Das Material der Einsatzhülsen richtet sich nach dem Temperaturbereich des Trockenblockkalibrators. Das ausgesuchte Material sollte einen vom Temperaturbereich weit entfernten Schmelzpunkt besitzen. z. B. bei einem Temperaturbereich von -35 … 165 °C Material = Aluminium 40 … 650 °C Material = Messing 200 … 1.100 °C Material = Inconel