Vor und bei bemerkten Änderungen, ggf. auch während der Laserbehandlung, sollte die Qualität des Zielstrahls am Austrittsende des Strahlübertragungssystems überprüft werden. Hierzu den Laserstrahl im Abstand von 5 – 10 cm, z. B. auf eine saubere weiße Fläche lenken. Der Laserfleck sollte kreisrund, scharf umgrenzt und gleichmäßig hell ausgeleuchtet sein. Verschmierungen, Flecke, Streulicht oder dunkle Schatten können auf eine Verschmutzung oder Beschädigung des Strahlübertragungssystems hindeuten. Bei „Bare fiber“-Anwendung kann es notwendig sein, die Faser neu zu brechen.