Zweidrahtkonfiguration
Die einfachste Widerstandsthermometerkonfiguration verwendet zwei Drähte. Es wird nur verwendet, wenn keine hohe Präzision erforderlich ist, da der Widerstand der Verbindungsdrähte zu dem des Sensors addiert wird, was zu Messfehlern führt. Diese Konfiguration ermöglicht die Verwendung von 100 Metern Kabel. Dies gilt auch für die symmetrische Brücke und das feste Brückensystem.
Für eine symmetrische Brücke ist die übliche Einstellung R2 = R1 und R3 in der Mitte des RTD-Bereichs. Wenn wir beispielsweise zwischen 0 und 100 ° C messen, liegt der RTD-Widerstand zwischen 100 Ω und 138,5 Ω. Wir würden R1 = 120 Ω wählen. Auf diese Weise erhalten wir eine kleine Spannung, die in der Brücke gemessen wird.
Drei-Draht-Konfiguration
Um die Auswirkungen von Leiterwiderständen zu minimieren, kann eine Dreileiterkonfiguration verwendet werden. Die vorgeschlagene Einstellung für die gezeigte Konfiguration ist mit R1 = R2 und R3 in der Mitte des RTD-Bereichs. Bei Betrachtung der gezeigten Wheatstone-Brückenschaltung beträgt der Spannungsabfall auf der unteren linken Seite V_rtd + V_lead und die untere rechte Größe auf V_R3 + V_lead, sodass die Brückenspannung (V_b) die Differenz V_rtd - V_R3 ist. Der Spannungsabfall aufgrund des Widerstands des Kabels wurde aufgehoben. Dies gilt weiterhin, wenn R1 = R2 und R1, R2 >> RTD, R3. R1 und R2 können verwendet werden, um den Strom durch den Widerstandsthermometer zu begrenzen. Beispielsweise ist für einen auf 100 mA und 1 V begrenzten PT5 ein ungefährer Grenzwiderstand von R1 = R2 = 5 / 0,001 = 5 Ohm.
Vierdrahtkonfiguration
Die Vierdraht-Widerstandskonfiguration erhöht die Genauigkeit der Widerstandsmessung. Die Erkennung mit vier Anschlüssen eliminiert den Spannungsabfall an den Messleitungen als Beitrag zum Fehler. Um die Genauigkeit weiter zu erhöhen, werden alle thermoelektrischen Restspannungen, die durch verschiedene Arten von Drähten oder Schraubverbindungen erzeugt werden, durch Umkehren der Richtung des 1-mA-Stroms und der Leitungen zum DVM (digitales Voltmeter) beseitigt. Thermoelektrische Spannungen werden nur in einer Richtung erzeugt. Durch Mittelung der invertierten Messungen werden die thermoelektrischen Fehlerspannungen eliminiert.