Beispielsweise kann es durch ein zusätzliches Schlagen des unteren Schenkels des Winkels gegen das Pendel zu einer Verringerung der gemessenen Spaltenergie kommen. Dabei wäre der potenzielle Wert niedriger als der kinetische. Streut der kinetische Wert deutlich innerhalb einer Messserie deutet dies auf eine mechanische Lockerung des Pendels hin. Kontaktieren Sie dann bitte den Hersteller.