Bei zu geringer Dicke der Probe, wird ein höherer Härtegrad gemessen (scheinbare Härte). Die Spannung baut sich über die Materialdicke im Verhältnis von ca. 1:10 in Richtung der Auflagefläche ab. Im Bild 3 vom DIK ist das gut zu erkennen. Wenn die Tastspitze z.B. 0,1 mm in die Probe eindringt, sollte diese mindestens 1 mm dick sein.
Da die Eindringtiefe der Tastspitze den entsprechenden Härtegrad ergibt, empfehlen wir daher die Probendicke oberhalb des unzulässigen Bereichs auszuwählen, siehe Bild 4. So ist gewährleistet, dass der Untergrund das Messergebnis nicht beeinflusst.
Bild 3: Spannungsabbau im Material während einer Indentation. Quelle: Masterthesis Marvin Ludwig, Leibniz Universität Hannover und das DIK- Deutsches Institut für Kautschuktechnologie e. V.
Bild 4: Wir empfehlen, um das Ergebnis nicht zu verfälschen, die Mindestdicke der Probe in Abhängigkeit von deren Härte auszuwählen.