– Verfügbare Signale: • Thorax- und Abdomen-RIP • Nasendruck/Maskendruck • Schnarchsignal • Ton- und Schnarchkanal • 2 bipolare Kanäle (PLM oder EKG oder EMG oder EEG) • Körperlage, Aktivität • Licht • SpO2, Puls, Plethysmographie – Bipolare Kanäle: Berührungssicherer 1 mm-Schlüssellochverbinder, ± 1024 mV Eingangsbereich (Wechselstrom), < 3 μV RMS-Rauschen – Fluss-/Drucksignal: ± 100 cm H2O-Eingangsdruckbereich, DC-80 Hz, 200 Hz Abtastfrequenz, < 1 mmH2O Rauschen – Aktivitäts-/Lagesignale: intern, 3 Achsen, ± 2 g – Mikrofon: intern, Bandbreite 3,5 kHz, Abtastrate 8000 Hz, 16-Bit ADC – Drahtlosschnittstelle: Bluetooth V5.0 Low Energy – Drahtlosschnittstelle für externe Geräte