Bei der Wahl der Integrationskugel oder des Goniophtometers zum Testen der Lampe hängt dies nicht nur von der Lampengröße ab, sondern auch von den anderen angeforderten Parametern. Beispielsweise werden neben dem Lichtstrom die CCT, der CRI, die Farbartkoordinaten, die Wellenlänge und andere Farbparameter abgefragt. Dann wird die Integration der Kugel mit einem Spektroradiometer empfohlen. Wenn der Benutzer die IES-Datei, die Lichtstärkeverteilung usw. anfordert, wird das Goniophotometer empfohlen.