Um den Driftwert zu verringern, stellen Sie sicher, dass alle Öffnungen des Titrators gefettet sind (z. B. Rohreinsätze, Elektroden, Adapter usw.) und dass Sie trockene und frische Molekularsiebe und Kieselgel in Ihren Trockenrohren verwenden. Wir empfehlen, Ihre Molekularsiebe alle 6 Wochen auszutauschen. Wenn Sie immer noch hohe Werte haben, versuchen Sie, das Titrationsgefäß vorsichtig zu schütteln, um Spuren von Wasser von den Glaswänden zu entfernen.