Les tubes Multiply PCR et les plaques Multiply PCR peuvent en principe être congelés grâce à leur conception en polypropylène. Les conditions de congélation sélectionnées doivent cependant permettre une congélation homogène du contenu ou du bas vers le haut. Si le haut du contenu du récipient gèle en premier en raison de conditions de congélation défavorables, le bas du récipient peut présenter des fissures de dilatation. Les portoirs en polystyrène affichent par exemple un effet isolant important en fonction du diamètre des orifices qui complique la congélation homogène des échantillons. Nous vous recommandons de procéder à un test de congélation dans vos conditions de routine en raison de la multitude de facteurs d’influence possibles (les contraintes appliquées aux tubes peuvent être très différentes en fonction du milieu à congeler et des conditions de routine).