Bei flüssigkeitsgefüllten Manometern kann es vereinzelt zu weißer Schaumbildung im Innern des Gehäuses kommen. Dabei handelt es sich um das bekannte Phänomen einer elektrochemischen Reaktion zwischen Aluminium-Bauteilen (z. B. Zeiger, Ziffernblatt) und der Gehäusefüllung (vorwiegend bei Glyzerin-Wasser-Gemischen). Dieses Medium wird aus technischen Gründen vor allem bei kleineren Drücken bis einschließlich 4 bar eingesetzt. Die schaumigen Bläschen, die dadurch entstehen, sind jedoch lediglich von optischer Natur und haben keinerlei Auswirkung auf die korrekte Funktionsweise des Manometers. Die Schaumbildung stellt deshalb keinen Reklamationsgrund dar. Sollten Sie dennoch mit dem optischen Erscheinungsbild des Gerätes unzufrieden sein, kann WIKA Ihnen mögliche Alternativen (z. B. Silikonöl-Gehäusefüllung) anbieten.