Im Prinzip handelt es sich bei einer Härteprüfung nach DIN ISO 48 um eine Indentation oder Eindrückprüfung mit einer kugelförmigen Nadelspitze und einem Radius von 0,2 mm und mit einer konstanten Kraft.
Die Nadel drückt 5 Sekunden mit einer Vorkraft von 8,3 mN auf den Prüfkörper, um zu garantieren, dass dieser plan auf der Auflagefläche aufliegt. Anschließend wird 30 Sekunden lang mit einer Gesamtkraft von 153,3 mN in das Material gedrückt und nach Ablauf der Zeit der Härtewert ermittelt.
Bild 1: Eine Beispiel-IRHD-M Kurve: Indentation des Materials, Härtegrad über Messzeit.