Le calcul des sondes PT100 est essentiel pour transformer les valeurs de résistance mesurées en températures précises. La formule de Callendar-Van Dusen, qui décrit la relation résistance-température PT100 pour les capteurs en platine, est couramment utilisée. Voici la formule détaillée :
R(T)=R₀×(1+A×T+B×T²+C×(T-100)×T³)
Explications de la formule :
R(T) : résistance à la température TTT
R₀ : résistance à 0°C (100 Ω pour une sonde PT100)
A : 3,9083 E-3
B : -5,775 E-7
C : -4,183 E-12 (si inférieure à 0 ° C) ou C = 0 (si supérieur à 0 ° C)
Pour les températures positives, le terme C × (T−100) × T³ est généralement négligé, simplifiant ainsi le calcul.
Pour maximiser l'efficacité et la précision de vos mesures sans passer par la méthode de calcul, assurez-vous de toujours utiliser un tableau de conversion PT100 et de suivre les bonnes pratiques de calibration et de vérification de vos sondes.