Les deux détecteurs de fuites TAPIR de Busch offrent trois modes de test différents : sensibilité faible, normale et élevée. Ces modes sont sélectionnés automatiquement. En fonction de la pression d'aspiration détectée par un capteur de pression Pirani, différentes soupapes du bloc de soupape sont automatiquement actionnées. Cela provoque l'ouverture de différentes soupapes, de sorte que le gaz traceur pénètre à l'intérieur de la pompe à vide turbomoléculaire dans différentes positions. En fonction de l'endroit où le gaz pénètre dans la pompe à vide turbomoléculaire, la sensibilité est accrue. Le mode de sensibilité faible du TAPIR HL 1102 A débute à 15 mbar, alors que celui du TAPIR HL 2216 A débute à 25 mbar. De plus, le TAPIR HL 2216 A offre un mode supplémentaire, appelé mode massif. Cela permet une détection qualitative des fuites débutant à 100 mbar, avant que les modes de test normaux soient atteints.