Bei medizinischen Geräten mit verschiedenen Konfigurationen müssen die Tests unter Berücksichtigung einer „Worst-Case“-Konfiguration durchgeführt werden. Diese „Worst-Case“-Konfiguration sollte die Wechselwirkung maximieren, die wir zu charakterisieren versuchen (z. B. die Kraft). Diese Konfiguration unterscheidet sich oft je nach der getesteten Wechselwirkung (z. B. die „Worst-Case“-Probe für die Bewertung von durch Radiofrequenzen verursachten Erwärmungen kann sich von der Probe für die Bewertung der magnetisch induzierten Verschiebungskraft unterscheiden). Die Auswahl von Proben und Testbedingungen muss in Ihren Akten gerechtfertigt sein.