Das beim DVT dargestellte Volumen hat die Form eines Zylinders mit folgenden Aufnahmeoptionen: Vol. 1, Sirona Orthophos XG3D VOL. 1: DURCHMESSER 8 CM, HÖHE 8 CM Mit diesem Volumen ist in der Regel die Darstellung beider Kiefer mit allen Zähnen bis einschließlich der 7er möglich. Um die Weisheitszahnregion darzustellen, muss, zumindest bei Menschen mit breitem Kiefer und/oder Verlagerung der 8er nach dorsal, das Field of View seitlich verschoben werden, so dass nur eine Kieferhälfte vollständig abgebildet werden kann. Die Effektivdosis bei einem Erwachsenen beträgt ca. 64 µSv, das entspricht ungefähr vier OPG. Muss nur ein Kiefer diagnostiziert werden, kann das Volumen auf eine Höhe von 5,5 cm und die Effektivdosis bei Erwachsenen auf 41-54 µSv (ca. drei OPG) reduziert werden. Vol. 2, Sirona Orthophos XG3D VOL. 2: DURCHMESSER 5 CM, HÖHE 5,5 CM Mit diesem Volumen kann im Normalfall der Front- (3er-3er), der Front-Prämolarenbereich (1er-6er) oder die Molarenregion (6er-8er) eines Kiefers dargestellt werden. Diese Aufnahme hat bei Erwachsenen eine Effektivdosis, die etwa der von zwei OPG entspricht. Bei Vol. 1 beträgt die Bildauflösung 160 µm und kann bei Vol. 2 durch einen HD-Modus auf 100 µm vergrößert werden. Dadurch verdoppelt sich in etwa die Strahlenbelastung. Für eine Implantatplanung ist die normale von 160 µm zumeist ausreichend. Endodontische Fragestellungen können ein Grund sein, den HD Modus zu wählen.