Eine einfache Justage wie bei der Transferpette ist mit dem Transferpettor nicht möglich.
Mit Hilfe der Einstelllehre aus dem Reparatur-Set besteht aber bei dem Transferpettor micro (alle Geräte Typ Fix; Typ Digital bis einschließlich 100µl) die Möglichkeit, die Position der Kolbenstange zu verändern.
Die Vorgehensweise ist in der Gebrauchsanleitung unter "Kolbenstange wechseln" beschrieben.