FBRM (Focused Beam Reflectance Measurement) ist ein Messverfahren zur prozessintegrierten Partikelmessung. Die präzise und empfindliche Verteilung der Partikelsehnenlänge (Chord Length Distribution, CLD) reagiert sehr schnell auf Änderungen in Grösse, Form oder Anzahl.  Die Sonde wird in einem Winkel direkt in den Prozessstrom platziert, damit die Partikel ungehindert über das Sondenfenster fliessen können, in dem die Messung stattfindet. Durch ein optisches System wird ein Laserstrahl durch das Sondenrohr geleitet und eng auf das Saphirfenster fokussiert. Die Optik rotiert mit einer konstanten Geschwindigkeit (normalerweise 2 m/s), wodurch der Strahlfleck die Partikel beim Passieren des Fensters schnell durchdringt. Einzelne Partikel oder Partikelstrukturen streuen das Laserlicht zurück zum Detektor, wenn der konzentrierte Strahl durch das Partikelsystem wandert. Diese separaten rückgestreuten Lichtpulse werden identifiziert, gezählt und der Abstand über jedes Partikel wird durch Multiplizieren der Dauer jedes Pulses mit der Scangeschwindigkeit bestimmt. Die Sehnenlänge, ein entscheidender Indikator für das Verhältnis des Partikels zur Partikelgrösse, wird verwendet, um diesen Abstand zu bestimmen. In der Regel werden Tausende von Partikeln pro Sekunde gezählt und gemessen, sodass in Echtzeit eine genaue und sehr empfindliche Sehnenlängenverteilung aufgezeichnet werden kann. Die Sehnenlängenverteilung zeigt die Entwicklung der Partikelgrösse und zählt vom Beginn bis zum Ende eines Verfahrens. Es ist möglich, die Entwicklung von Statistiken für jede Sehnenlängenverteilung aufzuzeichnen, wie z. B. die Anzahl in den Grössenklassen fein und grob.