Die Genauigkeitsklassen von Strom- oder Spannungswandlern geben den maximal zulässigen Fehler in Prozent vom
Messwert an, unter Berücksichtigung der entsprechenden Bürde (VA). Bei der Genauigkeitsklasse 0,5 darf somit die
maximale Abweichung 0,5% des tatsächlichen Wertes im Bereich 120% - 100% des Nennstromes betragen. Im Fall des
Stromwandlers mit Genauigkeitsklasse 0,5s darf die maximale Abweichung ebenfalls 0,5% vom tatsächlichen Wertes
betragen, jedoch in einem Bereich von 120% - 20% des Nennstroms.