Der Ziffernschritt
d ist das kleinstmögliche Inkrement auf einer Messskala. Bei einer Analysenwaage entspricht
d der Ablesbarkeit der Waage. Dies ist die kleinste Gewichtsdifferenz, die bestimmt werden kann. Dies sollte nicht mit der Mindesteinwaage der Waage verwechselt werden. Der Ziffernschritt für Eichzwecke
e ist für eichfähige Analysenwaagen relevant und bezieht sich auf die maximale Anzahl von Nachkommastellen, die für Gewichtsergebnisse bei Direktverkäufen verwendet werden können. Beispiel: Im Fall
e = d kann das Gewicht bei einer Direktverkaufstransaktion mithilfe der Ablesbarkeit der Waage angegeben werden. Wenn
d also 0,001 g beträgt, können alle Gewichtsresultate mit drei Dezimalstellen angegeben werden. Für den Fall
e = 10
d und
d = 0,001 g können Gewichtsresultate nur mit zwei Dezimalstellen angegeben werden, d. h. 0,001 g x 10. In diesem Fall wird die dritte Dezimalstelle des Wägeresultats auf der Anzeige Ihrer Analysenwaage in Klammern angezeigt, z. B. 2,67(3) g.