Bedingt MR sicher Nichtklinische Tests haben gezeigt, dass „GyneFix 330“ bedingt MR-sicher ist. Ein Patient mit diesem Gerät kann sicher in einem MRT-System gescannt werden, das die folgenden Bedingungen erfüllt: Statisches Magnetfeld von 1,5 Tesla und 3 Tesla, mit Maximaler räumlicher Feldgradient von 12.900 G/cm (129 T/m) Maximales Kraftprodukt von 229.000.000 G2/cm (229 T2/m) Theoretisch geschätzte maximale Ganzkörper-gemittelte (WBA) spezifische Absorptionsrate (SAR) von 2 W/kg (normaler Betriebsmodus) Unter den oben definierten Scanbedingungen erzeugt der „GyneFix 330“ voraussichtlich einen maximalen Temperaturanstieg von weniger als 2,0 °C (2 W/kg, 1,5 Tesla) HF-bedingter Temperaturanstieg bei einem Hintergrundtemperaturanstieg von ≈ 1,7 °C (2 W/kg, 1,5 Tesla) 2,8 °C (2 W/kg, 3 Tesla) HF-bedingter Temperaturanstieg mit einem Hintergrundtemperaturanstieg von ≈ 2,2 °C (2 W/kg, 3 Tesla) nach 15 Minuten Dauerbetrieb scannen. Zur Studie Zum FSN-Dokument: