Die dynamische Differenzkalorimetrie (DSC) hat einige Einschränkungen, die beachtet werden müssen.Beispielsweise kann eine begrenzte Auflösung die Unterscheidung zwischen überlappenden thermischen Effekten wie mehreren endothermen oder exothermen Peaks erschweren. In diesem Fall kann die temperaturmodulierte DSC-Methode oder sogar ein TMA-Instrument (themomechanische Analyse) oder DMA-Instrument (dynamisch-mechanische Analyse) verwendet werden.Eine weitere mögliche Einschränkung besteht darin, dass DSC eine relativ kleine Probengröße (in der Regel einige Milligramm) erfordert, die möglicherweise nicht repräsentativ für das Schüttgut ist. Kleine Proben können zu einem niedrigen Signal-Rausch-Verhältnis führen, während große Proben möglicherweise nicht in die Tiegel passen.DSC-Ergebnisse können durch die Morphologie, Oberfläche oder Partikelgrößenverteilung der Probe beeinflusst werden. Daher sollte die Probe homogen sein, da Verunreinigungen oder Variationen in der Probe die Ergebnisse beeinträchtigen können.
Eine sorgfältige Probenvorbereitung ist notwendig.Einige Experimente erfordern möglicherweise extrem hohe Heiz- und Kühlraten, die mit herkömmlicher DSC nicht möglich sind. In diesem Fall kann die schnelle Chip-Kalorimetrie für Materialien geeignet sein, die sehr schnelle thermische Ereignisse oder Reaktionen aufweisen, und um Reorganisationsprozesse zu untersuchen, die mit herkömmlicher DSC nicht möglich sind.Obwohl DSC eine wertvolle Technik für die thermische Analyse ist, ist es wichtig, diese Faktoren zu berücksichtigen.