Die minimale Eintauchtiefe hängt bei Blockkalibratoren im Wesentlichen vom axialen Gradienten und der gewünschten Genauigkeit der Kalibrierung ab. Generell ist es zu empfehlen auf dem Boden der Hülsenbohrung aufsitzend zu kalibrieren. Für kürzere Sensoren, die ein komplettes Eintauchen nicht ermöglichen, kann zur Verbesserung der Messergebnisse eine externe Referenz verwendet werden, welche auf gleicher Höhe platziert wird. Die Kontrolle der Kalibrier-Eintauchtiefe kann durch Reduzierung der maximal möglichen Eintauchtiefe um 10 % durchgeführt werden. Der dabei auftretende Wärmeableitfehler sollte maximal 10 % von der angestrebten Genauigkeit abweichen.