Die Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) wird vom Hersteller vorgeschrieben und ist nach Hersteller Angaben durchzuführen. Die STK darf nur von Personen durchgeführt werden, die mit dem Betrieb und der Wartung der Geräte vertraut und vom Hersteller dafür geschult wurden. In diese Kategorie fallen Geräte wie zum Beispiel Defibrillatoren, EKG-Geräte, Reizstromtherapiegeräte, Laser und Dialysegeräte (Anlage 1 Medizinprodukte-Betreiberverordnung). Ziel der STK ist, festzustellen, ob das Gerät zum Zeitpunkt der Prüfung funktionsfähig und sicher ist und ob zu erwarten ist, dass dieses Gerät auch bis zur nächsten Überprüfung noch den Anforderungen der MPBetreibV entspricht. Auch der Prüfzyklus wird bei der STK vom Hersteller vorgeschrieben. Die messtechnische Kontrolle (MTK) entspricht der Eichung eines Gerätes. Dies betrifft alle Geräte der Anlage 2 der Medizinprodukte-Betreiberverordnung, kann aber auch für Geräte gelten die nicht in der Anlage 2 aufgelistet sind, die MTK aber vom Hersteller gefordert ist. Dazu gehören zum Beispiel: Blutdruckmessgeräte, Ergometer, elektrische Thermometer, Augentonometer etc. Ziel der MTK ist es, festzustellen, ob das Medizinprodukt die zulässigen maximalen Messabweichungen (Fehlergrenzen), die vom Hersteller in der Gebrauchsanweisung angegeben sind, einhält. Die Frist zur MTK beläuft sich nach Herstellerangaben ist aber spätestens alle 2 Jahre durch eine Fachkundige Person durchzuführen. Beide Prüfungen sind unabhängig von der VDE Prüfungen (DGUV Vorschaft 3 Prüfungen) werden aber oft zusammen durchgeführt insbesondere bei der Sicherheitstechnische Kontrolle von vorgeschrieben.