Ultraschallsensoren werden durch Schwankungen der Lufttemperatur, des Luftdrucks und der Luftfeuchtigkeit nicht beeinträchtigt (sie verfügen über einen eingebauten Temperaturausgleich). Die Leistung kann jedoch durch andere Faktoren beeinflusst werden.
Luftturbulenzen – die Schallausbreitung und damit die Messung kann durch starke Luftturbulenzen negativ beeinflusst werden. Luftturbulenzen können durch Wind, Druckluft und Kühlventilatoren verursacht werden. Der Einfluss lässt sich durch physikalische Abschirmung des Sensors / des Messabstands von der Turbulenz verringern.
Objektmaterial und Oberflächenbeschaffenheit – Schallabsorbierende Materialien oder Oberflächen, die den Schall vom Sensor wegreflektieren, lassen sich nur schwer mit Ultraschall-Reflextastern erfassen. Eine Ultraschall-Reflexschranke ist hier möglicherweise die bessere Lösung.
Objektgeschwindigkeit – Ultraschall-Reflextaster verfügen in der Regel über Schaltfrequenzen von maximal 10 Hz und eignen sich daher nicht für Hochgeschwindigkeitsanwendungen.
Objektgröße – Objekte benötigen eine Mindestgröße, um zuverlässig erfasst zu werden. Je kleiner ein Objekt ist, umso geringer ist die Tastweite, in der es vom Ultraschallsensor zuverlässig erfasst wird.
Objektausrichtung – bei Reflextaster-Anwendungen sollte der Sensor parallel zum Objekt ausgerichtet werden. Verdrehungen von bis zu 4 Grad können auf glatten Oberflächen toleriert werden.
Übermäßige Verschmutzung der Oberfläche – kleine Mengen von Staub und Feuchtigkeit werden  aufgrund der Oszillation des Schallwandlers von der Oberfläche entfernt, die Leistung verschlechtert sich erst bei starken Ablagerungen auf der Messfläche.
Gegenseitige Beeinflussung – Ultraschallsensoren sind anfällig für gegenseitige Beeinflussung, wenn sie nah zueinander montiert werden. Die in der Betriebsanleitung angegebenen Montageabstände sind zu beachten.