Plusieurs études peuvent répondre à cette question :
MEDSurg Nursing - 2020(1)
[…] ENFit design […]
La façon dont Enfit est conçu pose un problème pour nettoyer l’extrémité distale de la sonde. En fait, celle-ci présente un creux où des résidus de préparation entérale ou de médicaments sont susceptibles de s’accumuler et de favoriser une prolifération bactérienne.
(1) Lyman, B., Rahe, K. L., Keeler, D., Sherman, A. K., & Abdelhadi, R. A. (2020). Randomized Controlled Trial Assessing the Effectiveness of Two Cleaning Regimens for ENFit Connectors. Medsurg Nursing, 29(6), 401-406.
MEDSurg Nursing - 2020(2)
En comparant 2 protocoles de nettoyage, protocole A / le régime de nettoyage plus rigoureux et le protocole B / le nettoyage le moins rigoureux, les enquêteurs n’ont trouvé respectivement que 35 (31 %) et 13 (16 %) des connecteurs ENFit ne présentant aucun résidu après nettoyage.
(2) Lyman, B., Rahe, K. L., Keeler, D., Sherman, A. K., & Abdelhadi, R. A. (2020). Randomized Controlled Trial Assessing the Effectiveness of Two Cleaning Regimens for ENFit Connectors. Medsurg Nursing, 29(6), 401-406.