In PurityChrom kann ein benutzerdefinierter Kanal angelegt werden, der auf Basis der gewählten Datenkanäle berechnet wird.
Die Einstellungen für einen benutzerdefinierten Kanal müssen vorgenommen werden:
1. Im Setup-Menü von PurityChrom: Öffnen Sie das Setup-Menü. Gehen Sie auf den Reiter "Benutzerdefinierter Kanal" und wählen Sie die Datenkanäle und die mathematische Operation, die für die Berechnung des neuen Kanals verwendet werden soll.
2. Im Chromatogrammfenster: Öffnen Sie das Chromatogrammfenster und aktivieren Sie den benutzerdefinierten Kanal durch Anklicken der Schaltfläche "U". Öffnen Sie nun das Setup-Menü des Chromatogrammfensters und benennen Sie den Kanal und seine Dimension um.
Mit externen Drucksensoren (einer vor und einer nach der Säule) kann der benutzerdefinierte Kanal beispielsweise die Druckdifferenz anzeigen. Oder überwachen Sie die Reinheit Ihrer Probe, indem Sie den benutzerdefinierten Kanal als Verhältnis der UV-Signale definieren.