Die Fraktionierung über einen Limiter wird häufig in Standard-FPLC-Läufen verwendet. Das bedeutet, dass der Fraktionssammler, wenn er in den Fraktionierungsmodus versetzt wird, so lange Fraktionen derselben Größe sammelt, wie er sich in diesem Modus befindet. Ein Beispiel für dieses Fraktionierverhalten sehen Sie im Bild links. Für jede Fraktion wird das gleiche Volumen gesammelt, sofern Sie nicht manuell in die Fraktionierung eingreifen. Dies ist vor allem bei Läufen mit schlecht definierten Peakformen und niedrigen UV-Intensitäten praktisch, um sicherzustellen, dass kein Material während des Laufs verloren geht. Die Möglichkeit einer Kontamination des interessierenden Produkts ist jedoch wahrscheinlich, da bei diesem Fraktionierungstyp keine aktive Überwachung des UV-Signals stattfindet, wie Sie im Beispiellauf für Fraktion 8 sehen können.
Um den Limiter in eine Methode zu implementieren, fügen Sie den Befehl "Fraction Limiter" hinzu und definieren das Volumen, das während des Laufs wiederholt gesammelt wird. In diesem Beispiel wird das Röhrchen gewechselt, nachdem ein Volumen von 1 ml gesammelt wurde. Die Fraktionierung wird gestartet, indem Sie das Fraktionssammlerventil an der von Ihnen gewählten Stelle in die Fraktionierungsposition schalten.