Chaque fois que c'est possible, il convient de prendre des mesures préventives afin de réduire ou éliminer les charges électrostatiques accumulées sur les échantillons et les récipients de pesage. Cela évitera que les résultats de pesage soient erronés, instables ou trop longs à obtenir. Parmi les précautions à prendre pour atténuer les charges électrostatiques figurent : veiller à une humidité de l'air appropriée (≥ 45 % – 50 %) ; utiliser des récipients de pesage antistatiques (de préférence en métal) ; éviter les récipients en caoutchouc ; utilisation d'une coupelle métallique à bords hauts pour protéger l'échantillon des champs électriques ; décharge de l'échantillon et du récipient avec un ionisateur avant le pesage. Les balances analytiques XPR de METTLER TOLEDO intègrent la sonde brevetée StaticDetect. Cette sonde détecte automatiquement la charge électrostatique sur un échantillon et/ou son récipient. La balance mesure l'erreur de pesage et émet un avertissement en cas de dépassement de la limite définie par l'utilisateur. L'application synchronisée de l'ionisateur avec StaticDetect élimine automatiquement la charge électrostatique sur l'objet pesé.
Pour en savoir plus sur les charges électrostatiques et la physique applicable, cliquez ici.