Die meisten Wägezellen werden mit einen Analogausgang von 2-3 mV/V betrieben. Da es sich um passive Geräte handelt, benötigen sie zum Betrieb eine externe Stromquelle. Das Ausgangssignal variiert in Abhängigkeit von der relativen Spannung und der Stromlast. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, ein sehr stabiles Eingangssignal zu haben, welches die durch die Stromquelle verursachten Effekte eliminiert. Eine Wägezelle mit 2mV/V liefert bei voller Kapazität nur 20mV, wenn sie mit 10V versorgt wird. Moderne Terminals bieten sowohl eine stabile Stromquelle als auch eine genaue Verstärkung des Ausgangssignals zur Umwandlung der Ergebnisse in digitale Informationen. Für das Signal ist es wichtig, die
Wägezelle richtig zu
verdrahten.