Gemäß geltender Normen muss die Messgenauigkeit der Wandler bei einer Bürde zwischen 25% bis 100% ihres
Nennwertes gewährleistet werden. Eine Unterbürdung bewirkt eine Verschiebung des Strommessfehler in positive
Richtung, eine Überbürdung bewirkt eine Verschiebung dieses Wertes in negative Richtung. Im Falle einer Unter-bzw.
Überschreitung des oben aufgeführten Bürdenbereiches kann es zu einer Verletzung der Genauigkeitsgrenzwerte
kommen.