Les capteurs de vent sont exposés à des niveaux élevés d’interférences électromagnétiques des décharges statiques et de la foudre proche. La série FT7 intègre une circuiterie de protection robuste pour le protéger contre ces effets. Les capteurs de vent de la série FT7 survivent sans dommage même à traver des surtensions provoquées par des éclairs en excès de 4 kA 8/20 μs.
Le capteur FT est conçu pour survivre à des coups de foudre indirects, mais, comme tout équipement électronique, il ne survivra pas un coup direct. Il est ainsi essentiel qu’un intercepteur de foudre soit installé avec le capteur. Le corps du capteur doit être mis à la terre avec l’intercepteur et la mise à la terre doit être continue à travers le sol de l’éolienne ou du mât météorologique sur lequel le capteur est monté. Ceci permet de garantir que la majeure partie du courant de foudre est déviée loin du capteur.
Le matériel de montage et l’intercepteur de foudre doivent être fabriqués soit en aluminium de haute qualité soit en acier galvanisé, en raison de leurs bonnes propriétés conductrices et anticorrosion.
Le câble du capteur doit être fermé aux deux extrémités du câble avec une protection – fermée à 360° à l’extrémité ordinateur/enregistreur de données dans la paroi de l’armoire à l’aide d’un presse-étoupe de protection électromagnétique (EMC). Les fils de signaux doivent ensuite passer à travers les dispositifs de protection contre les surtensions qui doivent être correctement dimensionnés conformément à la section d’installation du Manuel de l’utilisateur
Toutes les surfaces de contact doivent être exemptes de revêtements non conducteurs et de corrosion afin de garantir une résistance minimale à la terre.
FT Technologies peut fournir une liste de vérification d’installation contre la foudre qui est conçue pour vous aider à vérifier que votre capteur et votre ordinateur/enregistreur de données sont suffisamment protégés contre les coups de foudre. Nous contacter pour demander cette liste de vérification.