Die Position des Zusatzgewichtes ist essentiell für das Messsystem. Die Wahl des Zusatzgewichtes bestimmt den Messbereich. Das Messgerät ist nur mit korrektem Anbringen des Zusatzgewichtes kalibriert. Schieben Sie dafür das Zusatzgewicht auf das Pendel bis zum Anschlag. Dabei sollte die Seriennummer auf dem Gewicht in Richtung Pendelgelenk zeigen. Fixieren Sie es an dieser Stelle mit den installierten Gewindestiften. Eine abweichende Position hat direkten Einfluss auf die Spaltenergie des Systems sowie zusätzliche ungewünschte Eigenschwingungen.