Das Vortex Messprinzip reagiert sehr stark auf unmittelbare Störgrößen, wodurch Ein- und Auslaufstrecken zu beachten sind. Grundsätzlich sollte der Sensor nicht in fallenden Leitungen montiert werden. Liegen nicht ideale Krümmungen vor, so sollte eine Einlaufstrecke von 5 x DN und eine Auslaufstrecke von 1 x DN eingehalten werden. Nach einem Ventil oder einer Pumpe ist eine Einlaufstrecke von 25 x DN zu beachten. Nach 90°-Krümmungen oder starken Verjüngungen des Rohres gelten Ein- und Auslaufbedingungen von 15 x DN. Lassen sich die Ein- und Auslaufstrecken nicht einhalten, ist mit Genauigkeitsverlusten zu rechnen.