Der Nennkennwert mV/V von unseren Kraftsensoren werden nach dem Dehnungsmessstreifen-Prinzip gefertigt.
Meist werden vier oder mehr DMS (Dehnungsmessstreifen) in einer Wheatstone‘schen Messbrücke zusammengeschaltet. Durch diese Bauart geben die Sensoren kein aktives Spannungssignal aus, sondern eine geringe Differenzspannung der Brückenschaltung. Generell gilt bei DMS-Sensoren, dass das Ausgangssignal sehr stark von der Versorgungsspannung abhängt. Das Ausgangssignal bzw. der Nennkennwert wird in Millivolt pro Volt Versorgungsspannung (mV/V) am Sensorausgang angegeben.