Ja, die Umgebungstemperatur kann Ihre Präzisionswaage beeinflussen. Temperaturschwankungen führen zu einer Ausdehnung oder Kontraktion der Komponenten der Wägezelle, was deren Leistung und damit Ihre Präzisionswägeresultate beeinflusst. Eine schwankende Umgebungstemperatur am Aufstellort Ihrer Präzisionswaage kann die Wiederholbarkeit beeinträchtigen. Für eine optimale Leistung sollte Ihre Präzisionswaage in einem Raum installiert werden, in dem eine konstante Temperatur beibehalten werden kann. Wenn eine Waage erstmals an die Stromversorgung angeschlossen oder eingeschaltet wird, wird eine Aufwärmzeit von ungefähr einer bis zwei Stunden empfohlen. Während dieser Zeit kann sich die Präzisionswaage an die Umgebungstemperatur und -bedingungen anpassen. Diese Aufwärmzeit gilt auch, wenn die Waage nach längerer Zeit ausser Betrieb wieder eingeschaltet wird. Idealerweise sollten Sie Ihre Präzisionswaage eingeschaltet lassen. Die meisten Präzisionswaagen von METTLER TOLEDO sind mit der vollautomatischen internen Justierung (FACT) ausgestattet. Wenn eine voreingestellte Temperaturdifferenz überschritten wird, löst FACT das Justierverfahren automatisch aus. Auf diese Weise wird die Genauigkeit der Präzisionswaage automatisch beibehalten, ohne dass ein Bedienereingriff erforderlich ist. Es ist auch zu beachten, dass Artikel, Proben oder Behälter, die auf eine Präzisionswaage gestellt werden sollen, zunächst an die Umgebungstemperatur akklimatisiert werden sollten. Gegenstände, die wärmer oder kühler als die Präzisionswaage selbst sind, können kleine Luftströme induzieren, die aufgrund der Temperaturdifferenz die Wägezelle beeinflussen. Dies kann nicht nur zu driftenden Gewichtswerten führen, sondern auch dazu, dass Gegenstände schwerer oder leichter erscheinen, als sie tatsächlich sind.