Astral und Stellar sind in der Lage, über einen Sauerstoffanschluss zusätzlichen Sauerstoff durch das Gerät zu transportieren. Diese Geräte sind so konstruiert, dass man bis max 30 l/min zusätzlichen Sauerstoff einspeisen kann. Bei Lumis Geräten kann Sauerstoff von bis zu 4 L/min im iVAPS-Modus oder bis zu 15 L/min in allen anderen Modi eingespeist werden. Bei einer festen Rate des zusätzlichen Sauerstoffflusses variiert die eingeatmete Sauerstoffkonzentration je nach Beatmungsmodus und -einstellungen, Atemmuster des Patienten, Auswahl der Maske und Leckagerate. FiO2 Astral: Wenn ein erwachsener Patient ein Schlauchsystem ohne Luftauslass verwendet (Doppelschlauch- und Einschlauchventilsysteme, invasiv und nicht invasiv) kann mit einer Sauerstoffgabe von 30l/min fast 100% FiO2 erreicht werden und mehr als 80% FiO2 mit 15 l/min zusätzlichen Sauerstoffs. Wenn ein erwachsener Patient ein Leckageschlauchsystem verwendet, kann mit einer zusätzlichen Sauerstoffabgabe von bis zu 30 l/min, ein FiO2-Wert von fast 75%, und ein FiO2-Wert von über 60% mit einer zusätzlichen Sauerstoffabgabe von 15 l/min erreicht werden. Stellar: Bei einer zusätzlichen Sauerstoffabgabe von 30L/min kann ein FiO2-Wert von mehr als 90% erreicht werden, wenn keine Leckage vorliegt, und fast 80% bei einer Leckage von 20L/min.