Der Strom durch den PT100-Widerstandssensor verursacht eine Erwärmung: zum Beispiel ein Erfassungsstrom von 1 mA über einen 1000 Ohm Widerstand erzeugt 1 mW Wärme. Kann das Sensorelement diese Wärme nicht abführen, wird der Temperaturwert künstlich gezüchtet. Dieser Effekt kann entweder durch Verwendung eines großen Sensorelements oder durch Sicherstellung, dass es in thermischem Kontakt mit seiner Umgebung steht, verringert werden.
Die Verwendung eines Erfassungsstroms von 1 mA ergibt ein Signal von nur 1V. Da die Widerstandsänderung für ein Grad Celsius sehr gering ist, führt selbst ein kleiner Fehler bei der Messung der Spannung am Sensor zu einem großen Fehler bei der Temperaturüberwachung. Zum Beispiel, Ein Spannungsmessfehler von 1 mV ergibt einen Fehler von 0,4 ° C. in der Temperaturmessung. Gleichfalls, ein Fehler von 10 μA im Messstrom führt zu einer Temperaturdifferenz von 0,4 °C.
Aufgrund der niedrigen Signalpegel ist es wichtig, Kabel von elektrischen Kabeln, Motoren, Geräten und anderen Geräten fernzuhalten, die elektrische Störungen verursachen können. Die Verwendung eines abgeschirmten Kabels mit geerdetem Bildschirm an einem Ende kann zur Reduzierung von Störungen beitragen. Bei Verwendung langer Kabel ist zu prüfen, ob die Messeinrichtung dem Widerstand der Kabel standhalten kann.