La calorimétrie à flux de chaleur est la méthode la plus simple et fiable pour déterminer la quantité de chaleur libérée par une réaction chimique ou un procédé physique, et elle est prise en charge par toutes les stations de travail de calorimétrie réactionnelle METTLER TOLEDO. La calorimétrie à flux de chaleur est applicable dans presque toutes les conditions ; extrêmement sensible, elle offre également une excellente répétabilité. Le principe de la calorimétrie à flux de chaleur est basé sur la mesure de la différence de température à travers la paroi du réacteur, qui est ensuite convertie en un flux de chaleur au moyen du facteur d’étalonnage. Le facteur d’étalonnage dépend de la conductivité thermique et de l’épaisseur de la paroi du réacteur, de la résistance thermique du film de la masse réactionnelle, de la résistance thermique du film d’huile et de la surface d’échange thermique, et est déterminé au moyen d’un réchauffeur électrique. La méthode de calorimétrie à flux de chaleur est applicable à petite et grande échelle, et constitue la base de tous les projets de
développement de procédé chimique, de l’extrapolation des procédés et
des enquêtes sur la sécurité de procédé chimique.