En cas daugmentation de la température du fluide, la conductivité augmente significativement, de 1 - 5 % par°C.Pour compenser les variations de température, les valeurs de conductivité sont souvent corrigées pour une valeur de référence de température, typiquement 25°C. Avec son capteur de température intégré, le LDL peut compenser la mesure de conductivité par rapport à la température. Un seul coefficient de température peut être utilisé pour une précision suffisante sur une plage de 30 - 40°C.Les plages approximatives pour les coefficients linéaires de température sont:
Acide:1,0...1,6% par°C
Base:1,8... 2,2% par°C
Sels: 1,8... 3,0% par°C
Au moyen du logiciel de configuration moneo configure, le coefficient de température «T.Cmp» peut être modifié pour la famille LDL.