Il est tout à fait possible que les deux types de mesure ne donnent pas le même résultat, mais ce n'est pas en soi une raison de s'inquiéter - souvent, les valeurs se rapprochent au bout d'un moment. Voici quelques cas normaux : Le premier jour d'un capteur neuf : lorsque vous venez d'insérer un capteur Dexcom ONE neuf, ses mesures sont moins semblables à celle du glucomètre sanguin. Les résultats devraient se rapprocher au cours des premières 24 heures d'utilisation du capteur. Votre glycémie fait un bond rapide : un changement rapide de votre glycémie rendra plus difficile la comparaison des mesures par votre Dexcom ONE avec celles du glucomètre sanguin. Il s'agit de deux technologies différentes, les deux appareils mesurent deux taux de glucoses différents : celui du liquide interstitiel et celui du sang ; or, la glycémie du liquide interstitiel a un peu de retard sur celle du sang. Une fois que votre glycémie s'est stabilisée, les valeurs doivent se rapprocher et devenir plus comparables. Quelque chose appuie sur le capteur : si quelque chose appuie sur le capteur de votre Dexcom ONE, cette pression peut affecter la mesure. Libérez le capteur de cette pression et l'écart devrait se résoudre tout seul. Surveillez pendant quelques heures les données transmises par votre Dexcom ONE pour vous aider à décider ce qu'il faut faire. Si la mesure transmise par votre capteur ne correspond pas à vos symptômes : 1.Vous vous lavez les mains avec de l'eau et du savon 2.Vous les séchez 3.Vous vous piquez le doigt et vous consultez votre glucomètre Si la glycémie mesurée au glucomètre correspond aux symptômes, c'est elle que vous suivrez pour décider que faire.