Le pipetage direct est la technique de pipetage standard et le meilleur choix pour les échantillons aqueux. Pour les échantillons visqueux et volatils, le pipetage inverse offre une meilleure précision.Pour faire avancer la pipette, poussez le piston vers le bas jusqu’à la première butée tout en tenant la pipette à l’extérieur du liquide. Ensuite, plongez l’embout à 2-10 mm de profondeur dans le liquide avec lequel vous travaillez, sans plus de profondeur. Relâchez lentement le piston jusqu’à l’extension complète pour aspirer tout le volume de liquide. Pour distribuer dans votre récipient cible, déplacez la pipette dans le récipient, puis appuyez sur le piston à une vitesse régulière à travers la première butée jusqu’à la deuxième butée, jusqu’à la deuxième butée, jusqu’à ce que le piston aille. Avec le piston complètement enfoncé, faites glisser légèrement la pointe de la pipette le long de la paroi du récipient pour « toucher ». Cela permet de distribuer complètement le volume complet de liquide. Relâchez le piston, éjectez la pointe de la pipette, chargez une nouvelle pointe de pipette et répétez l’opération.Pour inverser la pipette, enfoncez le piston à fond dans la première butée jusqu’à la deuxième butée, jusqu’à la limite du piston. Ensuite, plongez l’embout dans un liquide et relâchez lentement et uniformément le piston pour aspirer. Déplacez-vous vers le récipient récepteur et appuyez sur le piston UNIQUEMENT JUSQU’AU PREMIER ARRÊT pour distribuer le volume correct. Un petit volume résiduel restera dans la pointe de la pipette. Déplacez la pipette au-dessus d’un récipient de distribution-jet-distribution et appuyez sur le piston jusqu’à la deuxième butée, également appelée butée « d’éruption », pour libérer tout liquide restant. Relâchez le piston, éjectez la pointe de la pipette, chargez une nouvelle pointe de pipette et répétez l’opération.