Signaux disponibles Pression nasale/masque Thorax et abdomen RIP Ronflement Signal audio Luminosité Position, activité SpO2, pouls, pléthysmographie de pouls 2 voies bipolaires (thermistance, PLM ou ExG) Voies bipolaires : Connecteurs keyhole, plage d’entrée AC ±1024 mVp-p, bruit <3 μVrms Signal de débit/pression : Plage de pression d’entrée ± 100 cmH2O, DC 80Hz, échantillonage 200 Hz, bruit <1 mmH2O Signaux d’activité/position : 3 axes internes, ±2 g Microphone : Bande passante interne 3,5 kHz, échantillonnage 8kHz, CAN 16 bits Interface sans fil : Bluetooth V5.0 basse consommation (BLE) pour dispositifs externes