Afin d’évaluer la fiabilité de l’algorithme Nox BodySleep, Nox Medical a utilisé une méthode1 basée sur le calcul de deux coefficients : Le score F1 qui mesure l’exactitude d’un test. Ce coefficient prend des valeurs allant de 0 à 1 ; 1 étant considéré comme une précision parfaite. Le score de pointe est de 0,804. Le coefficient Kappa de Cohen qui mesure la variabilité inter-intra scoreurs lors d’un codage en catégories. Ce coefficient est jugé important lorsqu’il est situé entre 0,61 et 0,803. Dans ce cas précis, les différentes catégories sont les états de sommeil (Eveil, REM, NREM). Cette méthode a été évaluée sur un ensemble de données cliniques PSG, en utilisant une validation croisée à cinq volets et un ensemble de données test. Les résultats obtenus sont les suivants : Données test Eveil 0,71 REM 0,83 NREM 0,93 Après calcul, le score F1 moyen est de 0,88 et le coefficient Kappa de Cohen est de 0,74 pour les données tests et de 0,75 pour la validation croisée. Ces coefficients sont de fait considérés comme substantiels et l’algorithme Nox BodySleep comme fiable. Des tests complémentaires2 ont été réalisés en comparant le Nox BodySleep à des enregistrements polysomnographiques d’un laboratoire du sommeil prenant en charge des patients souffrants de troubles respiratoires du sommeil et de mouvements anormaux lors du sommeil. Les résultats ont été évalués avec des méthodes statistiques descriptives (IBM SPSS Statistics 25.0), démontrant une exactitude générale de 0,8 et un coefficient Kappa de Cohen de 0,7. Considérant ces coefficients substantiels, les auteurs de l’étude concluent que l’algorithme est d’une bonne précision pour estimer les états de sommeil et les autres paramètres de sommeil importants.