Comme tout appareil, votre sphygmomanomètre peut connaître des dysfonctionnements. Si votre tensiomètre ne marche pas, vérifiez les points suivants :
L’alimentation : le tensiomètre est le plus souvent alimenté par des piles ou branché sur une prise secteur au moyen d’un adaptateur. Des piles usées ou un mauvais branchement de l’adaptateur entraveront sans doute le bon fonctionnement de votre appareil.
Le brassard : pour une bonne mesure, le brassard ne doit être ni trop grand ni trop petit pour votre bras. A cet effet, lors de l’achat, vérifiez que la taille du brassard est adaptée à votre tour de bras. En outre, le brassard d’un sphygmomanomètre à bras étant généralement détaché de l’appareil à la livraison, prenez le temps de bien le relier au tensiomètre avec le tube d’air. Ensuite, pendant la mesure, positionnez le tube d’air sur la face intérieure si vous choisissez le bras gauche, qui est d’ailleurs le plus recommandé, ou le long du coude si vous choisissez le bras droit. Par ailleurs, examinez par moments le tuyau d’air pour voir s’il n’est pas ramolli et le brassard pour détecter une éventuelle fuite d’air au niveau de sa chambre à air. Si l’un d’eux est défectueux, il doit être remplacé.
Certains tensiomètres ne manqueront pas de vous signaler certains dysfonctionnements à travers des signaux ou des alarmes. Prenez en compte ces avertissements pour ne pas fausser les mesures. Si après les différentes vérifications votre appareil ne marche toujours pas, contactez un expert médical pour une vérification plus approfondie.