Oui,
EasySampler peut échantillonner des réactions sous pression si toutes les conditions de réaction suivantes sont réunies : Plage de pression : 1,013 bar à 10 bar (14,7 à 145 psi) Plage de température : 20 à 100 °C Volume du réacteur : jusqu’à 2 500 mL Nombre d’échantillons par manchon : 1 réaction (jusqu’à 24 échantillons) Adaptateur haute pression : un adaptateur haute pression approprié (P/N14474404) doit être utilisé pour positionner correctement la sonde EasySampler dans le réacteur Remarque : l’utilisation de la sonde EasySampler à une pression élevée (entre 1,013 bar et 10 bar) réduit la plage de température de 20 °C à 100 °C, le volume maximal du réacteur à 2 500 mL et le nombre maximal d’échantillons par manchon à 1 réaction (jusqu’à 24 échantillons).