Le capteur de vent FT dispose d’un système de chauffage contrôlé par un thermostat pour contrôler ses trois chauffages internes. Les chauffages peuvent être éteints et allumés et un point de réglage du chauffage peut être choisi entre 0°C et 55°C (pour les capteurs V22 et au-dessus). Les capteurs fabriqués auparavant ont un point de réglage de la température du chauffage à 44°C.
Dans le cas d’un capteur numérique, le point de réglage de la température peut être modifié avec un logiciel Acu-Vis ou manuellement, en utilisant la commande HT par le biais de ‘Hyperterminal’. Consulter la section des paramètres de commande du Manuel d’Utilisation pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.
Dans le cas d’un capteur analogique, le point de réglage de la température du chauffage peut être modifié avec le programme de configuration et de tests, en utilisant un câble FT055. Ils sont tous les deux fournis dans le Pack Acu-Test.
FT peut aussi procéder à une pré configuration du réglage du chauffage pour vous avant de vous expédier le capteur. Si vous désirez utiliser ce service, veuillez préciser vos préférences à la commande.
Pour la plupart des applications, FT recommande un point de réglage du chauffage à 30°C, car cela assure un environnement stable pour les appareils électroniques et protège le capteur de changements soudain de température ambiante.
Comme le système de chauffage est contrôlé par thermostat, si la température du capteur monte au-dessus de la température du point de réglage du chauffage, alors le chauffage s’éteindra automatiquement. Le circuit de chauffage ne consomme de l’électricité que quand il en a besoin.