Le support FTA360-S a une tolérance allant jusqu'à ± 0,1 °.
En pratique, l'écart sur une distance de mesure de 10 mm à 10 m, 5 mm à 5 m et 3 mm à 3 m.
Selon l'environnement du relevé, il est possible d'obtenir une meilleure précision sur une distance plus courte.