Ansprechkurven sind für den Benutzer bei der Entscheidung hilfreich, ob ein bestimmter Ultraschallsensor geeignet ist, um eine spezifische Applikation zu lösen. Diese Kurven sind im Produktdatenblatt enthalten. Eine ausführliche Beschreibung befindet sich im Dokument: Grundlagen für Montage und Betrieb auf der Produktseite im Bereich „Downloads“ zur Verfügung.
Abstand: In X-Achse, Tastweite. In Y-Achse, Breite der Schallkeule.
Erfassungsbereich: Für den Fall, dass sich die Hälfte des Normtargets innerhalb des Erfassungsbereichs befindet.
Einschaltkurve: Anfahrkurve: Die Kurve beschreibt den Eischaltpunkt bei seitlicher Annäherung der Kante des Normtargets
Target: Die Target-Größe ist abhängig von der maximalen Reichweite des Sensors. Siehe Datenblatt.
50% des Targets befindet sich im Erfassungsbereich
Schaltpunkt
Bei Objekten, die sich dem Sensor axial nähern (wie ein Tankfüllstand), erkennt der Sensor das Objekt, sobald es die Einschaltkurve erreicht.
Ist die Schallkurve für die Anforderungen einer Applikation zu groß, sollte die Verwendung einer Soundtube in Betracht gezogen werden, um den Schall besser bündeln zu können.
Eine Überprüfung in der jeweiligen Anwendung kann erforderlich sein, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen.