Réglez [T.Cmp] et [dAP] dans le capteur sur0 et écrivez les données dans le capteur.
Mesurez la conductivité du fluide à la température1. Ce faisant, assurez-vous que la température reste constante.
Changez la température du fluide à une autre valeur et maintenez-la à nouveau constante. Mesurez à nouveau la conductivité.
Le facteur de compensation peut maintenant être calculé avec [T.cmp] = (conductivité2 conductivité1) / conductivité1* (température2 température1) *100.
Ecrivez le nouveau facteur de compensation de température sur le capteur et remettez latténuation à sa valeur initiale.
Ecrivez les valeurs sur le capteur.