Die Skalenteilung d ist die kleinstmögliche Schrittweite auf einer Messskala. Bei einer Analysenwaage ist d gleichbedeutend mit der Ablesbarkeit der Waage, d.h. der kleinsten feststellbaren Gewichtsdifferenz. Dies ist nicht zu verwechseln mit dem Mindestgewicht der Waage. Die Eichskalenteilung e ist für geeichte Analysewaagen relevant und bezieht sich auf die maximale Anzahl von Dezimalstellen, die für Gewichtsergebnisse bei Direktverkaufstransaktionen verwendet werden können. Ist beispielsweise e = d, kann das Gewicht in einem Direktverkaufsgeschäft anhand der Ablesbarkeit der Waage angegeben werden. Wenn d also 0,001 g beträgt, können alle Gewichtsergebnisse mit 3 Dezimalstellen angegeben werden. In dem Fall, dass e = 10d und d = 0,001 g ist, können die Wägeergebnisse nur mit 2 Dezimalstellen angegeben werden, d. h. 0,001 g x 10. In diesem Fall erscheint in der Anzeige Ihrer Analysenwaage die dritte Dezimalstelle des Wägeergebnisses in Klammern, z. B. 2,67(3) g.