Dafür kann es mehrere Gründe geben. Die folgenden Möglichkeiten sollten Ihnen bei der Fehlersuche und -behebung helfen: Stellen Sie sicher, dass das Therapiegerät Ihres Patienten eingeschaltet ist und dass die Maske richtig angepasst wurde. Wenn Sie nicht wissen, wie sie die Maske Ihres Patienten anpassen können, helfen Ihnen unsere Masken FAQs weiter. Wenn Ihr Patient Probleme mit starken Leckagen hat und Smart Start/Stop eingeschaltet ist, schaltet sich das Therapiegerät möglicherweise automatisch wegen der Leckagen aus.   Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker vollständig und korrekt in das Gerät eingesteckt ist. Wenn der Stecker korrekt sitzt, leuchtet die Ein-/Aus-Taste auf.   Stellen Sie sicher, dass keine Decken und keine anderen Gegenstände das Gerät oder das Netzteil abdecken.   Stellen Sie sicher, dass der Filter nicht blockiert ist. Wenn das der Fall sein sollte, wechseln Sie ihn aus.   Stellen Sie bei S9 Therapiegeräten sicher, dass der Deckel des Atemluftbefeuchters geschlossen ist und dass die Befeuchterkammer richtig eingesetzt wurde.    Stellen Sie sicher, dass der Patient nicht die Start/Stop-Taste verwendet, um nachts die LCD-Anzeige einzuschalten, da dies die Therapie stoppt.   Überprüfen Sie, ob eine Nachricht angezeigt wird. Ist eine Meldung zu sehen, befolgen Sie die Anweisungen, um sie zu löschen.   Ziehen Sie den Stecker des Gerätes aus der Steckdose, und stecken Sie ihn dann wieder ein.   Gelegentlich kann es zu Stromstörungen kommen, die zu einem Abschalten des Gerätes führen. Fragen Sie Ihren Patienten, ob sich andere Geräte (z. B. der Wecker) zur gleichen Zeit abgeschaltet haben.   Wenn Ihr Patient ein aktiviertes AirSense 10 bzw. AirCurve 10 Therapiegerät verwendet, stellt Ihnen die TeleService-Funktion von AirView  nützliche Informationen bereit, die Ihnen bei der Fehlersuche aus der Ferne helfen können.