Les liquides très froids ou chauds modifient la pression de l’air à l’intérieur des pipettes à déplacement d’air, ce qui entraîne un pipetage imprécis. Les pipettes volumétriques, avec des embouts de type seringue qui n’ont pas de poche d’air entre le liquide et le piston, ne sont pas affectées par les différentes températures des liquides. Les pipettes à déplacement positif fourniront des résultats précis avec des liquides à température non ambiante.Si vous devez pipeter un liquide très chaud ou froid avec une pipette à déplacement d’air, ne prérincez pas la pointe de la pipette, car il s’agit généralement de la meilleure pratique pour une précision maximale. Au lieu de cela, aspirez et distribuez rapidement pour minimiser l’effet de la température du liquide sur l’espace d’air intérieur de la pipette.