Um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, muss ein antibakterieller Filter am Inspirationsanschluss von Astral Vorrichtungen oder am Luftauslass der Stellar- und Lumis-Vorrichtungen angebracht werden. Der Luftschlauch muss auf der anderen Seite des Filters angebracht werden. Bei Astralgeräten können antibakterielle Filter sowohl am Inspirationsanschluss als auch am Exspirationseinlass angebracht werden. Dies wird bei der Verwendung von Verneblern empfohlen, um das Gerät zu schützen. Antibakterieller HME-Filter Der antibakterielle HME-Filter muss zwischen dem patientenseitigen Ende des Kreislaufs und der Patientenschnittstelle platziert werden. Die Patientenschnittstelle umfasst alle Komponenten, die nach dem Exspirationsventil oder desr Expirationseinlass des Einschlauchsystems oder dem Y-Stück eines Doppelschlauchsystems angeordnet sind. Wenn ein ResMed-Leckageventil vorhanden ist, schließen Sie den antibaktieriellen HME-Filter an die Patientenseite dieses Ventils an. HME sind passive Befeuchtungssysteme, die über eine interne Membran Wärme und Feuchtigkeit aus den Ausatmungsgasen des Patienten zurückhalten. Ein HME sollte nicht mit aktiver Befeuchtung verwendet werden. Darüber hinaus sollten die Patienten die Gebrauchsanweisung von ResMed beachten.