La différence entre la Pt100 et la Pt1000 est la valeur de la résistance du capteur à 0 °C. La Pt1000 a donc une résistance électrique de 1000 Ω (ohm) à 0 °C. La courbe caractéristique de la Pt1000, définie par des normes, est plus raide que celle de la Pt100, ce qui signifie que la valeur mesurée a une résolution plus élevée et permet des résultats de mesure plus précis. Avec une Pt100, la mesure de la température est faussée d'environ 0,5 °C pour chaque mètre de câble de raccordement. La résistance de base d'une Pt1000 étant dix fois supérieure à celle d'une Pt100, la valeur est également 10 fois inférieure. Cela signifie qu'en utilisant une Pt1000, la température ne sera faussée que d'environ 0,05 °C pour chaque mètre de câble de raccordement. Pour cette raison, les capteurs Pt1000 sont fréquemment utilisés dans une configuration à deux fils.