Temperatur, atmosphärischer Druck und Zucker- und/oder Alkoholgehalt können Auswirkungen auf die Sauerstoffmessung haben. All diese Parameter können dank der Verwendung von Werkzeugen oder des im Gerät integrierten Rechners ausgeglichen werden. Die Auswirkung der Temperatur lässt sich durch die mittels der Temperatursonde PT100 durchgeführte Messungen oder nach manueller Eingabe einer vorgegebenen Temperatur ausgleichen. Der atmosphärische Druck wird durch ein integriertes Barometer kompensiert. Eine Korrektur der in hochkonzentrierten Zucker-/Alkohollösungen gemessenen Sauerstoffwerte nimmt das Gerät dank eines integrierten Rechners automatisch vor.