Ein häufiges Problem bei der Verwendung von Wägezellen ist die Wahl des falschen Schutzes. Wägezellen sind sehr empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und regelmäßigem Abwaschen. Auch wenn sie eine hohe IP-Schutzart aufweisen, ist der Schutz bei feuchter Hitze nicht gut. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und plötzlichen Temperaturschwankungen (kalte Umgebung, heißes Abwaschen) wird empfohlen, immer hermetisch versiegelte Wägezellen aus Edelstahl zu wählen. Beim Kauf von Wägezellen müssen also verschiedene Parameter berücksichtigt werden. Die Kalibrierungskosten für Wägezellensysteme werden häufig unterschätzt. Wenn Ihr QM-System regelmäßige Kalibrierungen solcher Wägesysteme erfordert, lassen Sie sich von METTLER TOLEDO über die effizienteste Methode beraten. Eine ISO9001-konforme Methode erfordert unabhängige Kalibrierungsausrüstung, die auf internationale Standards rückführbar ist. Es kann keinesfalls davon ausgegangen werden, dass sich die Kalibrierung nie ändert und eine Wägesystem überhaupt nicht neu kalibriert werden muss.  Eine effiziente Methode zur Kalibrierung größerer Behälter-/Tankwaagen ist
RapidCal. Die Auswirkungen der Installation auf die Genauigkeit von Wägezellen/Wägesystemen werden oft unterschätzt. In jedem Fall werden abgeschirmte Kabel empfohlen, da das Wägezellensignal eine sehr niedrige Spannung aufweist und leicht gestört werden kann. Wählen Sie möglichst kurze Kabel, da sich der Kupferwiderstand mit der Temperatur ändert und je geringer der Kabelwiderstand, desto besser. Die Integration von Wägezellen ist oft umständlich und erfordert technische Kenntnisse. Sehen Sie sich an, wie Sie die
richtigen Wägemodule auswählen und die passende Wägezelle für Ihre Anwendung finden.