دستگاه‌های گازسنج براثر عواملی چون گذشت زمان، فرسودگی و حوادث پیش‌بینی نشده دقت و صحت لازم در اندازه‌گیری را از دست می‌دهند. از این رو، این وسایل می‌بایست کالیبره شوند. برخی از دستگاه‌های گازسنج پرتابل قابل کالیبره شدن و برخی غیرقابل کالیبره شدن هستند. نکته‌ای که در اینجا می‌بایست به آن توجه داشت این است که کالیبراسیون دستگاه‌های‌ گازسنج پرتابل به دلیل اینکه به طور مکرر جابجا می‌شوند نسبت به دستگاه‌های گازسنج ثابت به دفعات بیشتری صورت می‌گیرد. یک برنامه کالیبراسیون معمولی برای یک گازسنج پرتابل شامل یک "تست ضربه" روزانه است که با کالیبراسیون ماهانه همراه می‌باشد. تست ضربه متفاوت از کالیبراسیون است. تست ضربه درواقع آزمایشی است که تأیید می‌کند سنسور گازسنج به طرز صحیحی کار می‌کند و قادر به تشخیص گاز است، در حالی که از کالیبراسیون برای تعیین دقت و صحت اندازه‌گیری مقدار گاز توسط گازسنج استفاده می‌شود. برای انجام کالیبراسیون نیاز به گازهای مخصوص کالیبراسیون است. نوع گازی که برای انجام این فرآیند استفاده می‌شود براساس نوع گازسنج می‌تواند متفاوت باشد.  تست ضربه یک روش ساده است که شامل یک قوطی ضربه‌ای گازی است که قرار است تشخیص داده شود، لوله تایگون (Tygon Tubing) و در برخی موارد یک بادکنک است. در ابتدا، گازسنج به قوطی ضربه با استفاده از لوله تایگون وصل می‌شود. پس از آن، مقدار کمی گاز برای فعال کردن سنسور از طریق لوله دمیده می‌شود. درصورتی که گازسنج به درستی کار کند، گاز ضربه‌ای باعث می‌شود که هشداردهنده خاموش شود. اما، اگر هشدار دهنده خاموش نشود ممکن است در گازسنج مشکلی وجود داشته باشد و نباید از آن استفاده کرد.