Bei der Auswahl der Temperierflüssigkeit wird in Hinblick auf eine homogene Temperaturverteilung auf hohe Wärmeleitfähigkeit und niedrige Viskosität geachtet. Zusätzlich sollten die Flüssigkeiten inert sein, einen geringen Dampfdruck besitzen, sich nicht chemisch zersetzen, nicht brennen und ihre Eigenschaften in einem weiten Temperaturbereich beibehalten. In der Praxis werden gewöhnlich Silikonöle verwendet. Die Temperaturbereiche liegen je nach Ausführung zwischen -45 °C und +300 °C. Die Kalibrierbäder sind mit einem temperaturgeregelten Flüssigkeitstank mit einer nutzbaren Tiefe von 200 mm ausgestattet. Die maximale Eintauchtiefe der Prüflinge von 200 mm reduziert Wärmeableitfehler und erzielt kleinere Messunsicherheiten.