Nous désignons par Acclimatic l’adaptation automatique du gain sur une période déterminée. Le réglage de l’objectif et de la durée d’acclimatation est personnalisé pour le client final. Cela permet à une personne appareillée pour la première fois de s’habituer peu à peu à ses aides auditives. Après une première adaptation des aides auditives à l’aide de l’algorithme First Fit, la fonction Acclimatic peut être utilisée de 3 manières différentes : Courbe actuelle comme point de départ : Adaptation précise des aides auditives avec l’objectif d’atteindre une bonne acceptation spontanée. Après les premiers jours d’accoutumance, sélectionner l’objectif et la durée de l’acclimatation et tester le réglage définitif souhaité. Ensuite, activer Acclimatic. Courbe actuelle comme résultat : Adaptation précise des aides auditives avec le réglage définitif souhaité. Sélectionner l’objectif et la durée de l’acclimatation. Ensuite, cliquer sur le bouton « Courbe actuelle comme résultat ». Le gain est réduit en fonction de l’objectif sélectionné (« Objectif »). Ensuite, démarrer Acclimatic. Selon la formule d’adaptation : Acclimatation pour les utilisateurs novices à expérimentés, ou du niveau d’acclimatation le plus bas à un niveau plus élevé pouvant être sélectionné, en fonction de la formule d’adaptation. Pour les aides auditives des TL 16 – 8, il est possible de déterminer en plus des objectifs prédéfinis un objectif d’acclimatation individuel à l’aide du programme Connexx. Fonction Acclimatic intelligente, dans toutes les aides auditives des TL 16 et 12 avec contrôle du volume. Cette fonction tient compte d’un réglage manuel du volume en accélérant ou en temporisant le processus d’acclimatation automatique.