Ein Temperaturtrockenblock (oder -trockenschacht) ist ein Produkt, das einen Metallblock erhitzen oder kühlen kann und geeignete Bohrlöcher für das Einführen von Temperaturfühlern aufweist. Um eine einwandfreie Temperaturübertragung zu gewährleisten, müssen die Löcher eine enge Passung haben. Wenn das Loch [die Löcher…] zu groß ist kommt Luft zwischen den Block und den Sensor und verursacht Messfehler. Die Löcher im Block sind „trocken“, d.h. es befindet sich keine Flüssigkeit darin. Typischerweise kommen bei Trockenblocks verschiedene austauschbare Einsätze für verschiedene Arten von Sensoren zum Einsatz.
Zu den Vorteilen eines Trockenblocks gehört, dass er normalerweise tragbar (klein und leicht), ohne großen Aufwand und sauber  zu verwenden ist, da keine Flüssigkeiten benötigt werden.
Ein Temperaturbad ist eine Wärmequelle, die im Innern eine Flüssigkeit enthält (Wasser, Öl, Ethanol). Die Flüssigkeit wird bis zur gewünschten Temperatur erhitzt/gekühlt und die zu kalibrierenden Sensoren können in die Flüssigkeit eingetaucht werden. Für eine bestmögliche Homogenität wird die Flüssigkeit gerührt.
Die Vorteile eines Bads sind, dass Sensoren unterschiedlicher Formen oder mehrere Sensoren gleichzeitig eingetaucht werden können. Darüber hinaus ist die Homogenität sehr gut. Der Nachteil ist, dass ein Temperaturbad normalerweise recht groß und schwer ist, sich die Temperatur darin nur langsam ändert und die Arbeit mit unterschiedlichen Flüssigkeiten Verschmutzungen verursacht.