Les charges électrostatiques peuvent donner lieu à des résultats de pesage instables et non répétables. L'électricité statique exerce une force sur le plateau de pesage, ce qui a une incidence directe sur les résultats de la balance analytique. La charge électrostatique est l'une des principales sources cachées d'erreurs de pesage et il est important de savoir quand votre processus de pesage peut être affecté. Les signes indiquant que les charges électrostatiques influencent la cellule de pesée s'expriment sous la forme de lectures instables et qui dérivent dans une direction. Dans les deux cas, il se peut que la balance ne parvienne pas à se stabiliser ou que vous deviez attendre plus longtemps que la normale pour que le résultat de la pesée soit disponible. Aussi, vous avez peut-être déjà eu à ajouter de plus en plus de poudre dans un récipient pour atteindre le poids cible. Cependant, si votre échantillon ou récipient ne dissipe pas la charge relativement rapidement, vos résultats peuvent être sujets à des erreurs à votre insu. Les erreurs peuvent aller de quelques milligrammes à 100 mg. Les balances analytiques XPR de METTLER TOLEDO intègrent la fonction unique StaticDetect. Cette fonction évalue automatiquement l'erreur dans le résultat de pesage due aux charges électrostatiques sur l'échantillon ou le récipient. La fonction StaticDetect émet un avertissement si l'erreur dépasse la limite prédéfinie. Lisez notre livre blanc gratuit :
Charges électrostatiques lors des pesées