de précision. Les variations de température provoquent la dilatation ou la contraction des composants de la cellule de pesée, ce qui affecte ses performances et donc vos résultats de pesage de précision. Si la température ambiante fluctue à l'endroit où votre balance de précision est installée, la répétabilité peut être faible. Pour garantir des performances optimales, votre balance de précision doit être installée dans une pièce où la température peut être maintenue constante. Lorsqu'une balance de précision est raccordée pour la première fois à l'alimentation ou allumée, un temps de préchauffage d'environ 1 à 2 heures doit être respecté. Ce délai permet à la balance de précision de s'adapter à la température ambiante et de se stabiliser en fonction de son environnement. Ce préchauffage doit être renouvelé à chaque fois que la balance est allumée après une période d'inactivité. Idéalement, vous devriez laisser votre balance de précision sous tension. La plupart des balances de précision METTLER TOLEDO sont dotées du réglage interne entièrement automatique FACT. FACT déclenche automatiquement une procédure de réglage en cas de dépassement d'une différence de température prédéfinie. Ainsi, la précision de la balance est automatiquement maintenue, sans intervention de l'opérateur. Il convient également de noter que les articles, échantillons ou contenants à placer sur une balance de précision doivent d'abord être acclimatés à la température ambiante. Les articles plus chauds ou plus froids que la balance de précision peuvent générer de petits courants d'air qui influencent la cellule de pesée en raison de la différence de température. Non seulement cela peut entraîner une dérive des valeurs de poids, mais les articles peuvent sembler plus lourds ou plus légers qu'ils ne le sont réellement.