Das Gerät ist wahrscheinlich nicht defekt. Die Temperaturkompensation arbeitet auch ohne Anschluss am Gasraum. Hierdurch ändert der Zeiger seine Stellung, um den Einfluss der Temperatur auf die Anzeige zu kompensieren. Bei Temperaturen über 20 °C ist eine Verschiebung in negative Richtung zu erkennen. Bei Temperaturen kleiner 20 °C findet eine Bewegung in die positive Richtung statt.