Die Sensoren sind von uns gegen einen Trotec BC06 kalibriert. Es kann allerdings vorkommen, dass sich die Messungen im Laufe der Zeit verschieben, oder dass der von Ihnen gewählte Einsatzzweck eine Anpassung der Kalibrierung erfordert. (Z.B. Anlegen an eine Wasserleitung etc.)
Wir unterstützen mit unserem offenem Ansatz Sie bei dieser Vorgehensweise. Wir möchten allerdings auf die Hinweise in diesem Artikel verweisen.
Vorgehensweise:
Rufen Sie den Sensor mit seiner IP-Adresse oder dem Namen auf: http://sensorbox1/devices oder http://$IP/devices
Wählen Sie untern den angezeigten Devices den Fühler über "EDIT" aus, welchen Sie anpassen möchten
Gehen Sie dann auf der Seite des Fühlers ganz nach unten und korrigieren Sie unter Formula den anzuzeigenden Wert. (z.B. %value%-2)
Sie können die Werte auch gem. einer beliebigen Formel anpassen. Anleitung siehe Link oder durch einen Klick auf das Fragezeichen über "Formula".