Maximaler Stromausgang = 32mA. Allerdings liegt der SWMU bis max. dem 1,2-fachen Nennstrom in der Genauigkeitsklasse, bis dahin (120%) verhält sich die Genauigkeit linear. Beispiel: Wir haben einen Messumformer mit 150A. Wenn 150A fließen, kommen im Ausgang 20 mA raus. Wenn 160A fließen, kommen im Ausgang 21,33 mA raus. Bis 180 A liegt der Messumformer in der Genauigkeit; übertragen würde er bis 240 A (32mA im Ausgang)