Ein Messgerät kann den Druck unter Verwendung verschiedener Funktionsprinzipien messen. Es gibt Druckaufnehmer mit Dünnfilm-Technologie, Druckaufnehmer mit Dehnungsmessstreifen, Kapazitive Druckaufnehmer und Piezoresistive Druckaufnehmer. Der OEM-Druckaufnehmer Typ TTF-1 von WIKA bietet dank der Dünnfilm-Technologie eine besonders hohe Langzeitstabilität. Auf die Membrane der Messzelle wird eine Wheatstonesche Messbrücke aufgebracht. Die Messzelle wird direkt mit dem Prozessanschluss verschweißt und weist so durch den Verzicht auf eine Elastomer Dichtung keine zusätzliche Schwachstelle auf. Piezoresistiver Druckaufnehmer: Bei piezoresistiven Druckmesszellen mit Dünnfilm-Technologie sind die Messwiderstände mit physikalisch chemischen Verfahren direkt auf die Membran aufgebracht, was mögliche Schwachstellen durch das Aufkleben vermeidet. Wie bei Drucksensoren mit aufgeklebten oder aufgeschweißten Dehnungsmessstreifen wird bei piezoresistiven Druckaufnehmern auch die durch Druckbeaufschlagung entstehende Spannungsänderung aufgrund der Dehnung der Widerstände gemessen.