ResMed empfiehlt validierte Verfahren gemäß ISO 17664 zur Reinigung, Desinfektion und Sterilisation von Masken, die für mehrere Patienten in Schlaflaboren und Krankenhäusern verwendet werden. In den Hinweisen zur Desinfektion/Sterilisation erfahren Sie, welche Teile: für jeden neuen Patienten ausgewechselt werden müssen. sich für die thermische Desinfektion eignen. sich für die chemische Desinfektion eignen. sich für die Sterilisation eignen. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Komponenten desinfiziert werden müssen. Die Kopfbänder der AirFit 20 & 30 Serie können thermisch desinfiziert werden. Kopfbänder der älteren Generation nicht. Weitere Komponenten, die keiner Desinfizierung bedürfen und nicht in Desinfektionsmitteln gewaschen werden dürfen: AirFit N10/AirFit N10 for Her – Komfortpolster AirFit F10/AirFit F10 for Her – Maskenrahmen, Komfortpolster Quattro Air/Quattro Air for Her/Quattro Air NV – Maskenrahmen Quattro FX/Quattro FX for Her – Flexi-Rahmen, Komfortpolster Quattro FX NV – Flexi-Rahmen, Komfortpolster Mirage FX/Mirage FX for Her – Maskenrahmen AirFit N10/AirFit N10 for Her – Komfortpolster AirFit F10/AirFit F10 for Her – Maskenrahmen, Komfortpolster Quattro Air/Quattro Air for Her/Quattro Air NV – Maskenrahmen Quattro FX/Quattro FX for Her – Flexi-Rahmen, Komfortpolster Quattro FX NV – Flexi-Rahmen, Komfortpolster Mirage FX/Mirage FX for Her – Maskenrahmen Es reicht aus, das Kopfband und die oben aufgeführten Komponenten vor der Benutzung durch einen neuen Patienten gründlich zu waschen, wie im folgenden beschrieben: Waschen Sie das Kopfband von Hand in einer warmen, milden Seifenlauge (30°C). Spülen Sie es gut ab und lassen Sie es vor direktem Sonnenlicht geschützt an der Luft trocknen.