Suivez ces étapes simples : Tournez la tête de l'instrument dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour la dévisser de la poignée électrique Retirez l'ampoule de la base de la tête de l'instrument en la tirant tout droit vers l'extérieur Insérez l'ampoule de rechange en la poussant directement dans la base de la tête de l'instrument Remettez votre tête d'instrument en place sur la poignée en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et vissez-la en place Remarque : cette procédure concerne tous les otoscopes et ophtalmoscopes de Welch Allyn, sauf les endoscopes de poche de Welch Allyn. Pour ces derniers, l'ampoule est située dans le bloc d'éclairage de la gorge, sous la tête de l'instrument.