Der VOCOOsx ist konzipiert für kürzere Messungen in Bereichen von Minuten bei Einzelmessungen bis Tagen bei Langzeitmessungen. Der Einsatz von ABC Verfahren würde dazu führen, dass sich der Sensor im ungünstigsten Fall selbst so verstellt, dass die Messwerte unbrauchbar werden. Würde der CO2 Sensor z.B. immer bei Konzentrationen um 1000ppm eingesetzt werden, würde die ABC den Sensor-Offset so verschieben dass dieser 400 ppm anzeigt.