Il existe une relation linéaire simple entre le temps de traitement, la dose et l'irradiance de l'appareil, c'est:
TEMPS (secondes) = DOSE (mJ / cm ^ 2) ÷ IRRADIANCE (mW / cm ^ 2)
IRRADIANCE est la puissance de la lumière UV de l'appareil par unité de surface, qui pour la photothérapie médicale est généralement exprimée en milliWatts par centimètre carré. Considérez-le comme une intensité lumineuse ou une luminosité. Il est similaire à l'utilisation de «Lumens» lorsqu'il s'agit plutôt de la lumière visible.
DOSE est l'énergie fournie par unité de surface. Pour la photothérapie médicale, elle est généralement exprimée en milliJoules par centimètre carré. Lorsqu'une certaine dose d'UVB est atteinte, la peau humaine présente des brûlures cutanées, également connues sous le nom d'érythème.
Le TEMPS dans cette équation est exprimé en secondes.
Exemple: Un modèle SolRx 100-Series # 120UVB-NB placé directement sur la peau du patient a un rayonnement UVB à bande étroite nominal de 10 mW / cm ^ 2. Si une dose par zone cutanée de 300 mJ / cm ^ 2 est souhaitée, le temps nécessaire est de 300/10 = 30 secondes.
Chaque appareil Solarc a été testé pour déterminer sa valeur d'irradiance nominale. Cette valeur d'irradiance est utilisée avec des protocoles de traitement reconnus pour générer les temps de traitement dans les tableaux des directives d'exposition du manuel de l'utilisateur. \r