Die wichtigsten Bestandteile eines optoelektronischen Schalters ist das Glasprisma und eine LED-Anzeige. Im Inneren des Glasprismas gibt es einen Sender, einen Empfänger und Infrarotlicht. Das Licht der LED wird in das Glasprisma eingestrahlt, wodurch das Infrarotlicht beim Empfänger landet. Solange die Spitze nicht in Kontakt zur zu messenden Flüssigkeit steht, wird das Licht innerhalb des Prismas zum Empfänger reflektiert. Wenn die Flüssigkeit im Behälter jedoch ansteigt und die Spitze des optoelektronischen Schalters umfasst, wird das Licht durch das Glasprisma in der Flüssigkeit gebrochen und kommt nicht mehr oder nur sehr schwach beim Empfänger an. Der Schalter gibt diese Veränderung als geändertes Schaltsignal aus und die LED-Anzeige beginnt zu leuchten. Wenn die Flüssigkeit im Behälter wieder sinkt und das Glasprisma nicht mehr von Flüssigkeit umschlossen ist, kann auch das Infrarotlicht wieder an den Empfänger gelangen und die LED-Anzeige erlischt. Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von optoelektronischen Sensoren in unserem Video “WIKA - Füllstandsüberwachung mit optoelektronischem Schalter” .