آزمون باید در محیطی بدون جریان هوا انجام شود. آزمونه یا ماده نفتی مورد نظر را در کاپ برنجی تا خط نشان بریزید. این مقدار حدود 75 میلی لیتر است. دمای ظرف آزمونه و نمونه باید حداقل 18 درجه سانتی گراد پایین تر از نقطه اشتعال مورد نظر باشد. سرپوش را بر روی کاپ قرار داده و مجموعه را در جای خود فیکس کنید. از قرار گرفتن صحیح کاپ، سرپوش و قفل شدن آن ها روی دستگاه مطمئن شوید.