La sonde de température de surface WIKA type TF44 peut être facilement fixée au tuyau à l'aide d'un support de montage rapide. Le capteur de température de surface WIKA se compose d'un élément de mesure placé dans un manchon en aluminium. Dans les thermomètres de surface habituels, la surface de contact du boîtier du capteur est arrondie et généralement adaptée au diamètre de la canalisation, ce qui nécessite souvent une conception différente des instruments. Le capteur de température de surface WIKA type TF44, par contre, a une longueur de bord de seulement six millimètres et convient donc à toutes les largeurs nominales. Le boîtier en aluminium de la sonde de température de surface WIKA type TF44 présente une excellente conductivité thermique. La sonde est reliée à l'électronique d'évaluation par un câble de raccordement en PVC ou en silicone.