ResMed hat Verfahren gemäß ISO17664 für die Reinigung, Desinfektion und Sterilisation von Masken für den Einsatz bei mehreren Patienten in einem Schlaflabor, einer Klinik oder einem Krankenhaus empfohlen und validiert. Bitte entnehmen Sie dem folgenden Desinfektions- und Sterilisationshandbuch, welche Teile davon verwendet werden können: Muss zwischen Patienten ersetzt werden Kann eine thermische Desinfektion auf hohem Niveau bei 93°C durchführen Kann mit chemischer Desinfektion auf hohem Niveau umgehen Kann mit der Sterilisation umgehen Bitte beachten Sie, dass nicht alle Komponenten desinfiziert werden müssen. Die Kopfbedeckung muss nicht desinfiziert werden und sollte nicht mit Desinfektionsmittel gewaschen werden. Andere Komponenten müssen ebenfalls nicht desinfiziert werden und sollten nicht mit Desinfektionschemikalien gewaschen werden. Dies gilt für: AirFit N10 / AirFit N10 für Sie – weiche Ärmel AirFit F10 / AirFit F10 für Her – Rahmen, weiche Ärmel Quattro Air / Quattro Air For Her / Quattro Air NV – Rahmen Quattro FX / Quattro FX für Her – Federrahmen, weiche Hülsen Quattro FX NV – Federrahmen, weiche Hülsen Mirage FX / Mirage FX für Sie – Frame Eine gründliche Reinigung der Kopfbedeckung und der oben genannten Komponenten zwischen den Patienten ist akzeptabel. Handwäsche der Kopfbedeckung in warmem 30°C warmem Wasser mit milder Seife. Gut abspülen und an der Luft vor direktem Sonnenlicht trocknen lassen.