Il existe différentes manières de détecter les fuites avec notre TAPIR. Le test du pistolet aspergeur convient pour les composants sous vide. Et la détection de fuites par reniflage convient pour les composants sous pression. Le moyen de détection est le gaz traceur hélium ou hydrogène. Les méthodes de test sont faciles à réaliser et fournissent des résultats précis, faisant du TAPIR le complément parfait pour votre processus de vide. Le test du pistolet aspergeur (composants sous vide) Le test du pistolet aspergeur est la méthode d'essai idéale pour les composants sous vide. Ce principe de mesure dispose de la sensibilité la plus élevée parmi toutes les méthodes disponibles. L’air est éliminé de l’objet suspecté d’avoir une fuite et le TAPIR est raccordé par une bride. L'objet testé peut varier, allant d'un four sous vide à une tuyauterie, à un réservoir, ou à d'autres équipements. L'hélium ou l'hydrogène est pulvérisé sur l'enveloppe extérieure de l'objet testé avec un kit de pistolet aspergeur (voir la figure 1). En cas de fuite, les molécules entrantes sont aspirées simultanément par la pompe à vide turbomoléculaire intégrée au TAPIR et par sa pompe primaire. Les molécules pénètrent dans une cellule d'analyse qui détecte les atomes du gaz traceur. Détection de fuite par reniflage (composants sous pression) La détection de fuites par reniflage est la méthode parfaite pour les composants sous pression. L'hélium ou l'hydrogène est introduit dans un objet testé, tel qu'une pièce d'équipement, une tuyauterie ou un réservoir, entraînant ainsi une augmentation de la pression interne. Une sonde de reniflage, outil de détection et de localisation de fuites, peut être achetée à part et connectée à notre TAPIR. Un technicien de service guide la sonde de reniflage de manière méthodique et lente au-dessus de l'objet testé, comme illustré dans la figure 2. Ce processus suit le même principe qu'un détecteur de métaux, mais il est spécifiquement conçu pour repérer les traces d'hélium ou d'hydrogène. En cas de fuite, les atomes du gaz traceur qui s'échappent sont détectés. Et la fuite peut être localisée avec précision. Détection intégrale des fuites Le test du pistolet aspergeur et la détection de fuites par reniflage peuvent tous deux être employés dans le cadre d'un test intégral de détection de fuites. Ici, l'objet testé est placé dans un réservoir, que ce soit un film plastique ou un réservoir rigide (indiqué en gris sur les figures 3 et 4). Lors du test de reniflage intégral, l’objet testé est rempli d’hélium (1). S’il y a une fuite et que l’hélium commence à s’échapper, il est capturé dans le réservoir. La sonde de reniflage évalue l'augmentation de la concentration d'hélium au fil du temps et mesure le taux de fuite (indiqué en 2). Ce test est réalisé à la pression atmosphérique. D’autre part, les tests intégrals du pistolet aspergeur sont réalisés sous vide. L’objet testé est raccordé au détecteur de fuites et placé dans un réservoir (3). Pour garantir des conditions de test et des résultats précis, le réservoir est évacué et rempli d’une quantité définie d’hélium. En cas de fuite, l’hélium pénètre dans l’objet testé à cause de la différence de pression. Le détecteur de fuite mesure la quantité d’hélium à l’intérieur de l’objet testé et détermine le taux de fuite.