Die Callendar-van-Dusen-Koeffizienten beschreiben eingesetzt in eine Polynomfunktion die tatsächliche Kennlinie eines Platin-Messwiderstandes. Diese kann in einem Messumformer hinterlegt werden und erhöht somit die Messgenauigkeit der gesamtem Messkette. Für die Berechnung der Callendar-van-Dusen-Gleichung im Temperaturbereich über 0 °C ist der Widerstand bei 0 °C und zwei weiteren Prüftemperaturen mittels Vergleichsmessung aufzunehmen. Daraus werden die a- und b-Konstanten errechnet. Für den negativen Temperaturbereich ist die Aufnahme eines Messwertes einer weiteren Prüftemperatur notwendig, um die d-Konstante zu ermitteln. Man kann aber den Kennlinienverlauf des Platin-Messwiderstandes mathematisch genauso über die Polynomgleichung nach DIN EN 60751 mit den Konstanten A, B und C darstellen (siehe hierzu auch WIKA-Datenblatt IN 00.17, Seite 4) und auch diese über die Messung von 3 (bzw. 4 bei t < 0 °C) Prüftemperaturen rechnerisch ermitteln. Ebenso kann man die Konstanten A, B, C in die Callendar-van-Dusen-Konstanten umrechnen.