Die Nassdehnung nach Fenchel ist eine Messvorschrift, die sich an einem Geräteaufbau orientiert. Definiert ist eine Belastung von 1 g je 1 mm Probenbreite. Ein Papierstreifen von 100 mm Länge und 15 mm Breite wird zwischen zwei Klemmen gespannt. Die untere Klemme ist starr und das bewegliche Gewicht der oberen Klemme wird durch ein Gegengewicht ausgeglichen und mit einer Anzeige verbunden. Durch Eintauchen in Wasser dehnt sich der Streifen. Diese Dehnung wird in Prozent angezeigt.