Le givrage peut être un problème pour de nombreux capteurs de vent, en particulier autour de 0 °C où les niveaux d’humidité peuvent encore être élevés. À basse température, l’air a tendance à être plus sec, le givre étant moins un problème.
Les capteurs de vent de la série FT7 sont très résistants au gel en raison de leur petite taille et de leur élément chauffant efficace. Pour obtenir la meilleure performance du capteur dans ces conditions, l’élément chauffant doit être activé et réglé à 30 °C. Si la limite de courant par défaut de 4 A s’avère insuffisante, elle peut être alors relevée par logiciel à 6 A, mais vous devez vous assurer que votre alimentation électrique et le câble peuvent supporter au moins 6 A.
Le capteur doit être monté de manière à ce que la chaleur puisse circuler dans le montage lui-même. Cela permet de garder le capteur et le montage exempt de glace, ce qui évite qu’il ne devienne « aveuglé » par l’accumulation de glace. Si le givrage peut être un problème dans votre environnement, alors l’aluminium doit être choisi pour le matériel de montage, car c’est un meilleur conducteur thermique que l’acier galvanisé.
Dans des conditions extrêmes, la limite de courant de l’appareil de chauffage peut être augmentée de la valeur par défaut de 4 A à 6A au moyen du logiciel (à l’exception du modèle SM). Vous obtiendrez ainsi une puissance maximale de 180 W, cependant vous devez vous assurer que votre câble et votre alimentation électrique sont dimensionnés de façon appropriée pour supporter le courant supplémentaire.