Die Begrenzung der ICL-Linsenstärke (bei EVO ICL Linsen von STAAR Surgical) auf -18 Dpt hat sicherheitstechnische und optische Gründe: Je höher die Linsenstärke bei Minus-Linsen (>18 Dpt) ist, desto höher bzw. dicker wird auch die Außenkante der Linse. Diese kann eine Reibung/Reizung an der Rückseite der Iris erzeugen. Bei Linsen bis -18 Dpt besteht diese Gefahr nicht. Des Weiteren wird die sog. effektive optische Zone der Linse ab -18 Dpt so klein, dass die Lichtstreuung ein störendes Ausmaß annehmen kann. STAAR Surgical geht als Premiumhersteller und "Erfinder" der ICL diese Risiken nicht ein.