Astral ja Stellar Happilähde liitetään seuraavasti: Avaa laitteen takana oleva alhaisen virtauksen happiliitäntä nostamalla lukitusvipua. Liitä happiletkun toinen pää happiliitäntään. Letku lukittuu automaattisesti paikoilleen. Liitä happiletkun toinen pää happilähteeseen. Aloita ventilaatio. Käynnistä happilähde ja säädä se haluttuun virtausnopeuteen tai FiO2-arvoon. Astral-laitteet: Stellar-laitteet: Happilähteen irrottaminen: Varmista, että happilähde on sammutettu ennen kuin irrotat sen laitteesta. Avaa laitteen takana oleva alhaisen virtauksen happiliitäntä nostamalla lukitusvipua. Irrota happiliitin alhaisen virtauksen happiliitännästä. Happiliitin (tuotekoodi: 24971) tarvitaan, jotta happiletku voidaan kytkeä alhaisen virtauksen happiliitäntään. Katso seuraava kuva. Lumis Lisähapen voit kytkeä Lumis-laitteisiin käyttämällä ClimateLineAir Oxy -letkua tai happiliitäntää. Lisätietoja lisähapen käytöstä laitteen kanssa on käytettävän lisävarusteen käyttöoppaassa. Huomautus: Lisähapen antaminen voi vaikuttaa potilaalle annettavaan paineeseen ja raportoitujen arvojen (esim. vuoto, minuuttiventilaatio ja AHI) tarkkuuteen. Varmista aina, että laite ja ilmavirtaus ovat käynnissä, ennen kuin käynnistät happilähteen. Sammuta happilähde aina ennen kuin sammutat laitteen. Käyttämätön happi voi kertyä laitteen sisään ja aiheuttaa palovaaran.