Zur Temperaturmessung mit Thermoelementen wird immer eine Bezugsgröße benötigt und/oder es muss eine Kompensation stattfinden. Deshalb ist in den digitalen Transmittern ein Sensor eingebaut (Pt100) welcher die Klemmentemperatur (Umgebungstemperatur) misst. (Vergleichsstelle, Cold-Junction oder CJC, Kaltstellenkompensation). Thermoelementanschluss immer 2-Leiter (Achtung: Plus und Minus nicht vertauschen!). Es ist keine Sensorkurzschluss-Überwachung möglich (nur Sensorbruchüberwachung). Transmitter mit galv. Trennung werden dringend empfohlen (WIKA-Typen T12, T32, T53).