Nox Medical käytti Nox BodySleep -algoritmin luotettavuuden arviointiin kahden korrelaatiokertoimen laskentaan perustuvaa menetelmää1: Testin tarkkuutta mittaava F1-arvo. Tämän kertoimen paras arvo on 1, jota pidetään täydellisenä tarkkuutena. Huipputuloksena pidetään arvoa 0,804. Cohenin kappa-arvo mittaa luokittelujen välistä luotettavuutta. Kerrointa pidetään vakuuttavana, kun se on alueella 0,61–0,803. Tässä tapauksessa luokitteluina ovat unen vaiheet (valveillaolo, NREM- ja REM-uni) Menetelmää arvioitiin kliinisellä PSG-tietoaineistolla käyttämällä viisinkertaista ristiinvalidointia ja piilotestiaineistoa, ja saadut tulokset olivat seuraavat: F1-tulos Testiaineisto Ristiinvalidointi Valveillaolo 0,71 0,73 REM 0,83 0,83 NREM 0,93 0,92 Laskennan tuloksena saatiin F1-tulos 0,88 ja Cohenin kappa 0,74 testiaineistolle ja 0,75 ristiinvalidoinnille. Nämä vakuuttavina pidettävät tarkkuuskertoimet todistavat Nox BodySleep -algoritmin luotettavuutta. Lisäksi tehtiin muita testejä2 Nox BodySleep -algoritmin tarkkuuden osoittamiseksi., Validoinnissa tehtiin vertailu unenaikaisia hengityshäiriöitä ja liikehäiriöitä sairastavien potilaiden unilaboratoriossa tehtyihin polysomnografiarekisteröinteihin. Tulokset arvioitiin kuvaavilla tilastomenetelmillä (IBM SPSS Statistics 25.0), joilla saatiin yleiseksi tarkkuudeksi 0,8 ja Cohenin kappa-arvoksi 0,7. Näitä kertoimia vakuuttavina pitävät tutkijat totesivat, että algoritmin diagnostinen tarkkuus unen vaiheiden ja tärkeiden uniparametrien arvioinnissa on hyvä.