Der Bürdenbereich I prüft, ob die Spannungswandler auch bei 0VA in der Genauigkeitsklasse bleibt. Die heutigen Messgeräte haben keine hohe Leistungsaufnahme mehr. Mit dieser Option ist eine Unterbürdung des Wandlers ausgeschlossen. Der Bürdenbereich II ist die bisher verwendete und am Markt weit verbreitete Art der Messung. Hier werden nur 25% bis 100% der Bürde geprüft. Bsp.: Spannungswandler mit 10VA – geprüft wird, ob der Spannungswandler bei 10VA und bei 2,5VA in der Genauigkeitsklasse liegt.