Die sublimierenden Scanningsprays der ATTBLIME Serie AB2, AB6 und AB24 zeichnen sich durch unterschiedlich lange Scan-Zeiten (Scan-Time) bzw. Sublimations-Zeiten (Sublimation-Time) aus. Es gibt Situationen, in den diese jedoch verkürzt werden sollte.
Es gibt 4 Faktoren, wodurch sich die Sublimationszeit beeinflussen lässt:
Temperaturen:
Höhere Temperaturen des Scanningsprays, des Messobjektes sowie der Umgebung - hier vor allem >21°C - führen zu einer kürzeren Sublimationszeit, niedrigere Temperaturen zu einer längeren Sublimationszeit.
Oberflächenstruktur:
Unebene Oberflächen verlängern die Sublimationszeit, glatte Oberflächen verkürzen die Sublimationszeit.
Dichte des Materials:
Umso höher die Dichte des Materials, umso geringer die Aufnahme der Umgebungstemperatur. Dadurch wird die Sublimationszeit sich erheblich erhöhen.
Schichtdicke des Scanningsprays:
Umso dicker die Schicht, umso länger die Scan-Zeit und auch die Sublimations-Zeit