Chaque jour, ou après chaque utilisation, les patients devraient : Démonter les composants du masque (voir le guide d’utilisation du masque pour les instructions). Les patients qui utilisent un masque à coussins narinaires doivent démonter les coussins. Laver soigneusement à la main les composants séparés du masque (à l’exception du harnais et des manches souples) en les frottant doucement dans de l’eau chaude (environ 30°C) avec un savon doux. Pour optimiser l’étanchéité du masque, les huiles faciales doivent être retirées des coussins après utilisation. Utiliser une brosse à poils doux pour nettoyer l’évent ou toute pièce rotative de votre masque, comme le pivot, l’anneau pivotant ou l’articulation sphérique qui doit être nettoyée. Inspecter chaque élément et, si nécessaire, répétez le lavage jusqu’à ce qu’il soit visuellement propre. Rincer bien tous les composants avec de l’eau potable et les laisser sécher à l’air libre, à l’abri de la lumière directe du soleil. Lorsque tous les composants, y compris l’évent, sont secs, remonter le masque (voir le guide d’utilisation du masque pour les instructions). Chaque semaine, les patients devraient : Laver à la main le harnais, y compris les housses souples si elles font partie du masque. Rincer bien et laisser sécher à l’air libre, à l’abri de la lumière directe du soleil. Veuillez noter que le casque peut être lavé sans être démonté et que la teinture utilisée dans le casque peut couler lors du premier lavage. Si un composant reste sale après le nettoyage, ou s’il y a une détérioration visible d’un composant du système (fissures, décoloration, déchirures, etc.), ce composant doit être remplacé. Nous recommandons à vos patients d’utiliser des produits/solutions naturels ou purs pour nettoyer leur masque, car les vapeurs résiduelles laissées par les nettoyants non naturels peuvent être inhalées si elles ne sont pas rincées à fond.