Le CRP doit théoriquement être compétent pour réaliser lui-même cette vérification de l’étalonnage mais il ne dispose pas toujours des moyens techniques pour ce faire  (sources étalons, banc d’essais, appareils en doublon…). Il peut donc confier cette vérification de l’étalonnage à un intervenant spécialisé qualifié ayant tous les moyens techniques nécessaires. Il pourra ainsi superviser cette vérification en donnant les consignes liées à l’utilisation de son instrumentation en radioprotection (type de rayonnements ou radionucléides recherchés…). Certains appareils de mesure sophistiqués ont une source d’étalonnage intégrée à l’appareil, ce qui permet de réaliser directement cette vérification de l’étalonnage. La vérification de l’étalonnage n’est en aucun cas une simple démarche administrative, sauf à assurer la traçabilité, il y a forcément des mesurages à réaliser et des résultats à comparer aux standards de l’appareil. Il ne faut pas confondre la « vérification de l’étalonnage » avec la « vérification du bon fonctionnement de l’appareil » qui est à réaliser par l’opérateur avant chaque utilisation de l’appareil. Cette vérification de l’étalonnage est à réaliser avec une périodicité définie selon les conditions d’utilisation (régulière, forte exposition…) et les recommandations du fabricant. Dans tous les cas, elle ne peut pas excéder 3 ans pour des cas où l’utilisation est ponctuelle sans exposition importante et sans risque de contamination. Si un écart est constaté lors d’une vérification de l’étalonnage, le CRP conseille à l’employeur de faire procéder à un ajustage ou un étalonnage selon les modalités décrites par le fabricant.