Manometer für einen Druckbereich unter 25 bar haben grundsätzlich einen Füllstopfen mit Hebelchen. Dieser gelbe Hebel ist im Auslieferungszustand geschlossen und muss bei der Montage geöffnet werden, um einen evtl. Druckaufbau im Gehäuse zu verhindern. Dieser Druck im Gehäuse führt zu nicht zulässiger Genauigkeitsabweichung des Messgerätes. Weitere Informationen finden Sie in nachstehendem Video: FIRSTSPIRIT_LINK