Pour ce faire, vous devez d'abord être en mode Biotech, puis : Placez le thermomètre dans le support mural (modèle 692 seulement). Appuyez longuement sur le bouton Recall (Rappel) tout en retirant la sonde du puits de sonde. Une fois la sonde retirée, relâchez le bouton Recall (Rappel). Appuyez sur le bouton de rappel et relâchez-le jusqu'à ce que le mode par défaut soit affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran. Pour alterner entre les modes de température orale, axillaire pour adultes et axillaire pour enfants, appuyez sur le bouton de sélection de mode et relâchez-le. Regardez si l'écran change entre ORAL (Orale), ADULT AXILLARY (axillaire pour adultes) et PED AXILLARY (axillaire pour enfants) quand vous appuyez sur le bouton Mode. Replacez la sonde dans le puits pour sonde pour enregistrer le réglage par défaut, puis quittez le mode Biotech. Cela permettra de rétablir le fonctionnement normal de l'appareil.